Systém LINAK Spyder má krytí IPX4, pokud je ruční ovládání připojeno ke kontrolboxu CA10. IPX4 znamená, že výrobky mají ochranu proti stříkající vodě a jsou vhodné k ručnímu čištění, ideálně vlhkou tkaninou.
Během čištění dbejte, aby zůstal konektor napájecího kabelu suchý.
Platforma CA10, napájená externím zdrojem napájení (SMPS10), je certifikována v souladu s obecnou normou IEC 60601-1 pro zdravotnické elektrické vybavení.
Totéž platí pro napájecí jednotku SMPS10. Kontrolbox CA10 je navržen pro krytí IPX4 podle požadavků normy pro zdravotnická lůžka IEC 60601-2-52. Napájecí jednotka SMPS10 disponuje krytím krytí IP21 podle požadavků normy IEC 60601-1-11 pro zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí péče.
Norma IEC 60601-1 stanoví, že požadavky na systém ME rozlišují mezi „uvnitř“ a vně oblasti, definované jako PROSTŘEDÍ. PACIENTA. Při aktivním používání se jednotka SMPS10 nachází mimo PROSTŘEDÍ PACIENTA a v případě čištění již neexistuje spojení mezi lůžkem a jednotkou SMPS10. Více informací