Elektrostatické náboje mohou vést k nestabilním a neopakovatelným výsledkům vážení. Statická elektřina působí na vážicí misku silou, která přímo ovlivňuje výsledky analytických vah. Elektrostatický náboj je jedním z největších skrytých zdrojů chyb vážení a je důležité umět rozpoznat, kdy může být váš vážicí proces ovlivněn. Známkami toho, že elektrostatické náboje ovlivňují vážicí komoru, jsou nestabilní údaje váhy a údaje, které se odchylují jedním směrem. V obou případech se může stát, že se váha nedokáže ustálit, nebo že budete muset čekat déle, než je obvyklé, než se výsledek hmotnosti uvolní. Možná jste se také setkali s tím, že jste museli do nádoby přidávat další a další prášek, abyste dosáhli cílové hmotnosti. Pokud však váš vzorek nebo nádoba nerozptýlí náplň relativně rychle, mohou být vaše výsledky zatíženy chybou, aniž byste si toho byli vědomi. Chyby se mohou pohybovat od několika miligramů až po 100 mg. Analytické váhy METTLER TOLEDO XPR jsou vybaveny jedinečnou funkcí StaticDetect, která automaticky vyhodnocuje chyby ve výsledku vážení způsobené elektrostatickým nábojem na vzorku nebo nádobě. Pokud chyba překročí předem definovaný limit, funkce StaticDetect poskytne varování. Přečtěte si naši bezplatnou bílou knihu:
Elektrostatické náboje při vážení