يمكن قياس كثافة محلول ما يدويًا أو رقميًا. للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا حول كيفية قياس الكثافة باستخدام دورق قياس الكثافة والهيدرومتر وأجهزة قياس الكثافة الرقمية، اطلع على الدليل
3 طرق لقياس الكثافة. تُستخدم الطرق اليدوية مثل دوارق قياس الكثافة والهيدروميتر على نطاق واسع لقياس الكثافة والقيم ذات الصلة، مثل الجاذبية النوعية ونسبة الكحول وBRIX ودرجات API وBaumé وPlato، إلخ. وعلى الرغم من أن هذه الطرق سهلة الاستخدام وغير مكلفة إلى حد كبير، إلا أنها تتطلب خبرة في كل خطوة من خطوات بروتوكولات التشغيل اليدوي، والتي غالبًا ما تؤثر على دقة النتائج وموثوقيتها.
دورق قياس الكثافة عبارة عن دورق زجاجي بحجم محدد. يتم وزنه دون عينة (M1)، ثم تتم تعبئته بالعينة ووزنه مرة أخرى (M2). ويكون ناتج قسمة الفرق بين M1 وM2 على حجم الجسم الزجاجي هو كثافة العينة.
الهيدروميتر هو جسم زجاجي يتم غمسه في العينة. وبعد وقت الموازنة القصير، سيطفو حتى مستوى معين. كلما زادت كثافة العينة، قل طفو الهيدروميتر. ومستوى الموازنة يقرأ الكثافة. يُستخدم
طقم قياس الكثافة مع ميزان. يُوزن جسم زجاجي ذو حجم محدد في الهواء (M1)، ثم يُغمس في العينة ويُوزن مرة أخرى في العينة (M2). ويكون ناتج قسمة الفرق بين M1 وM2 (الطفوية) على حجم الجسم الزجاجي هو كثافة العينة. كما يمكن أيضًا استخدام حامل خاص لقياس كثافة المواد الصلبة باستخدام سائل مرجعي (الماء أو الإيثانول أو حسبما يحدده المستخدم).
مقاييس الكثافة الرقمية، تُعرف أيضًا بمقاييس الجاذبية النوعية أو أجهزة قياس الكثافة، وهي متوفرة كأجهزة موضوعة على الطاولة أو محمولة باليد. وتستخدم تقنية التذبذب الأنبوبي لقياس كثافة العينة في إطار زمني قصير بدقة شديدة. يهتز أنبوب زجاجي فارغ بتردد معين. يتغير هذا التردد عند تعبئة الأنبوب بالعينة: كلما زادت كتلة العينة، قلّ التردد. يُقاس هذا التردد ويُحوَّل إلى كثافة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أجهزة قياس الكثافة الرقمية ثرموستات بلتييه مدمجًا للتحكم في درجة حرارة العينة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أجهزة مقاييس الكثافة الرقمية وكيفية مقارنتها بالطرق اليدوية، تفضل بالاطلاع على
مقارنة تقنيات القياس المختلفة.