Wolframová halogenová žárovka je nejčastější světelný zdroj používaný ve spektrofotometrech. Obsahuje wolframové vlákno uzavřené ve skleněné žárovce a halogen, který obnovuje odpařený wolfram. Poskytuje užitečný rozsah vlnových délek 330–1 100 nm ve viditelném spektru a v oblasti blízké infračervenému spektru a její životnost činí přibližně 3 000 hodin.
Deuteriová žárovka představuje výbojový zdroj světla, přičemž žárovka obsahuje plynné deuterium. Deuteriová žárovka pokrývá ultrafialové spektrum 190–450 nm s plynulou distribucí intenzity světla. Její životnost činí přibližně 1 000 hodin. Oba typy žárovek se často používají společně k pokrytí plného rozsahu UV i viditelného spektra.
Xenonová žárovka představuje výbojový zdroj světla, přičemž žárovka z křemenného skla obsahuje plynný xenon. Produkuje celé spektrum od ultrafialového po takřka infračervené světlo ve vlnových délkách 190–1 100 nm. Xenonová výbojka generuje světlo impulzovým zapalováním po určitou dobu, čímž dosahuje skenování celého spektra a nevyžaduje zahřívání. Pulzní světlo generuje pouze malé množství tepla, xenonová výbojka vyniká dlouhou životností až 5 500 hodin a odpovídá 50Hz výbojům za stabilního provozu. Použití xenonové výbojky znamená nižší nároky na údržbu a delší životnost světelného zdroje. Technologie METTLER TOLEDO FastTrack se skládá z xenonové výbojky, vláken z křemenného skla a optického pole.