في صناعة الإضاءة، هناك طريقتان لاختبار EMI في النطاق 9 كيلو هرتز - 30 ميجا هرتز. الأول هو استخدام الهوائي وجهاز استقبال EMI، الذي يعتمد على CISPR15، EN55015, GB17743. بالنسبة لمعدات المجال المغناطيسي منخفضة التردد التي قد تولدها وحدة الإضاءة، يتم تحديد الهوائي ثلاثي الحلقات في CISPR16-1-4 يجب استخدامه لقياس اضطراب إشعاع المجال المغناطيسي منخفض التردد. يتم إجراء الاختبار بشكل أساسي بواسطة هوائي ثلاثي الحلقات وجهاز استقبال EMI. يجب إجراء الاختبار في الغرفة المحمية؛ والآخر هو طريقة اختبار LISN. يجب إجراء الاختبار بواسطة جهاز استقبال EMI + شبكة الطاقة الاصطناعية + LISN وبرنامج الاختبار. يتم استخدام نظام اختبار الاضطراب الذي يتم إجراؤه لقياس الاضطراب الناتج عن منفذ الطاقة للمصابيح والمصابيح في ظل ظروف العمل العادية. تنفذ LISN عزل إشارة التردد اللاسلكي، وأخذ العينات، ومطابقة المعاوقة، وتوفر قناة كهربائية لـ EUT. يقوم مستقبل EMI بقياس إشارة التردد اللاسلكي، وأخيراً تحليلها ومعالجتها والحكم عليها بواسطة برنامج اختبار EMI. يجب إجراء الاختبار في غرفة محمية.