Ano, okolní teplota může ovlivnit Vaši přesnou váhu. Změny teploty způsobují rozpínání či smršťování součástí snímače hmotnosti, což ovlivňuje jeho výkon, a tím i výsledky Vašeho přesného vážení. Kolísá-li okolní teplota v místě, kde je Vaše přesná váha instalována, může dojít ke zhoršení opakovatelnosti. Chcete-li zajistit nejlepší výkon, měla by být Vaše přesná váha instalována v místnosti, kde lze udržovat stálou teplotu. Po prvním připojení váhy k napájení nebo jejím prvním zapnutí se doporučuje vyčkat 1–2 hodiny na její dokonalé zahřátí. Tato doba by měla postačovat k tomu, aby se přesná váha přizpůsobila okolní teplotě a aby se stabilizovala v podmínkách daného prostředí. Zahřátí váhy je třeba provést vždy po jejím zapnutí po delší době nečinnosti. V ideálním případě byste měli přesnou váhu nechat zapnutou. Většina přesných vah společnosti METTLER TOLEDO je vybavena plně automatickým interním justováním FACT. Funkce FACT automaticky spustí postup justování, kdykoli je překročen předem definovaný rozdíl teplot. Tímto způsobem je přesnost přesných vah udržována automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. Je nutné také poznamenat, že položky, vzorky nebo nádoby, které mají být umístěny na přesné váhy, by měly být nejprve aklimatizovány na okolní teplotu. Položky teplejší nebo chladnější než samotná přesná váha mohou vyvolávat malé proudění vzduchu, které v důsledku rozdílu teplot ovlivní snímač hmotnosti. Nejenže tím může dojít ke kolísání hodnot hmotnosti, ale položky se mohou zdát těžší nebo lehčí, než ve skutečnosti jsou.