Tyto hustoměry jsou původně konstruované a určené k měření homogenních kapalin. V praxi se stejně úspěšně používají i k měření mnoha dalších vzorků. Pokud lze viskozitu vzorku snížit na hodnotu pod 36 000 mPa*s ohříváním při teplotě čerpání (např. parafín), hustotu lze navíc měřit automaticky pomocí automatické jednotky s ohřevem, jako je SC1H nebo SC30H. Vzorky s vyšší viskozitou lze měřit manuálně, pokud je lze naplnit do stříkačky bez výskytu vzduchových bublinek a pokud obsluha dokáže tyto vzorky následně vytlačit řízenou rychlostí úzkou, asi 15 cm dlouhou trubicí. S využitím těchto hustoměrů by neměly být měřeny vzorky agresivní vůči skleněné trubici ve tvaru U měřicí cely (např. kyselina fluorovodíková, kapaliny nebo pasty používané k leptání skla).