Oba detektory úniku TAPIR nabízí tři různé testovací režimy: hrubý, normální a s vysokým stupněm citlivosti. Tyto režimy jsou vybírány automaticky. V závislosti na vstupním tlaku zjištěném tlakovým snímačem Pirani se automaticky aktivují různé ventily v bloku ventilu. To způsobí, že se ventily otevřou, aby stopovací plyn mohl začít proudit do turbomolekulární vývěvy v různých polohách. V závislosti na tom, kde plyn do turbomolekulární vývěvy proudí, je zvyšována citlivost. Hrubý režim u modelu TAPIR HL 1102 A začíná na 15 mbarech, zatímco hrubý režim u modelu TAPIR HL 2216 A začíná na 25 mbarech. Model TAPIR HL 2216 A navíc nabízí přídavný režim, nazvaný „masivní režim“. Ten umožňuje kvalitativní detekci úniku začínající na 100 mbarech předtím, než je dosaženo běžných testovacích režimů.