12. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Φ3/2587 της 23 Δεκ. 1978/26 Ιαν.  1979 (ΦΕΚ Β΄ 70) Περί κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών. Έχοντες υπ’ όψει: α)Τον Νόμ. 400/76 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». β)Το Π.Δ. 607/76 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου». γ)Το Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». δ)Την 72/77 Αγοραν. Διάταξιν. ε)Το υπ’ αριθ. Β01/15266/30.6.78 έγγραφον του Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως. ς)Την ανάγκην κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των εν ισχύϊ αποφάσεων Μέτρων και Σταθμών, αποφασίζομεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Εθνικά Πρότυπα Άρθρ.1.-Ως Εθνικόν Πρωτότυπον μέτρον ορίζεται το υπ’ αριθ. 96/55 εκ κράματος 58% νικελιούχου, χάλυβος διατομής Η πρότυπον, συνοδευόμενον υπό του υπ’ αριθ. 25686 της 7 Δεκ. 1955 πιστοποιητικού του NATIONAL PHYSICAL LABORATORY κατατεθειμένου εις το Γεωδαιτικόν Εργαστήριον του Εθν. Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ως Εθνικόν πρωτότυπον χιλιόγραμμον, το εξ επιχρύσου ορειχάλκου πρότυπον, φέρον το υπ’ αριθ. 1000 και περιγραφόμενον εν τω υπ’ αριθ. 4 της 20ης Ιουν. 1930 υπομνήματι του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών κατατεθειμένον εις το εργαστήριον Φυσικής του Εθνικού Πανεπιστημίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Δευτερεύοντα Εθνικά Πρότυπα και Τρόπος Συντηρήσεως αυτών Άρθρ.10.-Τα εν χρήσει νόμιμα εν Ελλάδι μέτρα μήκους θα είναι αποκλειστικώς τα κάτωθι, με εμφανείς διαιρέσεις αυτών εις εκατοστόμετρα και εις χιλιοστόμετρα. εν μέτρον διπλούν μέτρον μετροταινίαι μήκους οιουδήποτε. Υλικόν κατασκευής: Το Μέτρον (εν), διπλούν μέτρον, διπλούν δεκάμετρον, δέον να είναι κατασκευασμένα εκ ξύλου σκληρού με επένδυσιν μετάλλου εις τα δύο άκρα ή εξ οστού ή εκ μετάλλου, σιδήρου ή ορειχάλκου ή αργιλίου ή ευγενεστέρου αυτών μετάλλου. Το εν μέτρον ως και το διπλούν μέτρον κατασκευάζονται και πτυσσόμενα ή εύκαμπτα, αλλ’ εις την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν εφ’ όσον είναι εκ μετάλλου. Αι μετροταινίαι δύνανται ή κατασκευασθώσιν: α)εκ χαλυβδίνου ελάσματος ή β)εκ λινής ταινίας ενισχυμένης δια μεταλλικού σύρματος ή γ)εξ οιουδήποτε άλλου υλικού παρέχοντος εγγύησιν σταθερότητος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Δοχεία μετρήσεως υγρών Άρθρ.11.-Η λιανική πώλησις των κάτωθι υγρών θα γίνεται εις μονάδας βάρους ανηγμένας εις όγκον δι’ έκαστον υγρόν. Τα δοχεία τα περιέχοντα τα αντίστοιχα υγρά θα διαμορφούνται εις τρόπον ώστε έκαστον εξ αυτών, να ανταποκρίνεται προς το βάρος: Δύο χιλιογράμμων Ενός χιλιογράμμου Πεντακοσίων γραμμαρίων Διακοσίων γραμμαρίων Εκατόν γραμμαρίων Πεντήκοντα γραμμαρίων Τα υγρά των οποίων ο προσδιορισμός του βάρους γίνεται δια των ανωτέρω δοχείων είναι τα κάτωθι: 1.Γάλα. 2.Οίνος και όξος. 3.Ελαιόλαδον και Σπορέλαια. 4.Πετρέλαιον. 5.Οινόπνευμα φωτιστικόν. 6.Βενζίνη. Τα δοχεία θα έχωσι σχήμα κυλίνδρου άνευ ράμφους εκροής και θα είναι κατασκευασμένα: α)Εξ αργιλίου ανοδικώς οξειδομένου δια του αντιστοίχου εις έκαστον είδος υγρού χρώματος, ως τούτο κατωτέρω ορίζεται. Σελ. 76,20(β) Τεύχος 693-Σελ. 28 β)Εκ πολυστερίνης (πλαστικά). γ)Εκ κασσιτερωμένου σιδηρού ελάσματος (λευκοσιδήρου). Τα εξ αργιλίου και εκ πολυστερίνης δοχεία θα έχουν πάχος 2 χιλιοστών δια τα δοχεία τα αντιστοιχούντα εις το βάρος του ενός και δύο χιλιογράμμων και 1/½ χιλιοστών δια τα μικροτέρου βάρους, θα είναι δε κατασκευασμένα δι’ ενιαίου τεμαχίου, άνευ ραφής με κάμψιν του άνω χείλους προς τα έξω κατ’ ορθήν γωνίαν και με τον πυθμένα ελαφρώς κυρτόν προς το εσωτερικόν, με βέλος κάμψεως ίσον προς 4 χιλιοστα δια τα δοχεία του ενός και δύο χιλιογράμμων, προς 3 χιλιοστά δια τα δοχεία των 500 και 200 γραμ/ρίων και προς 2 χιλιοστά δια τα δοχεία των 100 και 50 γραμμαρίων και θα φέρωσι αναγεγραμμένην την ένδειξιν του βάρους του δοχείου και του είδους κάτωθι του άνω χείλους και παραπλεύρως της χειρολαβής. Τα εκ κασσιτερωμένου σιδήρου ελάσματος (λευκοσιδήρου) δοχεία θα έχωσι πάχος 0,5 χιλιοστού δια τα δοχεία των δύο του ενός και του ημίσεως χιλιογράμμου και 0.4 χιλιοστών δια τα δοχεία μικροτέρου βάρους. Ο κύλινδρος θα είναι θηλυκωτός και εσωτερικώς συγκολλημένος δια καθαρού κασσιτέρου. Ο πυθμήν θα είναι κατασκευασμένος με εσοχήν 4-6 χιλιοστών δι’ αναδιπλώσεως δια μηχανικού μέσου. Το άνω χείλος του κυλίνδρου θα σχηματίζη στεφάνην δι’ αναδιπλώσεως ενισχυμένην εσωτερικώς δια σύρματος και τελείως κλειστήν συγκεκολλημένην δε δια καθαρού κασσιτέρου. Εξωτερικώς και κατά μήκος του ύψους του κυλίνδρου και εις την έναντι της χειρολαβής πλευράν, θα τοποθετηθή δια συγκολλήσεως έγχρωμος ταινία ενδεικτική του είδους του υγρού, πλάτους 10-12 χιλιοστών αρχομένη κάτωθι της αναδιπλώσεως του άνω χείλους και εξικνουμένη μέχρι και του κέντρου του πυθμένος. Επ’ αυτής δε θα αναγράφηται αναγλύφως η ένδειξις του βάρους του δοχείου ως και του είδους του υγρού. Τα δοχεία εκ κασσιτερωμένου σιδήρου ελάσματος δύνανται αντί της εγχρώμου ταινίας, ενδεικτικής του είδους του υγρού να έχωσι ολόκληρον την εξωτερικήν επιφάνειαν αυτών έγχρωμον δια λιθογραφήσεως (Μεταλλοτυπίας), αναγραφομένης δια λιθογραφήσεως επίσης και δι’ αντιθέτου χρώματος της ενδείξεως του βάρους και του είδους του υγρού. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Τα δοχεία οιασδήποτε κατασκευής και δι’ άπαντα τα είδη των υγρών πλην της βενζίνης θα έχωσι την εξής εσωτερικήν διάμετρον. Δοχεία 2.000 γραμ. διάμ. 105 χιλιοστ. του μέτρου   »        1.000   »        »     88          »        »       »   »           500   »        »     73          »        »       »   »           200   »        »     51          »        »       »   »           100   »        »     42          »        »       »   »             50   »        »     35          »        »       » Προκειμένου περί βενζίνης η διάμετρος ορίζεται ως εξής: Δοχεία 2.000 γραμ. διάμ. 126 χιλιοστ. του μέτρου     »       1.000  »        »     105     »         »      »     »         500   »        »       73     »         »      »     »         200   »        »       61     »         »      »     »         100   »        »       42     »         »      »     »           50   »        »       35     »         »      » Το ύψος των δοχείων θα διαμορφούται υπό των κατασκευαστών εις τρόπον ώστε το περιεχόμενον υγρόν ζυγιζόμενον σταθμικώς να δίδη ακριβώς το αναγραφόμενον επί του δοχείου βάρος. Ως χρώματα των υγρών περί ων ανωτέρω ορίζονται τα κάτωθι: Δια το γάλα το λευκόν. Δια τον οίνον και όξος το χαλκόχρουν. Δια το ελαιόλαδον και σπορέλαιον το πράσινον. Δια το πετρέλαιον το κίτρινον. Δια το φωτιστικόν οινόπνευμα το κυανούν. και δια την βενζίνην το τεφρόν. Ο έλεγχος των δοχείων χωρητικότητος θα γίνεται δια ζυγίσεως του περιεχομένου του εντός αυτού υγρού, όπερ δέον να έχη βάρος ίσον προς το επί του δοχείου αναγραφόμενον. ΄Αρθρ.12.-Εγκρίνομεν όπως η λιανική πώλησις των ελαίων λιπάνσεως μηχανών αυτοκινήτων των τύπων S.A.E. 30, S.A.E. 40, και S.A.E. 50 γίνεται και δια δοχείων περιεκτικότητος των 50, 100, 200, 500 γραμμαρίων του 1 χγ. και 2 χγ. Ως χρώμα των δοχείων τούτων ορίζεται το μέλαν, ως υλικόν δε και είδος κατασκευής τα δια του άρθρ. 11 της παρούσης αποφάσεως ορισθέντα. Η εσωτερική διάμετρος των δοχείων τούτων θα έχη τας διαμέτρους τας αναγραφομένας εις το άρθρ.11 της παρούσης αποφάσεως δια τα λοιπά υγρά πλην της βενζίνης, το δε ύψος αυτών θα διαμορφούται εις τρόπον ώστε το περιεχόμενον υγρόν ζυγιζόμενον σταθμικώς να δίδη ακριβώς το αναγραφόμενον επί του δοχείου βάρος. ΄Αρθρ.13.-Εγκρίνομεν όπως η λιανική πώλησις γάλακτος γίνεται και δια δοχείων των 5 χιλιογράμμων. Τα δοχεία θα είναι κατασκευασμένα α)εξ αργιλίου ανοδικώς οξειδομένα δια χρώματος λευκού και β)εκ κασσιτερωμένου σιδηρού ελάσματος (λευκοσιδήρου). Σχήμα του δοχείου ορίζεται κυλινδρικόν, βάσεως διαμέτρου 160 χιλιοστών. Η κυλινδρική επιφάνεια εις ύψος 220 χιλιοστών από της βάσεως κάμπτεται προς τα έσω και εις κατακόρυφον ύψος 30 χιλιοστών εις τρόπον ώστε, η διάμετρος του ανοίγματος (στομίου) να περιορισθή εις 105 χιλιοστά. Από του σημείου τούτου συνεχίζεται εις κατακόρυφον κατεύθυνσιν το δε τελικόν ύψος αυτού θα διαμορφωθή υπό των κατασκευαστών εις τρόπον ώστε το περιεχόμενον υγρόν μέχρι του χείλους του δοχείου ζυγιζόμενον σταθμικώς να δίδη ακριβώς το βάρος των 5 χιλιογράμμων. Τα εξ αργιλίου δοχεία θα έχωσι πάχος 2,5 χιλιοστών, θα είναι κατασκευασμένα δι’ ενιαίου τεμαχίου άνευ ραφής και θα φέρωσιν αναγεγραμμένην την ένδειξιν του βάρους επί της εξωτερικής επφανείας του στομίου κάτωθι του πώματος. Τα εκ κασσιτερωμένου σιδηρού ελάσματος δοχεία θα έχωσι πάχος 0,5 χιλιοστών, ο κύλινδρος θα είναι θηλυκωτός και εσωτερικώς συγκολλημένος δια καθαρού κασσιτέρου, ο πυθμήν θα είναι κατασκευασμένος με εσοχήν 4-6 χιλιοστών δι’ αναδιπλώσεως δια μηχανικού μέσου, το χείλος του στομίου θα σχηματίζη στεφάνην δι’ αναδιπλώσεως δια κλειστικού μηχανήματος μετά ή άνευ σύρματος εσωτερικώς και τελείως κλειστήν και συγκεκολλημένην δια καθαρού κασσιτέρου και εξωτερικώς κατά μήκος του ύψους και κάτωθι της χειρολαβής θα τοποθετηθή ταινία χρώματος λευκού εξικνουμένη μέχρι και του κέντρου του πυθμένος επί της οποίας θα αναγράφεται αναγλύφως το είδος του υγρού και η ένδειξις του βάρους. Δύνανται όμως αντί της ταινίας να έχωσιν ολόκληρον την εξωτερικήν επιφάνειαν αυτών λευκήν μηδέ εξαιρουμένης της του πώματος και της χειρολαβής δια λιθογραφήσεως (μεταλλοτυπίας) αναγραφομομένης δια λιθογραφήσεως επίσης και δι’ αντιθέτου χρώματος της ενδείξεως του βάρους και του είδους του υγρού. Τα δοχεία θα φέρωσι χειρολαβήν κινουμένην επί σημείων στηρίξεως ευρισκομένων εις το ύψος των 220 χιλιοστών, ως και πώμα τα τοιχώματα του οποίου κατά το κλείσιμον θα ευρίσκωνται, εξωτερικώς της επιφανείας του στομίου. Ο έλεγχος των ως άνω δοχείων θα γίνεται δια ζυγίσεως του περιεχομένου του εντός αυτών υγρού, η δε σφραγίς θα επιτίθεται επί της εξωτερικής επιφανείας του στομίου κάτωθι του πώματος προς το μέρος της χειρολαβής. ΄Αρθρ.14.-Εγκρίνομεν όπως η λιανική πώλησις του γάλακτος γίνεται και δια δοχείων των 10 χιλιογράμμων. Τα εν λόγω δοχεία θα είναι κατασκευασμένα εξ αργιλίου ανοδικώς οξειδομένου, λευκού χρώματος. Σχήμα:Το σχήμα των εν λόγω δοχείων ορίζεται κυλινδρικόν. Διαστάσεις:Βάσις εσωτερικής διαμέτρου 210 χιλιοστών. ΄Υψος κυλίνδρου 250 χιλιοστών. Εις το ύψος αυτό, ο κύλινδρος θα κάμπτεται προς τα έσω, και εις το κατακόρυφον ύψος 35 χιλιο(Αντί για τη σελ. 76,21) Σελ. 76,21(α) Τεύχος 693-Σελ. 29 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 στών, εις τρόπον ώστε η διάμετρος του ανοίγματος (στομίου) να περιορίζεται εις 140 χιλιοστά. Από του σημείου τούτου συνεχίζεται εις κατακόρυφον κατεύθυνσιν, με τελικόν ύψος αυτού διαμορφούμενον υπό των κατασκευαστών, ώστε το περιεχόμενον υγρόν μέχρι του χείλους του δοχείου, ζυγιζόμενον σταθμικώς, να δίδη ακριβώς το βάρος των 10 χιλιογράμμων. Τα εξ αργιλίου δοχεία θα έχωσι πάχος 2,5 χιλιοστών θα είναι κατασκευασμένα εξ ενιαίου τεμαχίου άνευ ραφής. Θα αναγράφουν επί της εξωτερικής επιφανείας του στομίου και κάτωθι του πώματος, την ένδειξιν του βάρους ως και την αναγραφήν της λέξεως «ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΓΑΛΑ». Ο πυθμήν του δοχείου θα είναι κατασκευασμένος με εσοχήν 3-5 χιλιοστών, δι’ αναδιπλώσεως δια μηχανικού μέσου. Το χείλος του στομίου θα έχη κάμψιν εις το άνω μέρος προς τα έξω με ορθήν γωνίαν περί τα 4-5 χιλιοστά. Το πώμα του δοχείου κατά το κλείσιμον θα ευρίσκεται εσωτερικώς της επιφανείας του στομίου. Τα δοχεία θα φέρουν χειρολαβάς επί σημείων στηρίξεως ευρισκομένων εις το ύψος των 220 χιλιοστών. Ο έλεγχος των ως άνω δοχείων θα γίνεται δια ζυγίσεως του περιεχομένου εντός αυτού υγρού, η δε σφραγίς θα επιτίθεται επί της εξωτερικής επιφανείας του στομίου, κάτωθι του πώματος, προς το μέρος της χειρολαβής. ΄Αρθρ.15.-Εγκρίνομεν όπως, η μέτρησις της λιανικής πωλήσεως του γάλακτος μέχρι 20 χιλιογράμμων, δύναται να γίνηται και δια δοχείων-συσκευών αυτομάτου μετρήσεως εις χιλιόγραμμμα, ικανότητος μετρήσεως από 2-20 χιλιόγραμμα. ΄Αρθρ.16.-Εγκρίνομεν όπως η μέτρησις του γάλακτος κατά την παραλαβήν αυτού, υπό των εργοστασίων τυροκομίας, πραγματοποιείται και δια δοχείων-συσκευών αυτομάτου μετρήσεως, δυναμικότητος 40 χιλιογράμμων, με ελαχίστην ικανότητα μετρήσεως 5 χιλιογράμμων. ΄Αρθρ.17.-Ορίζομεν όπως, η λιανική πώλησις των υγρών, δύναται να γίνηται και δι’ αυτομάτων οργάνων, μετρώντων απ’ ευθείας (αμέσως) το βάρος των υγρών. ΄Αρθρ.18.-Επιτρέπομεν όπως η λιανική πώλησις του ελαιολάδου και σπορελαίου ή μίγματος τούτων γίνηται, εκτός των δια του άρθρ.11 της παρούσης κωδικοποιήσεως οριζομένων δοχείων και δια δοχείων αυτομάτου μετρήσεως, πληρουμένων δια μηχανικού τρόπου. Σελ. 76,22(α) Τεύχος 693-Σελ. 30 Άρθρ.2.-Καθορίζομεν την ύλην, το σχήμα, το είδος κατασκευής ως και τον τρόπον συντηρήσεως των δευτερευόντων προτύπων μέτρων ως ακολούθως: Ταύτα θα είναι ράβδοι μήκους ενός μέτρου εξ ελατού ορειχάλκου, ορθοφωνικής διατομής, τοποθετημένοι εντός καταλλήλων ξυλίνων θηκών. Αι επιτρεπόμεναι διαφοραί μήκους ανοχαί των δευτερευόντων προτύπων μέτρων από του πρωτοτύπου τοιούτου ως καθορίζεται δια του άρθρ.1 της παρούσης δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα όρια του + ή – 1/20 του χιλιοστού του μέτρου. Ο έλεγχος των εν κοινή χρήσει μέτρων μετά των δευτερευόντων προτύπων θα γίνεται δια συγκρίσεως των μηκών του. ΄Αρθρ.19.-Καθορίζομεν όπως εφ’ εξής αι αγοραπωλησίαι, τόσον του γλεύκους όσον και του οίνου, διενεργώνται εις ολόκληρον την χώραν σταθμικώς, ήτοι δια ζυγίσεως κεχωρισμένως του αποβάρου ως και του μικτού βάρους και με μονάδα μετρήσεως το χιλ/μον. Επίσης ορίζεται ότι, τόσον τα υπό των οινοπαραγωγών ή Οινοποιητικών Συνεταρισμών εκδιδόμενα τιμολόγια, όσον και η τιμή χονδρικής πωλήσεως του γλεύκους και του οίνου, εκφράζονται βάσει της σταθμικής ενδείξεως του χιλ/μου. ΄Αρθρ.20.-Ορίζομεν όπως η χονδρική και η λιανική πώλησις των κολωνιών και αρωμάτων δύναται να γίνηται και ογκομετρικώς. ΄Αρθρ.21.-1.Ορίζομεν όπως, η λιανική πώλησις της βενζίνης και του ακαθάρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσεως γίνηται και δια δοχείων εις λίτρα. 2.Καθορίζομεν την χωρητικόητητα, το σχήμα, τα υλικά κατασκευής, τας διαστάσεις κ.λπ. των δοχείων τούτων ως ακολούθως: α)Χωρητικότητος 1/5,1/2, 1,2 λίτρων. β)Σχήμα:Κυλινδρικόν άνευ ράμφους εκροής, μετά χειρολαβής. γ)Χρώμα:Τεφρόν δια τα δοχεία βενζίνης, κίτρινον δια τα δοχεία ακαθάρτου πετρελαίου. δ)Υλικά κατασκευής:Τα δοχεία ταύτα θα είναι κατασκευασμένα ή εκ κασσιτερωμένου σιδηρού ελάσματος (λευκοσιδήρου) πάχους 0,5 ΜΜ ή εξ αργιλίου πάχους τουλάχιστον 2 ΜΜ ή εκ πολυστερίνης (πλαστικά) πάχους 2 ΜΜ. Η κατασκευή των δοχείων, αναλόγως του χρησιμοποιηθησομένου ως άνω υλικού, θα είναι σύμφωνος προς τον, εν τω άρθρ.11 της παρούσης κωδικοποιήσεως, καθοριζόμενον τρόπον. Αι εσωτερικαί διαστάσεις των δοχείων, εκπεφρασμέναι εις χιλιοστόμετρα, παρατίθενται εις τον κατωτέρω πίνακα: Χωρητικότης εις Λίτρα Εσωτερικόν ύψος Εσωτερική διάμετρος 2 216,8 108,4 1 172 86 1/2 136,6 68,3 1/5 100,6 50,3 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά 3.Η ονομαστική χωρητικότης των δοχείων εις λίτρα θα αναγράφηται, είτε δια χαράξεως, είτε αναγλύφως, επί της εξωτερικής επιφανείας αυτών και εις την έναντι πλευράν της χειρολαβής, οριζοντίως και εις απόστασιν 3/10 του ύψους του δοχείου από του άνω χείλους του. 4.Τα ανεκτά σφάλματα χωρητικότητος των εν λόγω δοχείων καθορίζονται δια της παρούσης εις ±0,5%. 5.Ο έλεγχος της ακριβείας των δοχείων θα γίνηται δια πληρώσεως τούτων δι’ ύδατος και ευρέσεως του ακριβούς βάρους του δια ζυγίσεως. Εάν ο αριθμός όστις εκφράζη το καθαρόν βάρος του ύδατος εις χιλιόγραμμα είναι ίσος με τον αριθμόν της ονομαστικής χωρητικότητος του δοχείου εις λίτρα, ή πλέον ή έλαττον του αριθμού τούτου κατά 0,5%, όσον η αναγνωριζομένη ανοχή χωρητικότητος του δοχείου, το δοχείον πληροί τας νομίμους προϋποθέσεις και κρίνεται ως κανονικόν και σφραγίζεται, εν εναντία δε περιπτώσει, κρίνεται ανακριβές και δεν σφραγίζεται μη επιτρεπομένης της κυκλοφορίας του. Η ανωτέρω διαδικασία του ελέγχου των ως είρηται δοχείων θα τηρήται κατά τους ενεργουμένους υπό των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων αγορανομικούς, αρχικούς και περιοδικούς ή εκτάκτους ελέγχους. ΄Αρθρ.22.-Εγκρίνομεν όπως, η διάθεσις του ακαθάρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσεως εις την λιανικήν πώλησιν, γίνηται και δια μεταλλικών δοχείων χωρητικότητος των 5 λίτρων. Το σχήμα, αι διαστάσεις εις χιλιοστόμετρα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία των δοχείων τούτων προδιαγράφονται εν τω συννημμένω τη παρούση σχεδίω. Τα δοχεία, θα είναι κατασκευασμένα εκ γαλβανισμένης λαμαρίνης πάχους 0,8 ΜΜ με όλους τους κανόνας της τεχνικής, εις τρόπον ώστε να αποφεύγωνται κατά την χρήσιν των τυχόν παραμορφώσεις, αίτινες έχουν ως αποτέλεσμα, την μεταβολήν της χωρητικότητός των. Η ονομαστική χωρητικότης των δοχείων «5 Λίτρα» θα αναγράφηται είτε δια χαράξεως, είτε αναγλύφως εις εμφανές μέρος της εξωτερικής επιφανείας των. Η έγκρισις της κατασκευής των δοχείων τούτων εν τη χώρα θα παρέχεται επί τη υποβολή σχετικής αιτήσεως εκ μέρους των ενδιαφερομένων κατασκευαστών, η δε νομιμοποίησις της κυκλοφορίας των, θα συντελήται μετ’ ελέγχου και διαπίστωσιν της ακριβείας των, δια της επιθέσεως του σήματος του αρχικού ελέγχου. Ο περιοδικός έλεγχος, του οποίου σκοπός είναι η διαπίστωσις, ότι η ακρίβεια των δοχείων τούτων δεν ηλλοιώθη, αφ’ ης ταύτα υπέστησαν τον αρχικόν ή τελευταίον περιοδικόν έλεγχον, θα διενεργήται εκάστοτε κατά τα υπό των οικείων διατάξεων οριζόμενα. Ο έλεγχος της ακριβείας των δοχείων θα πραγματοποιήται δια των εις χείρας των αρμοδίων οργάνων δευτερευόντων προτύπων μέτρων των 5 λίτρων. Το ανεκτόν όριον σφάλματος των δοχείων τούτων ορίζεται εις 0,5% επί πλέον ή έλαττον της ονομαστικής των χωρητικότητος. Επιτρέπονται μικραί παρεκκλίσεις των εν τω σχεδίω παρατιθεμένων προδιαγραφών, των υπό κατασκευήν δοχείων, υπό την απαραίτητον πάντοτε προϋπόθεσιν της μη μεταβολής της ονομαστικής χωρητικότητος τούτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ ΄Οργανα Μετρήσεως ΄Αρθρ.23.-Απαγορεύομεν την χρησιμοποίησιν των στατήρων τύπου Ρωμαϊκού α)Κατά τας μεταξύ των κτηνοτρόφων και ζωεμπόρων εμπορικάς συναλλαγάς. β)Κατά τας μεταξύ των ιχθυοπαραγωγών και ιχθυεμπόρων εμπορικάς συναλλαγάς αίτινες λαμβάνουσι χώραν εις οργανωμένας ισχυόσκαλας πλην της ιχθυόσκαλας Πειραιώς εις ην επετράπη προσωρινώς η χρησιμοποίησις τούτου μέχρις 31.12.68. γ)Κατά τας μεταξύ των παραγωγών οπωρολαχανικών και εμπόρων χονδρικής πωλήσεως ως και των εμπόρων τούτων και λιανοπωλητών Εμπορικάς συναλλαγάς, εφ’ όσον αύται λαμβάνωσι χώραν μόνον εις οργανωμένας Κεντρικάς Δημοτικάς Αγοράς. Ως τοιαύται δεν νοούνται αι εις τας διαφόρους πόλεις της Ελλάδος λειτουργούσαι εβδομαδιαίαι Λαϊκαί αγοραί. Επιτρέπομεν προσωρινώς και μέχρι εξευρέσεως και καθορισμού δι’ αποφάσεως ημών ετέρου καταλλήλου οργάνου την χρησιμοποίησιν των στατήρων τύπου Ρωμαϊκού εις απάσας τας λοιπάς εκτός των ανωτέρω, εμπορικάς συναλλαγάς. Με την Φ3/737/3-17 Φεβρ. 1979 (ΦΕΚ Β΄ 154) απόφ. Υπ. Εμπορίου απαγορεύτηκε η χρήση του ρωμαϊκού στατήρα σ’ όλη τη χώρα στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ καπνοπαραγωγών και καπνεμπόρων και με την απόφαση Φ3/1066/29 Μαρτ.-7 Απρ. 1979 (ΦΕΚ Β΄ 338) ορίσθηκε ότι η άνω απαγόρευση αρχίζει από 13-1980, με την Φ.3/601/24 Ιαν.-1 Μαρτ. 1980 (ΦΕΚ Β΄ 210) ότι αρχίζει από 2-1-1981 και με την Φ.3/890/7-19 Μαΐου 1981 (ΦΕΚ Β΄ 283) από 16 Ιουλ. 1981. (Αντί για τη σελ. 76,23(ε) Σελ. 76,23(ζ) Τεύχος Δ91-Σελ. 5 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 ΄Αρθρ.24.-α)Επιτρέπομεν την κυκλοφορίαν και χρησιμοποίησιν εν Ελλάδι των κρεμαστών ωρολογιακών ζυγών λειτουργούντων δι’ ελατηρίων των κατωτέρω τύπων και υπό τας έναντι εκάστω τούτων αναγραφομένας τεχνικάς προδιαγραφάς. Δυναμικότης εις χιλ/μα Αριθμός στροφών δείκτου Ελαχίστη διάμετρος περιφερείας ενδείξεως υποδιαιρέσεων  εις εκατοστόμετρα Ελαχίστη ένδειξις ζυγίσεως εις γραμμάρια 1)6 1 29 10 2)10 2 29 10 3)12 2 29 10 4)12 3 29 10 β)Τα όργανα ταύτα θα χρησιμοποιώνται αποκλειστικώς και μόνον δια την πώλησιν των οπωρολαχανικών. Η Φ3/804/30 Απρ.-26 Μαΐου 1982 (ΦΕΚ Β΄ 301) απόφ. Υπ. Εμπορίου όρισε ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία των κρεμαστών ωρολογιακών ζυγών όταν η ελαχίστη διάμετρος περιφερείας ενδείξεως των υποδιαιρέσεων (καντράν) είναι 17 εκ. και το πλάτος ενδείξεων διαβαθμίσεων των δύο όψεων 0,9 χιλιοστά. ΄Αρθρ.25.-Καθορίζομεν τα χαρακτηριστικά των κρεμαστών ωρολογιακών ζυγών των λειτουργούντων δι’ ελατηρίων χρησιμοποιηθησομένων υπό των Οπωρολαχανοπωλητών εις τας Λαϊκάς Αγοράς, ως κάτωθι: Τεχνικαί προδιαγραφαί: Δυναμικότης ζυγού, 12KG. Αριθμός στροφών δείκτου, 2, ήτοι έξ χιλιόγραμμα ανά στροφήν. Ελαχίστη ένδειξις ζυγίσεως 10G. Ανεκτόν όριον σφάλματος ±12G. Πλάτος ενδείξεως των διαβαθμίσεων των δύο όψεων τουλάχιστος 1,5ΜΜ. Διάμετρος βαθμολογημένου πίνακος τουλάχιστον 29CM. Πάχος υαλοπίνακος εκάστης των δύο όψεων τουλάχιστον 3ΜΜ. Σύστημα αποσβέσεως αέρος, με έμβολα γραφίτου. Υλικά κατασκευής: Εξωτερική στεφάνη (κάλυμμα), δίσκος εναποθέσεως εμπορεύματος και δείκται ενδείξεως του βάρους του κράματος αλουμινίου φέροντος ανοδικήν οξείδωσιν. Στήριγμα αναρτήσεως του δίσκου εκ σιδήρου επιχρωμιωμένου. Ελατήρια ζυγού εξ ειδικού εβαμμένου χάλυβος καταλλήλου δια ελατηριωτούς ζυγούς, τούτου αποδεικνυομένου κατόπιν εξετάσεως δειγματοληπτικώς εις τα Εργαστήρια της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Δρομικόν γρανάζιον (κρεμαγιέρα), πηνίον και κουζινέτα εκ καταλλήλου μετάλλου τα οποία να εξασφαλίζουν ευπάθειαν, αντοχήν και διάρκειαν ζωής ζυγού, τούτου  Σελ. 76,24(ζ) Τεύχος Δ91-Σελ. 6 αποδεικνυομένου κατόπιν εξετάσεως δειγματοληπτικώς εις τα εργαστήρια της υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Σκελετός, γέφυραι στηρίγματος ζυγού και εμπορευμάτων, στεφάνη και ωτία του ζυγού, άνω και κάτω ανάρτησις των ελατηρίων μετά των μετωπικών άξονος και καντράν, εκ σιδήρου επιχρωμιωμένου. Συσκευασία: ΄Εκαστος ζυγός, εγκλείεται, εις ειδικήν θήκην (κιβωτίδιον) με χειρολαβήν, προς ασφαλή μεταφοράν, κατάλληλον προς αποφυγήν παραμορφώσεων και φθορών κατά τας φορτοεκφορτώσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κιβωτιδίων υπόκεινται εις έγκρισιν υπό της Δ/νσεως του Ταμείου Λαϊκών Αγορών. Η Φ3/804/30 Απρ.-26 Μαΐου 1982 (ΦΕΚ Β΄ 301) απόφ. Υπ. Εμπορίου όρισε ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία των κρεμαστών ωρολογιακών ζυγών όταν η ελαχίστη διάμετρος περιφερείας ενδείξεων των υποδιαιρέσεων (καντράν) είναι 17 εκ. και το πλάτος ενδείξεων των διαβαθμίσεων των δύο όψεων 0,9 χιλιοστά. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά (Aντί για τη σελ. 76,25) Σελ.76,25(α) Τεύχος 693- Σελ. 33 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Μετρικά όργανα υποκείμενα  εις έγκρισιν κυκλοφορίας ΄Αρθρ.26.-1.Τα υποκείμενα υποχρεωτικώς εις έγκρισιν κυκλοφορίας εν τη Χώρα, μετρικά όργανα, εγχωρίου κατασκευής ή προελεύσεως εξωτερικού, είναι τα τοιαύτα μετρήσεως των φυσικών μεγεθών της μάζης (βάρους), επιφανείας, όγκου και χωρητικότητος, υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι προορίζονται δι’ εμπορικάς συναλλαγάς. 2.Τα όργανα μετρήσεως ταύτα δεν δύνανται να εκτεθώσι προς πώλησιν και να υποστώσι την αρχικήν εξέλεγξιν και επισήμανσιν, περί ων το άρθρ.8 του Π.Δ. 524/78, εάν δεν έχωσι τύχει προηγουμένως εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη χώρα ήτις παρέχεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου κατά τα εν επομένοις άρθροις οριζόμενα. 3.Η παροχή τοιαύτης εγκρίσεως δεν απαιτείται, προκειμένου περί των σταθμών, δοχείων λιανικής πωλήσεως των υγρών και ξυλίνων μέτρων μήκους, δοθέντος ότι ταύτα κατασκευαστικώς δέον όπως πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις τους καθοριζομένους υπό των οικείων Υπουργικών αποφάσεων. Μετρικά όργανα εγχωρίου κατασκευής ΄Αρθρ.27.-1.Πας κατασκευαστής εν τη χώρα μετρικών οργάνων, περί ων το άρθρ.26 της παρούσης, υποχρεούται, όπως προ της διαθέσεώς των, υποβάλλη εις την καθ’ ημάς Υπηρεσίαν Μέτρων και Σταθμών αίτησιν, περί εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη χώρα του υπό τούτων κατασκευαζομένου συγκεκριμένου τύπου μετρικού οργάνου, συνοδευομένην υπό των κάτωθι δικαιολογητικών εις τριπλούν: α)Εκθέσεως επεξηγηματικής, σχετικώς με τον τρόπον λειτουργίας του οργάνου, τα επί μέρους εξαρτήματα και τα υλικά κατασκευής του, την χρήσιν δι’ ην προορίζεται, ως και τας τυχόν καινοτομίας του οργάνου. β)Σχεδίου εις μίαν ή περισσοτέρας εικόνας, διαστάσεων τουλάχιστον 0,30Χ0,30 του μέτρου, εμφαίνοντος σχήματα, τομάς και λεπτομερείας του οργάνου. Τα σχέδια ταύτα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα υπό διπλωματούχου ΜηχανολόγουΜηχανικού ή Μηχανολόγου-Υπομηχανικού. γ)Εντύπων φωτογραφιών του οργάνου. 2.Η ανωτέρω αίτησις του κατασκευαστού μετά των συνημμένων αυτή δικαιολογητικών διαβιβάζονται εις τεχνικόν υπάλληλον του Κλάδου Α6 Ειδικών Μέτρων και Σταθμών προς διενέργειαν ελέγχου και δοκιμών επί του υπό έγκρισιν οργάνου, προς διαπίστωσιν του γεγονότος ότι τούτο πληροί και ανταποκρίνεται προς τας νομίμους απαιτήσεις εις ότι αφορά την ακρίβειαν μετρήσεως, καλήν λειτουργίαν, στερεότητα, υλικά κατασκευής του κ.λπ. Σελ. 76,26(α) Τεύχος 693-Σελ. 34 Εις ας περιπτώσεις αι ανάγκαι του ελέγχου και δοκιμών το επιβάλλουν η Υπηρεσία δύναται να ζητήση την συμπαράστασιν των εργαστηρίων του Υπουργείου Δημ. ΄Εργων και των ανωτάτων Πνευματικών Ιδρυμάτων της Χώρας. Προς διενέργειαν των εν λόγω δοκιμών ο κατασκευαστής υποχρεούται όπως θέτη εις την διάθεσιν της Υπηρεσίας, υπόδειγμα του προς έγκρισιν μετρικού οργάνου, όπερ θέλει εγκαταστήσει, εφ’ όσον εκ των πραγμάτων τούτο είναι δυνατόν, εις τα εργαστήρια της Υπηρεσίας ή άλλως εις χώρον υποδειχθησόμενον υπό της Υπηρεσίας. Τα έξοδα μεταφοράς και εγκαταστάσεως του οργάνου, ως και πάσα άλλη συναφής δαπάνη, βαρύνουσι τον κατασκευαστήν. Η Υπηρεσία ουδεμίαν ευθύνην φέρει δια τας τυχόν φθοράς, ζημίας κ.λ.π. τας οποίας ήθελε υποστή το όργανον κατά την διάρκειαν του ελέγχου και των δοκιμών του, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ’ ην αι φθοραί κ.λπ. ήθελον προξενηθή υπαιτιότητι του ενεργούντος τον έλεγχον υπαλλήλου. Μετά το πέρας του ελέγχου και δοκιμών του υπό έγκρισιν μετρικού οργάνου, ο εντεταλμένος τεχνικός υπάλληλος δι’ εκθέσεώς του, εν η θα αναφέρωνται τα αποτελέσματα του ελέγχου και δοκιμών, θα εκφέρη ητιολογημένην γνώμην περί της χορηγήσεως ή μη εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα του ελεχθέντος υπό τούτου οργάνου. Επί τη βάσει της εκθέσεως ταύτης και εισηγήσεως της Υπηρεσίας παρέχεται ή όχι η έγκρισις κυκλοφορίας εν τη Χώρα του μετρικού οργάνου, περί του οποίου η αίτησις του κατασκευαστού, δια σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Μετρικά όργανα προελεύσεως εξωτερικού ΄Αρθρ.28.-Πας εισαγωγεύς μετρικών οργάνων, περί ων το άρθρ.26 της παρούσης, υποχρεούται όπως, προ της εισαγωγής και διαθέσεώς των εν Ελλάδι υποβάλη αίτησιν, εις την Υπηρεσίαν Μέτρων και Σταθμών, και εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα του συγκεκριμένου και υπό τούτου εισαχθησομένου εκ του εξωτερικού μετρικού οργάνου, μετά των κάτωθι δικαιολογητικών εις τριπλούν: α)Κεκυρωμένου αντιγράφου διατάγματος ή αποφάσεως ή βεβαιώσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας Μετρήσεως της Χώρας κατασκευής του περί του οποίου η αίτησις του εισαγωγέως οργάνου, εξ ων να διαπιστούται ότι το εν λόγω όργανον νομίμως κυκλοφορεί εν τη Χώρα ταύτη και η χρήσις δι’ ην προορίζεται τούτο. Το ως άνω δικαιολογητικόν δέον όπως συνοδεύηται υπό επισήμου μεταφράσεώς του, του ενταύθα Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλης αρμοδίας Αρχής. β)Αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων, κεκυρωμένων υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας Μετρήσεως της Χώρας κατασκευής του οργάνου, και γ)Εντύπων φωτογραφιών του οργάνου, αμφοτέρων των πλευρών του. Εξαιρετικώς προκειμένου περί μετρητών λειτουργούντων δια ροής (βαρύτητος), δια την μέτρησιν αποκλειστικώς και μόνον του ακαθάρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσεως αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών θα υποβάλλωνται τα κάτωθι εις τριπλούν: α)Πιστοποίησις του αλλοδαπού εργοστασίου περί κατασκευής υπό τούτου των ανωτέρω μετρητών, της χρήσεως δι’ ην προορίζεται ως και του ανεκτού ορίου σφάλματος μετρήσεώς των, όπερ εν ουδεμιά περιπτώσει θα δύναται να είναι μείζον του υπό των οικείων διατάξεων οριζομένου. Η πιστοποίησις αύτη θα συνοδεύηται και υπό επισήμου μεταφράσεώς της του ενταύθα Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλης αρμοδίας Αρχής. β)Σχεδιαγράμματα του αυτού εργοστασίου, εμφαίνοντα τον τρόπον κατασκευής και λειτουργίας και τα επί μέρους εξαρτήματα των μετρητών. γ)Εντύπων φωτογραφιών των μετρητών αμφοτέρων των πλευρών των. Μετ’ έλεγχον των ανωτέρω δικαιολογητικών υπό της Υπηρεσίας και σχετικής εισηγήσεώς της παρέχεται ή όχι η έγκρισις κυκλοφορίας εν τη Χώρα των ως ανωτέρω μετρικών οργάνων και περί ων η αίτησις του ενδιαφερομένου εισαγωγέως, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικαί Διατάξεις Άρθρ. 3.-Καθορίζομεν την ύλην, το σχήμα, το είδος κατασκευής ως και τον τρόπον συντηρήσεως των δευτερευόντων προτύπων σταθμών, ως ακολούθως: Δευτερεύοντα πρότυπα θα κατασκευασθώσιν επί του παρόντος, δια τας εξής εκ των εισαγωμένων εν χρήσει δια του άρθρ.5 της παρούσης αποφάσεως σταθμά. α)από του 1γ-2γχ β)500 γρ., 1 χγ, 2χγ, 5χγ, 10χγ και 20χγ Τα δευτερεύοντα πρότυπα του 1γ-2χγ θα κατασκευασθώσιν συμφώνως προς τα προδιαγραφόμενα δια τα σταθμά της σειράς «ΖΟ» εν τω άρθρ.6 της παρούσης των δε 500 γρ, 1χγ, 2χγ, 5χγ, 10χγ και 20χγ συμφώνως προς τα οριζόμενα δια τα σταθμά της σειράς «ΠΧ» εν τω άρθρ. 8 της παρούσης. Άπαντα τα ως άνω πρότυπα θα είναι καθ’ όλας τας πλευράς και επιφανείας επιχαλκωμένα υποχρεωτικώς, είτα επικεκαλυμένα δια νικελίου ελαχίστου πάχους 13 μικρόν και μετά ταύτα επιχρωμιωμένα ελαχίστου πάχους 0,25 μικρόν, αφ’ ου προηγουμένως υποστώσι προ των επικαλύψεων, ειδικήν επεξεργασίαν λειάνσεως δια πλανίσματος και είτα δια λειαντικών μηχανημάτων, μηδέ εξαιρουμένης, προκειμένου περί των χυτοσιδηρών και της περί την ένδειξιν του βάρους επιφανείας. Αναλόγου εμφανίσεως και επεξεργασίας θα τύχη τόσον το δίχαλον στερεώσεως όσον και ο δακτύλιος, όστις εις τα άκρα του θα είναι συγκεκολλημένος δι’ οξυγονοκολλήσεως. Των ως άνω δευτερευόντων προτύπων σταθμών θα κατασκευασθώσι 75 σειραί. Εκάστη σειρά των δευτερευόντων προτύπων του 1γ-2χγ θα περιλαμβάνη δύο επί πλέον βάρη του 1γ. ανά έν επί πλέον βάρος των 10γ, 100γ και 1χγ., θα φέρη ειδικήν αρίθμησιν και θα είναι τοποθετημένη εντός καταλλήλου ξυλίνης θήκης (εκ λευκής οξιάς) εστιλβωμένης δια βερνικίου. Εκάστη σειρά των υπό στοιχείον β) δευτερευόντων προτύπων σταθμών θα περιλαμβάνη ανά έν επί πλέον βάρος του 1χγ, θα φέρη, ειδικήν αρίθμησιν από 1 έως 75 και θα είναι τοποθετημένη εντός καταλλήλου κιβωτιδίου εξ οξιάς εστιλβωμένης δια βερνικίου. ΄Αρθρ.29.-1.Αι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα των ως είρηται μετρικών οργάνων, δύναται να ανακληθώσι δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, εφ’ όσον ήθελε διαπι-στωθή αρμοδίως ότι δεν πληρούνται αι νόμιμοι  προϋποθέσεις και απαιτήσεις, κατόπιν ητιολογημένης εισηγήσεως της Υπηρεσίας, εν η θα περιλαμβάνωνται και αι απόψεις του ενδιαφερομένου κατασκευαστού ή εισαγωγέως. Η ανακλητική αύτη απόφασις δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Μετρικά όργανα προελεύσεως εξωτερικού άτινα έτυχον εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα και τυχόν εισαγόμενα και παρ’ ετέρου εισαγωγέως δεν υπόκεινται εις νέαν έγκρισιν. 3.Εις τας αποφάσεις εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα μετρικού τινός οργάνου δύναται να ορίζωνται και τυχόν ιδιαίτεραι προϋποθέσεις ελέγχου της ακριβείας μετρήσεως και χρησιμοποιήσεως του οργάνου τούτου. 4.΄Εν αντίτυπον εξ εκάστου των υποβληθέντων εις την Υπηρεσίαν υπό των κατασκευαστών ή εισαγωγέων δικαιολογητικών, δια την έγκρισιν κυκλοφορίας εν τη χώρα των παρά τούτων κατακευαζομένων ή εισαγομένων μετρικών οργάνων, επιστρέφονται αυτοίς, δεόντως τεθεωρημένων υπό της Υπηρεσίας. 5.Κατά τον αρχικόν έλεγχον η ταυτότης των ελεγχομένων μετρικών οργάνων, άτινα προηγουμένως έχουν τύχει εγκρίσεως κυκλοφορίας εν τη Χώρα διαπιστούται δι’ αντιπαραβολής των επί των οργάνων τούτων αναγραφομένων ενδείξεων αναφορικώς με την ονομασίαν και τύπον, ικανότητα μετρήσεως κλπ., προς τας τοιαύτας τας οριζομένας υπό των οικείων εγκριτικών αποφάσεων. 6.Αι μέχρι σήμερον παρασχεθείσαι εγκρίσεις προσωρινής ισχύος παρά του Υπουργείου Εμπορίου, δι’ α μετρικά όργανα εγχωρίου κατασκευής, θεωρούνται από της ισχύος της παρούσης ως οριστικαί. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ Αρχικός-Περιοδικός έλεγχος Προσδιορισμός του ελέγχου ΄Αρθρ.30.-Ο έλεγχος εν γένει των σταθμικών οργάνων περιλαμβάνει: 1.Την εξέτασιν και δοκιμήν των υποδειγμάτων των σταθμικών οργάνων εν όψει της εγκρίσεώς των. 2.Τον αρχικόν έλεγχον των νέων ή μετατραπέντων οργάνων, αποβλέποντα εις την εξακρίβωσιν του γεγονότος ότι τα όργανα ταύτα είναι σύμφωνα προς το εγκεκριμένον υπόδειγμα και πληρούσι τους νομίμους όρους. 3.Τον περιοδικόν έλεγχον των εν χρήσει οργάνων έχοντα ως αντικείμενον την εξακρίβωσιν ότι τα όργανα ταύτα υπήχθησαν εις τον αρχικόν έλεγχον ότι η ακρίβεια αυτών δεν ηλλοιώθη έκτοτε και εν εναντία περιπτώσει άν τα μη πληρούντα τους νομίμους όρους θα πρέπει να επισκευασθώσιν ή να τεθώσιν εκτός χρήσεως. 4.Την επιθεώρησιν ενεργουμένην εκτάκτως και αποσκοπούσαν εις την διαπίστωσιν ότι τα εν χρήσει όργανα λειτουργούσι καλώς και ότι η χρήσις των είναι ορθή και νόμιμος. (Αντί για τη σελ. 76,27(α) Σελ. 76,27(β) Τεύχος 693-Σελ. 35 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Υπηρεσία Ελέγχου ΄Αρθρ.31.-Ο έλεγχος των σταθμικών οργάνων ενεργείται υπό των κατά τόπους αρχών της Ελλην. Χωρ/κής και Αστυνομίας Πόλεων, αναλόγως των υπ’ αυτών αστυνομευομένων περιοχών, υπό την άμεσον εποπτείαν της Δ/νσεως Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου. Προς τούτο η Χώρα διαιρείται εις τόσας περιφερείας ελέγχου όσαι αι Διοικήσεις Χωροφυλακής και Αστυνομικαί Διευθύνσεις. Εκάστη Δ/νσις Χωρ/κής ή Αστυν. Δ/νσις αναθέτει εις μίαν εκ των εν τη έδρα ταύτης λειτουργουσών υπηρεσιών αυτής και την ενέργειαν δια των οργάνων της του ελέγχου των μέτρων και σταθμών. Η υπηρεσία αύτη καθίσταται αρμοδία και υπεύθυνος δια την φύλαξιν και συντήρησιν των δευτερευόντων προτύπων μέτρων και σταθμών, των μετρικών και σταθμικών οργάνων και των αντιστοίχων δια την σήμανσιν σφραγίδων, ως και του πάσης φύσεως υλικού του αναγκαιούντος αυτή σχέσιν έχοντος με τον έλεγχον των μετρικών και σταθμικών μονάδων. Προς την Υπηρεσίαν ταύτην διαβιβάζεται άπασα η αφορώσα τον έλεγχον των μέτρων και σταθμών αλληλογραφία. Κατάθεσις και έγκρισις υποδειγμάτων ΄Αρθρ.31.-Παν όργανον ζυγίσεως υποκείμενον εις τον αρχικόν έλεγχον πρέπει να είναι σύμφωνον προς το υπόδειγμα το προσαχθέν υπό του Κατασκευαστού και εγκριθέν δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου. Η απόφασις αύτη ορίζει ενδεχομένως και τους ιδιαιτέρους όρους ελέγχου και της χρήσεως συσκευών των κατασκευασθεισών συμφώνως προς το εγκριθέν υπόδειγμα. Τα εγκριθέντα υποδείγματα ή τα σχέδια εκτελέσεως των υποδειγμάτων τούτων κατατίθενται υπό των κατασκευαστών εις την Δ/νσιν Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου. Η έγκρισις ενός υποδείγματος δύναται να ανακληθή καθ’ όμοιον τρόπον, όταν διαπιστωθή ότι τα σταθμικά όργανα τα κατασκευασθέντα βάσει του υποδείγματος τούτου, παρουσιάζουν ελαττώματα εις την λειτουργίαν. Η ανακαλούσα την έγκρισιν του υποδείγματος Υπουργική απόφασις, έχει ως αποκλειστικήν συνέπειαν να απαγορεύη από της χρονολογίας της οριζομένης εν τη αποφάσει, τον αρχικόν έλεγχον των νέων οργάνων των κατασκευασθέντων συμφώνως προς το περί ου πρόκειται υπόδειγμα. Σελ. 76,28(β) Τεύχος 693-Σελ. 36 Αρχικός έλεγχος ΄Αρθρ.33.-Τα νέα ή επισκευασθέντα σταθμικά όργανα δεν δύνανται να εκτίθενται προς πώλησιν ή να τίθενται εν χρήσει προ της υποβολής των εις τον αρχικόν έλεγχον. Ο αρχικός έλεγχος των σταθμικών οργάνων ενεργείται εις τα κατά τόπους γραφεία των Υπηρεσιών Ελέγχου, εκτός αν τα όργανα ταύτα λόγω της φύσεώς των ή του αριθμού αυτών, δεν δύναται να μετακινηθώσιν ευκόλως, οπότε ο έλεγχος διενεργείται εις τον τόπον της εγκαταστάσεώς των. Εν τη εννοία των αμετακινήτων σταθμικών οργάνων περιλαμβάνονται: α)αι πλάστιγγες β)αι γεφυροπλάστιγγες γ)οι αυτόματοι ζυγοί λόγω της ευαισθησίας των δ)οι μονίμως εγκατεστημένοι εις τα καταστήματα πωλήσεως ζυγοί. Τα υποστάντα τον αρχικόν έλεγχον σταθμικά όργανα επισημαίνονται δι’ ειδικής σφραγίδος ή άλλου τρόπου επισημάνσεως. Οι κατασκευασταί σταθμικών οργάνων οφείλουσι να καταθέσωσι το σήμα της επιχειρήσεώς των εις την Υπηρεσίαν Ελέγχου εις την περιφέρειαν της οποίας λειτουργεί η Βιομηχανία ως και περιγραφήν της συνθέσεως και λειτουργίας αυτών και να επιθέτωσι το σήμα τούτο επί πάντων των οργάνων τα οποία προσάγουν προς αρχικόν έλεγχον. ΄Οργανα ζυγίσεως δεν δύνανται να εισαχθώσιν εξ του εξωτερικού αν δεν είναι σύμφωνα προς ένα των εγκεκριμένων υποδειγμάτων και δεν συνοδεύωνται υπό πιστοποιητικού της οικείας Δ/νσεως Μέτρων και Σταθμών της Χώρας κατασκευής του ζυγού, ότι ο προς εισαγωγήν τύπος ζυγού νομίμως κυκλοφορεί εν τη χώρα ταύτη. Του αρχικού ελέγχου εξαιρούνται οι φαρμακευτικοί ζυγοί. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Περιοδικός έλεγχος ΄Αρθρ.34.-Ο Περιοδικός έλεγχος ενεργείται κατ’ έτος υπό των κατά τόπους αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου υπό τας αμέσους οδηγίας και την εποπτείαν της Δ/νσεως Μέτρων και Σταθμών. Εις περιοδικόν έλεγχον υπόκεινται άπαντα τα σταθμικά όργανα τα χρησιμοποιούμενα δι’ αγοράν ή πώλησιν οιωνδήποτε εμπορευμάτων και προϊόντων δια την δια ζυγίσεως μεταφοράν, εναποθήκευσιν ή φορτοεκφόρτωσιν εμπορευμάτων, δια την παράδοσιν ακατεργάστων υλών, δια τον καθορισμόν του ποσού εργασίας και της αντιμισθίας των εργατών. Επίσης εις περιοδικόν έλεγχον υπόκεινται και τα εις το Δημόσιον, Δήμους ή Κοινότητας, ξενοδοχεία, Φιλανθρωπικά ιδρύματα και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ανήκοντα όργανα, πλην των δι’ επιστημονικούς αποκλειστικώς σκοπούς προοριζομένων. Οι κατασκευασταί και οι έμποροι σταθμικών οργάνων δεν υπόκεινται εις περιοδικόν έλεγχον ειμή μόνον δια τα όργανα των οποίων ποιούσι χρήσιν εις τας επιχειρήσεις των. Ο περιοδικός έλεγχος βεβαιούται δι’ επισημάνσεως δι’ ειδικής σφραγίδος ης ο τύπος θα είναι διάφορος της υπό του άρθρ.33 προβλεπομένης και η οποία θα μεταβάλλεται καθ’ έκαστον έτος περιοδικού ελέγχου. Εις παν σταθμικόν όργανον όπερ εκ του διενεργηθέντος ελέγχου ήθελε διαπιστωθή ότι δεν πληροί πλέον τους νομίμους όρους, ο κάτοχος του οργάνου τούτου υποχρεούται, είτε να το επισκευάση είτε να το αποσύρη από τους χώρους εις τους οποίους ενεργούνται αι κατά τα ανωτέρω αναφερόμεναι εμπορικαί πράξεις και να παύση χρησιμοποιών τούτο. Απαγορεύεται εις τους υποχρέους να διατηρούσιν όργανα των οποίων ο περιοδικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και τα οποία δεν επισημάνθησαν δια του σήματος του έτους κατά την διάρκειαν του οποίου έλαβεν ο τελευταίος έλεγχος εις την αυτήν κοινότητα. Πας πωλητής ή αγοραστής, πλανόδιος ή εν υπαίθρω δεν δύναται επίσης να διατηρή όργανα μη φέροντα το σήμα του έτους. Διαδικασία Περιοδικού ελέγχου ΄Αρθρ.35.-Εκάστη επαρχιακή υπηρεσία ελέγχου, υποχρεούται, 40 ημέρας προ της ενάρξεως του έτους του περιοδικού ελέγχου, να υποβάλη προς έγκρισιν εις τον Νομάρχην, το σχετικόν πρόγραμμα εργασίας και να κοινοποιήση τούτο ταυτοχρόνως εις την Υπηρεσίαν Εμπορίου του Νομού εις τον οποίον υπάγεται. Κατά την, ως ανωτέρω, γνωστοποιουμένην ημέραν περιοδικού ελέγχου, οι υπόχρεοι οφείλουσι να διατηρούσιν ανοικτά τα καταστήματά των κατά τας ώρας λειτουργίας και να μη απομακρύνωνται του τόπου της διαμονής των. Οι πλανόδιοι επαγγελματίαι οι μη έχοντες μόνιμον διαμονήν έν τινι Δήμω ή Κοινότητι, οφείλουσι να προσαγάγωσι τα ζυγιστικά των όργανα προς έλεγχον εις τα Γραφεία της πλησιεστέρας Υπηρεσίας Ελέγχου. Επιθεώρησις (έκτακτος έλεγχος) ΄Αρθρ.36.-Η επιθεώρησις ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως, υπό των υπαλλήλων της Δ/νσεως Μέτρων και Σταθμών, είτε υπό των οικείων Αστυνομικών Οργάνων κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως ή προτάσεως του Νομάρχου ή άλλης Δημοσίας Αρχής ή κατόπιν παραγγελίας ή παραπόνων οιουδήποτε προσώπου κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Τα όργανα της Υπηρεσίας Ελέγχου και εν γένει οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, ενεργούντες Επιθεωρήσεις, ερευνώσι διά τας τυχόν παραβάσεις των διατάξεων, την εφαρμογήν των οποίων είναι επιφορτισμένοι να εξασφαλίζουν. Δύνανται κατά τας διατάξεις του άρθρ.34 να αποφασίζουσι περί της επισκευής των ελαττωματικών οργάνων. ΄Απαντα τα σταθμικά όργανα και εκείνα ακόμη, άτινα τυχόν απηλλάγησαν του ελέγχου, υπόκεινται εις επιθεώρησιν, όταν χρησιμοποιούνται εις τας εργασίας τας μνημονευομένας εις το άρθρ.34 της παρούσης ή ευρίσκονται εις τους αντιστοίχους χώρους. Οι υπόχρεοι οφείλουσι να δέχωνται τους υπαλλήλους κατά τας επισκέψεις δια την άσκησιν του ελέγχου ή της επιθεωρήσεως, οι δε υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών δικαιολογούσι την αποστολήν των εις τους υποχρέους όταν ούτοι το ζητήσουν. Αι επιθεωρήσεις ενεργούνται μόνον κατά την ημέραν, εν τούτοις δύνανται να γίνωνται εις τους πωλητάς εν παντί χρόνω εφ’ όσον οι χώροι πωλήσεως είναι ανοικτοί εις το κοινόν. ΄Ελεγχος μετρικών μονάδων ΄Αρθρ.37.-Ο έλεγχος των μετρικών μονάδων θα διενεργείται παρά των κατά τόπους Υπηρεσιών Ελέγχου, δια συγκρίσεως αυτών μετά των εις χείρας των δευτερευόντων προτύπων μέτρων. Αι επιτρεπόμεναι διαφοραί μήκους (ανοχαί) των εν χρήσει μέτρων από τα δευτερεύοντα πρότυπα δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα καθορισθέντα δια του άρθρ. 565 της 72/77 Αγορανομικής Διατάξεως όρια, ήτοι του ±1/2 χιλιοστού του μέτρου δι’ έκαστον μέτρον ή διπλούν μέτρον. Εις περιοδικόν έλεγχον υπόκεινται τα υποστάντα τον αρχικόν ως και τον περιοδικόν του παρελθόντος έτους έλεγχον μέτρα μήκους ως καθορίζονται εν τω άρθρ.10 της παρούσης. Μέτρα μήκους μη φέροντα το σήμα της περιοδικής εξελέγξεως του προηγουμένου έτους θα κατάσχωνται, οι δε κάτοχοι τούτων θα διώκωνται συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 524/78, εκτός εάν η αγορά των επραγματοποιήθη εντός του έτους της τελευταίας περιοδικής εξελέγξεως και φέρει το σήμα της αρχικής εξελέγξεως. Εφ’ όσον κατά τον έλεγχον ήθελε διαπιστωθή (Αντί για τη σελ. 76,29) Σελ. 76,29(α) Τεύχος 693-Σελ. 37 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 ότι η ακρίβεια των προσκομιζομένων μέτρων ηλλοιώθη, πέραν της προβεπομένης ανοχής αχρηστεύονται υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ελέγχου, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. ΄Ελεγχος σταθμικών μονάδων ΄Αρθρ.38.-α)Εις τον περιοδικόν έλεγχον υπόκεινται επίσης άπαντα τα υπό των προηγουμένων άρθρων της παρούσης τεθέντων εις χρήσιν του εμπορίου σταθμά και δοχεία πωλήσεως υγρών, άτινα υπέστησαν τον αρχικόν έλεγχον ως και τον περιοδικόν τοιούτον του παρελθόντος έτους. Σταθμά ή δοχεία πωλήσεως υγρών μη φέροντα το σήμα της περιοδικής εξελέγξεως του παρελθόντος έτους θα κατάσχωνται, οι δε κάτοχοι αυτών θα διώκωνται συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 524/78, εκτός εάν ταύτα ηγοράσθησαν εντός του έτους της τελευταίας περιοδικής εξελέγξεως και φέρουσι το σήμα της αρχικής εξελέγξεως. β)Ο έλεγχος της ακριβείας των σταθμικών μονάδων θέλει να γίνει επί τη βάσει των εις χείρας των Υπηρεσιών Ελέγχου δευτερευόντων προτύπων. Αι επιτρεπόμεναι ανοχαί βάρους των σταθμικών μονάδων καθορίζονται δια του άρθρ.565 της 72/77 Αγορανομικής Διατάξεως. Σταθμά των οποίων η ακρίβεια ήθελε διαπιστωθή εκ του ελέγχου ότι ηλλοιώθη, πέραν των προβλεπομένων ανοχών ή κατασκευών αχρηστεύονται υπό της Υπηρεσίας Ελέγχου συντασσομένου σχετικού πρακτικού. γ)Ο έλεγχος των δοχείων μετρήσεως υγρών θέλει γίνει σταθμικώς ήτοι δια της ζυγίσεως του περιεχομένου του δοχείου. Αι ανοχαί βάρους των δοχείων μετρήσεως υγρών καθορίζονται δια του άρθρ.565 της 72/77 Αγορανομικής Διατάξεως. Δοχεία των οποίων η ακρίβεια ήθελε διαπιστωθή εκ του ελέγχου ότι ηλλοιώθη αχρηστεύονται υπό της υπηρεσίας Ελέγχου συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Μέθοδοι Ελέγχου των ζυγιστικών οργάνων Άρθρ.4.-Καθορίζομεν ως ακολούθως τον τρόπον συντηρήσεως των δευτερευόντων προτύπων μέτρων και σταθμών. Δευτερεύοντα Πρότυπα μέτρα. Επί της επιφανείας αυτών, μετά προηγούμενον επιμελή καθαρισμόν δια ξηρού λινού υφάσματος, επαλοίφεται λεπτόν στρώμα ουδετέρας βαζελίνης. Ο ως άνω καθαρισμός και επάλειψις επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνον. Τα δευτερεύοντα πρότυπα μέτρα μετά της θήκης φυλάσσονται εις ξηρόν χώρον. Δευτερεύοντα Πρότυπα σταθμά. Επί καθημερινής χρήσεως λαμβάνει χώραν μετά την χρησιμοποίησιν επιμελής καθαρισμός δια  (Αντί για τη σελ. 76,07) Σελ. 76,07(α) Τεύχος 693-Σελ. 15 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 ξηρού λινού υφάσματος, επί χρήσεως δε κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα, καθαρισμός κατά τα ανωτέρω και επάλειψις δια λεπτού στρώματος, ουδετέρας βαζελίνης, ήτις αφαιρείται επιμελώς οσάκις γίνεται χρήσις των σταθμών. Τα δευτερεύοντα πρότυπα σταθμά μετά του οικείου κιβωτίου φυλάσσονται εις ξηρόν χώρον. Κατά την χρησιμοποίησιν η μεταφορά αυτών από του κιβωτίου εις τον δίσκον του ζυγιστικού οργάνου γίνεται δια της λαβίδος. Οι δίσκοι του ζυγιστικού οργάνου οίτινες θα δεχθώσι τα σταθμά θα είναι απολύτως καθαροί χρησιμοποιουμένης προς τούτο καθαρώς μαλακής ψήκτρας. Σελ. 76,08(α) Τεύχος 693-Σελ. 16 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Σταθμά και Μέτρα Εμπορίου ΄Αρθρ.39.-Τα προσκομιζόμενα εν γένει προς έλεγχον ζυγιστικά όργανα δέον να ευρίσκονται εν καλή καταστάσει και να είναι απηλλαγμένα σκωρίας ή ετέρας αλλοιώσεως δυναμένης να επιδράση μελλοντικώς επί της ευπαθείας του ζυγού. Προ οιασδήποτε ενεργείας δια τον έλεγχον της ακριβείας και ευπαθείας του ζυγιστικού οργάνου δέον να διαπιστούται η πλήρης εξισορρόπησις αυτού, άνευ εννοείται προσθήκης ξένου σώματος π.χ. τεμαχίων χάρτου ή ελάσματος μεταλλικού υπό τους δίσκους των επιτραπεζίων αμφοτεροβαρών ζυγών ή τεμαχίων μετάλλων τοποθετημένων επί των πλαστίγγων δια την εξισορρόπησιν αυτών. Προκειμένου περί ζυγών εχόντων δίσκους ομοίους και κινηΣελ. 76,30(α) Τεύχος 693-Σελ. 38 τούς θα πρέπει επί πλέον να εξακριβούται και η ταυτότης των βαρών αμφοτέρων των δίσκων, ήτις επιτυγχάνεται δια της εναλλαγής της θέσεως των δίσκων οπότε και πάλιν ο ζυγός να εξισορροπή, εν περιπτώσει δε καθ’ ην ο εις εκ των δίσκων είναι βαρύτερος η εξισορρόπησις επιτυγχάνεται δια της καταλλήλου επεξεργασίας (λιμαρίσματος) του βαρυτέρου των δίσκων. Η εξακρίβωσις της ακριβείας και της ευπαθείας των ζυγιστικών οργάνων επιτυγχάνεται κατά τον εξής τρόπον: α)Προκειμένου περί επιτραπεζίων αμφοτεροβαρών ζυγών: Τοποθετούνται επί αμφοτέρων των δίσκων του ζυγού βάρη ανά ένα εκ των εις την διάθεσιν των εντεταλμένων οργάνων δευτερευόντων προτύπων, ίσου βάρους προς ολόκληρον την δυναμικότητα του ζυγού. (Επί ζυγού δυναμικότητος ενός χιλιογράμμου τοποθετούνται βάρη εις έκαστον δίσκον ενός χιλιογράμμου). Προς ισορρόπησιν του ζυγού επιτρέπεται η προσθήκη επί του ελαφροτέρου δίσκου σταθμών βάρους μικροτέρου του αντιστοιχούντος εις την δυναμικότητα του ζυγού ανεκτού ορίου σφάλματος, οπότε ο δείκτης πρέπει να ευρίσκεται εις την ακριβή θέσιν ισορροπίας με μίαν ανοχήν ±1 χιλιοστομέτρου. Εν εναντία περιπτώσει ο ζυγός είναι ελαττωματικός. Η ευπάθεια του ζυγού ελέγχεται δια του εξής τρόπου: Επί των δύο δίσκων του ζυγού τοποθετείται το ανώτατον βάρος δια το οποίον προορίζεται ούτος. Επελθούσης της καταστάσεως της ισορροπίας προστίθενται μετά μεγίστης προσοχής εις ένα εκ των δίσκων το επιτρεπόμενον κατά το ανωτέρω βάρος ανοχής, οπότε ο δείκτης ή αι ακίδες του ζυγού απαραιτήτως πρέπει να μετακινηθούν έστω και κατ’ ελάχιστον εκ της θέσεως της ισορροπίας άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά β)Προκειμένου περί αυτομάτων ζυγών: Μετά την εξακρίβωσιν της ορθής θέσεως του ζυγού ήτις υφίσταται εφ’ όσον ευρισκομένου του ζυγού εν καταστάσει πλήρους οριζοντιώσεως ο δείκτης αυτού έχει ένδειξιν μηδέν της οριζοντιώσεως εξακριβωμένης δια του επί του ζυγού υπάρχοντος αλφαδίου, τοποθετούμεν επί του δίσκου του ζυγού βάρος εκ των εις την διάθεσιν των εντεταλμένων οργάνων δευτερευόντων προτύπων, ίσον προς το ήμισυ του χιλιογράμμου, οπότε ο δείκτης αυτού θα πρέπει να δείξη επί του πίνακος βάρος ημίσεος χιλιογράμμου. Εν συνεχεία αφαιρούμεν το βάρος του ημίσεος και τοποθετούμεν βάρη ανά έν χιλιόγραμμον και μέχρις εξαντλήσεως της δυναμικότητος του ζυγού, οπότε και πάλιν ο δείκτης του ζυγού θα πρέπει να δεικνύη επί του πίνακος εκάστοτε τα αντίστοιχα βάρη απολύτως ή να παρεκλίνη τόσον όσον τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής σφάλματος, άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός. Προς εξακρίβωσιν της ευπαθείας του ζυγού τοποθετούμεν επί του δίσκου βάρος ίσον προς ολόκληρον την δυναμικότητα του ζυγού και εν συνεχεία προσθέτομεν ηρέμως επί του δίσκου τόσον βάρος όσον το επιτρεπόμενον όριον, ανεκτού σφάλματος οπότε ο δείκτης θα πρέπει να δείξη επί του πίνακος σχετικήν απόκλισιν, άλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός. γ)Προκειμένου περί ζυγών-Παλατζών (πλανοδίων). Τοποθετούμεν επί του εωρουμένου δίσκου βάρος εκ των εις την διάθεσιν των αρχών δευτερευόντων προτύπων ίσον προς το ήμισυ του χιλιογράμμου εν συνεχεία δε μετακινούμεν το στέλεχος το φέρον το βαρίδιον ώστε να έχωμεν σύμπτωσιν επί της ενδείξεως του βάρους το οποίον ετοποθετήσαμεν επί του δίσκου, οπότε ο ζυγός θα πρέπει να ισορροπή. Εν συνεχεία τοποθετούμεν επί του δίσκου βάρη ανά έν χιλιόγραμμον και μέχρις εξαντλήσεως της δυναμικότητος της παλάντζας και μετακινούμεν εκάστοτε το στέλεχος εις τας αντιστοίχους υποδιαιρέσεις οπότε θα πρέπει ο ζυγός εκάστοτε να ισορροπή ή να παρεκλίνη τόσον όσον το επιτρεπόμενον όριον ανεκτού σφάλματος. ΄Αλλως ο ζυγός κρίνεται ελαττωματικός. Κατ’ ανάλογον τρόπον ελέγχονται και οι προσωρινώς κυκλοφορούντες στητήρες. δ)Προκειμένου περί Πλαστίγγων και Γεφυροπλαστίγγων. Μετά την διαπίστωσιν της άνευ οιασδήποτε προσθήκης βάρους, πλήρους εξισορροπήσεως των ακίδων ενδείξεως, τοποθετούμεν επί της πλάστιγγος ή γεφυροπλάστιγγος βάρος ή βάρη ηλεγμένα (λ.χ. πλήρη δοχεία ή πλήρεις σάκκους) ίσα προς το ήμισυ της δυναμικότητος της πλάστιγγος. Εν συνεχεία τοποθετούμεν επί του εξαρτήματος, εφ’ ου τοποθετούνται τα σταθμά, τα αντίστοιχα (αναλόγως του  δεκαδικού ή εκατονταδικού συστήματος της πλάστιγγος) σταθμά, οπότε η πλάστιγξ δέον να εξισορροπή τελείως ή να παρεκλίνη τόσον όσον τα επιτρεπόμενα ανεκτά όρια σφάλματος. Εν συνεχεία και προκειμένου να ελέγξωμεν την ευπάθειαν της πλάστιγγος προσθέτομεν επί των ήδη τοποθετηθέντων βαρών, βάρος ίσον προς το αντίστοιχον ανεκτόν όριον σφάλματος της πλάστιγγος οπότε η πλάστιγξ θα πρέπει να μετακινηθή εκ της θέσεως ηρεμίας. ΄Αλλως η πλάστιγξ κρίνεται ελαττωματική. Τα κατά τα ανωτέρω κρινόμενα ελαττωματικά ή ακατάλληλα ζυγιστικά όργανα δεν σφραγίζονται εφαρμοζομένων των εν άρθρ.34 της παρούσης οριζομένων. Σήμανσις οργάνων ζυγίσεως ΄Αρθρ.40.-Η απεικόνισις της σημάνσεως δέον να είναι ευδιάκριτος η δε επίθεσις αυτής δέον να γίνεται εις τα κατωτέρω οριζόμενα κατά περίπτωσιν σημεία. α)Ζυγοί αμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι. Επί του ζυγού και δη επί των άκρων του οποίου τη βοηθεία των σταυρών τοποθετούνται οι δίσκοι ή επί των ορειχαλκίνων ελασμάτων τοποθετουμένων επί της μετώπης του ζυγού. Επίσης ετέρα σφραγίς τίθεται επί των δίσκων. β)Ζυγοί αμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι έχοντες τους δίσκους εξηρτημένους εκατέρωθεν των άκρων οριζοντίου άξονος. Επί του άξονος και των δίσκων. γ)Ζυγοί αυτόματοι:Επί της μετώπης της βάσεως του ζυγού ή εις τα καθωρισμένα υπό του εργοστασίου σημεία σφραγίσεως. Εάν δε τούτο δεν είναι δυνατόν άνευ βλάβης του ζυγού τότε χορηγείται υπό του αστυνομικού οργάνου βεβαίωσις εφ’ απλού, περί της ακριβείας του ελεγχθέντος ζυγού αναγράφοντος και τα υπάρχοντα στοιχεία του ζυγού. δ)Πλάστιγγες-Γεφυροπλάστιγγες. Επί του αντιβάρου του ηριθμημένου άξονος ως επίσης και επί του εξαρτήματος εφ’ ου κατά την ζύγισιν τοποθετούνται τα σταθμά. ε)Ζυγοί τύπου Πλανοδίων. Επί του μονίμου αντιβάρου του άξονος και έτερα επί του δίσκου. ς)Ζυγοί μη ειδικώς κατονομαζόμενοι τη παρούση. Σφραγίζονται καθ’ οιονδήποτε αποτελεσματικόν τρόπον κατά την κρίσιν του αστυνομικού οργάνου, εάν δε δεν καθίσταται εφικτή η σφράγισις χορηγείται παρ’ αυτού έγγραφος πιστοποίησις, εφ’ απλού περί της ακριβείας κ.λ.π. του ελεχθέντος ζυγού. ΄Αρθρ.41.-Ζυγιστικά όργανα χρησιμοποιούμενα και μη φέροντα το σήμα της αρχικής εξελέγξεως κατάσχονται, εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Δ. 524/78. Ζυγιστικόν όργανον η ακρίβεια του οποίου ήθελε διαπιστωθή κατά τον διενεγηθησόμενον περιοδικόν έλεγχον ότι ηλλοιώθη κρίνεται ως ακατάλληλον, επιτιθεμένου επ’ αυτού του  ειδικού  σήματος  της απορρίψεως δια του ειδικού μηχα(Αντί για τη σελ. 76,31) Σελ. 76,31(α) Τεύχος 693-Σελ. 39 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 νήματος, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρ.34 της παρούσης. ΄Αρθρ.42.-Καθορίζομεν, όπως ο περιοδικός έλεγχος των υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιουμένων δοχείων μετρήσεως υγρών διενεργήται, υπό των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου ανά τριετίαν (ήτοι κατά τα έτη 1978, 1981, 1984 κ.λ.π.) επί καταβολή των ισχυόντων εκάστοτε τελών εξελέγξεως και υπό την προϋπόθεσιν ότι τα δοχεία ταύτα θα φέρωσιν απαραιτήτως την σφραγίδα της αρχικής επισημάνσεως. Κατά τα έτη της μη διενεργείας ελέγχου των εν λόγω δοχείων, αι αρμόδιαι υπηρεσίαι, υποχρεούνται, όπως κατά τον διενεργούμενον ετήσιον περιοδικόν έλεγχον, τας επιθεωρήσεις και αγορανομικούς ελέγχους των λοιπών μετρικών και σταθμικών μονάδων, ως και ζυγιστικών συσκευών, διαπιστώνωσι μακροσκοπικώς, εάν τα υπό των επαγγελματιών χρησιμοποιούμενα δοχεία μετρήσεως υγρών φέρωσιν κακώσεις, αυλακώσεις, κοιλότητας κ.λπ., οπότε εις την περίπτωσιν ταύτην, δέον ταύτα να αχρηστεύωνται. Αρχικός έλεγχος μετρητών αντλιών παροχής υγρών καυσίμων δια τροχοφόρα οχήματα ΄Αρθρ.43.-Ορίζομεν όπως, από 1ης Ιαν. 1971, αι εκ του εξωτερικού εισαγόμεναι ή εν Ελλάδι κατασκευαζόμεναι πάσης φύσεως αντλίαι παροχής υγρών καυσίμων δια τροχοφόρα οχήματα ήτοι ακαθάρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσεως, βενζίνης κοινής (REGULAR), βενζίνης SUPER, βενζίνης SUPER εν αναμίξει μετά κοινής και μίγματος, βενζίνης μετ’ ορυκτελαίου, μετά την δια των άρθρ.2629 της παρούσης προβλεπομένην έγκρισιν κυκλοφορίας των, υπόκεινται εις αρχικόν έλεγχον και επισήμανσιν. Ο αρχικός έλεγχος, όστις αποβλέπει εις την διαπίστωσιν του γεγονότος ότι, οι μετρηταί των εν τη προηγουμένη παραγράφω αντλιών υγρών καυσίμων, πληρούσι τους νομίμους όρους, θα διενεργείται παρά των αρμοδίων Κρατ. οργάνων εις τους τόπους της οριστικής εγκαταστάσεώς των, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. Ο κατά τ’ ανωτέρω αρχικός έλεγχος, θα βεβαιούται δι’επισημάνσεως δια της ήδη εν χρήσει σφραγίδος ήτις συμβολίζει το Εθνόσημον μετά του θυρεού, ή άλλης τοιαύτης οριζομένης παρά της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. ΄Οργανα Ελέγχου ΄Αρθρ.44.-΄Οργανα ελέγχου είναι τα ήδη εις χείρας των Υπηρεσιών Ελέγχου 2 δευτερεύοντα πρότυπα δοχεία, μεγίστης ακριβείας, εξ ανοξειδώτου λαμαρίνης σχήματος κυλινδροκωνικού και χωρητικότητος των 5 λίτρων και 20 λίτρων αντιστοίχως. Σελ. 76,32(α) Τεύχος 693-Σελ. 40 Τα εν λόγω δοχεία ελέγχου εις το άνω μέρος των (λαιμός) φέρουν, δύο παράθυρα παρατηρήσεως, εκ διαμέτρου αντίθετα, εφ’ ων είναι αναγεγραμμέναι ενδείξεις αντιστοιχούσαι εις λίτρα. Επί της πλαστικής υάλου των παραθύρων παρατηρήσεως των δοχείων υφίσταται μία οριζόντιος χαραγή (γραμμή) δεικνύουσα το ύψος της στάθμης, της ονομαστικής χωρητικότητος των δοχείων, ήτοι 5 λίτρα δια το μικρόν δοχείον και τα 20 λίτρα δια το μεγάλο. Άνωθεν και κάτωθεν της οριζοντίας ταύτης χαραγής υφίσταται βαθμονόμησις με τας ενδείξεις 0,5%, 1%, 1,5%, 2% αίτινες έχουν σκοπόν όπως προσδιορίζουν, εις ποσοστόν επί τοις εκατόν, της χωρητικότητος το πλεόνασμα ή έλλειμα αντιστοίχως. Τέλος εφιστώμεν όλως ιδιαιτέρως την προσοχήν των Υπηρεσιών Ελέγχου περί της καλής μεταχειρίσεως και συντηρήσεως των δοχείων ελέγχου, ιδίως κατά την μεταφοράν των, καθ’ όσον τυχόν παραμόρφωσις ή στρέβλωσις των τοιχωμάτων των δοχείων, συνεπεία πτώσεως, κτυπήματος ή άλλης αιτίας, συνεπιφέρει ελάττωσιν της χωρητικότητός των, γεγονός το οποίον τα καθιστά ακατάλληλα δι’ ον σκοπόν προορίζονται. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Τρόπος και διαδικασία ελέγχου ΄Αρθρ.45.-Προ της ενάρξεως του ελέγχου διαπιστούται υπό του Συνεργείου Ελέγχου α)η καλή εν γένει κατάστασις και λειτουργία των προς έλεγχον μετρητών, β)αν ο ευρισκόμενος εις το άνω μέρος του μετρητού δείκτης ροής είναι πλήρης υγρού και γ)αν ο δείκτης και επί των δύο όψεων του καντράν, του μετρητού ευρίσκεται εις την ένδειξιν 0. Εάν τα ανωτέρω έχουν καλώς, τοποθετούνται τα δοχεία ελέγχου (λιτρόμετρα) πλησίον του προς έλεγχον μετρητού και επί οριζοντίου επιπέδου και δίδεται εντολή εις τον χειριστήν του μετρητού όπως μεταγγίση εις τα δύο δοχεία ελέγχου ποσότητα υγρού καυσίμου (βενζίνη ή πετρέλαιον), εμφαινομένην εις το «καντράν» του μετρητού, ίση με την χωρητικότητα των δοχείων, ήτοι ποσότητα αντιστοίχως ίσην με 5 και 20 λίτρα. Εάν η στάθμη του εις τα δοχεία μεταγγισθέντος υγρού ανέλθη εις το ύψος της οριζοντίας χαραγής η ακρίβεια του ελεγχομένου μετρητού είναι απολύτως κανονική. Εάν η εν λόγω στάθμη ανέλθη άνω ή κάτω της χαραγής και μέχρι των ενδείξεων 0,5% η ακρίβεια του μετρητού θεωρείται και εις την περίπτωσιν ταύτην ως κανονική, καθ’όσον αύτη ευρίσκεται εντός του ανεκτού ορίου σφάλματος του μετρητού. Επίσης αν η στάθμη του υγρού υπερβή την άνω της οριζοντίας χαραγής ένδειξιν των 0,5% είναι σημείον ότι ο μετρητής δίδει υγρόν καύσιμον περισσότερον του κανονικού, επί ζημία του κατόχου του, θεωρείται όμως και εις την περίπτωσιν ταύτην η ακρίβεια του μετρητού ως κανονική. Ενταύθα υποχρέωσις του Συνεργείου είναι να υποδείξη εις τον κάτοχον του μετρητού, όπως ειδοποιήση την Εταιρείαν παρ’ ης προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα δια την ρύθμισιν της ακριβείας του ρυθμιστού, προς αποφυγήν περαιτέρω ζημιών του κατόχου του. Εις τας άνω τρεις περιπτώσεις διαπιστώσεως της κανονικής λειτουργίας των μετρητών δύναται να χορηγείται υπό του Συνεργείου Ελέγχου εις τον πρατηριούχον σχετική πιστοποίησις, αντίγραφον της οποίας θ’ απομένη εις χείρας της Υπηρεσίας Ελέγχου. Τέλος αν η ειρημένη στάθμη είναι κάτω της υπό την οριζοντίαν χαραγήν, ενδείξεως του 0,5% συμπεραίνεται ότι ο μετρητής δίδει υγρόν καύσιμον ολιγώτερον του κανονικού (ελλειπής μέτρησις), δι’ ο και δεν χορηγείται η ανωτέρω πιστοποίησις περί της κανονικής λειτουργίας του μετρητού, αλλά τάσσεται 2ήμερος προθεσμία εντός της οποίας ο ενδιαφερόμενος πρατηριούχος δέον όπως ειδοποιήσει την Εταιρείαν παρ’ ης προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα προς ρύθμισιν της ακριβείας του μετρητού και το Κλιμάκιον Ελέγχου προς επανέλεγχον του μετρητού. Εάν όμως ήθελε διαπιστωθή υπό του Συνεργείου Ελέγχου ότι η κατά το προηγούμενον εδάφιον ελλειπής μέτρησις είναι πλέον του 1,5% το Συνεργείον Ελέγχου ενεργεί συμφώνως προς τα οριζόμενα υπό του άρθρ. 559 της 72/77 Αγοραν. Διατάξεως ήτοι ο μετρητής περί ου η διαπίστωσις της ελλειπούς ταύτης μετρήσεως σφραγίζεται δι’ ειδικής μολυβδοσφραγίδος επί τω τέλει της μη χρησιμοποιήσεώς του μέχρι της ρυθμίσεως της ακριβείας του. Η ρύθμισις αύτη της ακριβείας ενεργείται υπό του ειδικού συνεργείου της Εταιρείας Πετρελαιοειδών παρ’ ης ο πρατηριούχος προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα παρουσία του Συνεργείου Ελέγχου και μετά προηγουμένην αποσφράγισιν υπό τούτου του μετρητού, όστις αποδίδεται εις την κατανάλωσιν κατόπιν επανελέγχου υπό του Συνεργείου Ελέγχου, προς διαπίστωσιν της ακριβείας του. Επειδή αι τυχόν ως ανωτέρω διαπιστούμεναι κατά τον έλεγχον ελλειπείς μετρήσεις πλέον των 0,5% αποτελούν παράβασιν του άρθρ.556 της υπ’ αριθ. 72/77 Αγορ. Δ/ξεως, η οικεία Υπηρεσία Ελέγχου προέρχεται εις τα δέοντα δια την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου. Ωσαύτως θα χορηγείται εις τους ενδιαφερομένους πρατηριούχους η προμνησθείσα πιστοποίησις περί της κανονικής λειτουργίας των μετρητών εκείνων, δι’ ους διεπιστώθη, κατά τους ως ανωτέρω επανελέγχους η ακρίβειά των. Παραλλήλως προς τον ανωτέρω έλεγχον των μετρητών το κλιμάκιον ελέγχου δέον όπως ερευνά αν:α)διασφαλίζεται το απαραβίαστον του ρυθμιστού της ακριβείας του μετρητού δι’ ειδικής μολυβδοσφραγίδος, φερούσης τα διακριτικά στοιχεία της Εταιρείας Πετρελαιοειδών παρ’ ης ο πρατηριούχος προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα και β)έχωσιν εφοδιασθή οι πρατηριούχοι υπο των εν λόγω Εταιρειών δια μέσων ελέγχου (λιτρομέτρων) των μετρητών των. Τυχόν μη συμμόρφωσις προς τα ανωτέρω συνιστά παράβασιν του άρθρ.557 Αγορ.Δ/ξεως και ενεργούνται αρμοδίως τα νόμιμα κατά παντός υπευθύνου. Τρόπος ελέγχου διδύμων αντλιών παροχής βενζίνης εξ αναμίξεως απλής και SUPER ΄Αρθρ.46.-Αι βενζινοαντλίαι αυταί έχουν δύο μετρητάς και δύο καταγραφικούς μηχανισμούς ως εκ τούτου έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τόσον βενζίνην απλήν όσον και βενζίνην SUPER κεχωρισμένως. Παραλλήλως προς τους δύο αυτούς καταγραφικούς μηχανισμούς αι βενζιναντλίαι αύται έχουν και τρίτον καταγραφικόν μηχανισμόν δια την ένδειξιν της μέσης τιμής εις την περίπτωσιν της παροχής μίγματος βενζίνης (απλής και SUPER) δια επιθυμητά ποσοστά απολύτως καθωρισμένα. Εις την περίπτωσιν αυτήν της παροχής μίγματος, η αναγραφομένη τιμή διαθέσεως θα είναι η μέση τιμή των παρεχομένων ποσοτήτων αναλογικώς. (Αντί για τη σελ. 76,33(β) Σελ. 76,33(γ) Τεύχος 693-Σελ. 41 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Ο έλεγχος των βενζινοαντλιών τούτων θα ενεργείται κατ’ αρχάς κεχωρισμένως δι’ έκαστον μετρητήν ήτοι με παροχήν μόνον βενζίνης απλής και μόνον βενζίνης SUPER και εν συνεχεία δι’ εκάστην αναλογίαν μίγματος με παράλληλον παρατήρησιν των αναγραφομένων τιμών κατά περίπτωσιν. Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων ευρίσκονται εντός των ανεκτών ορίων σφάλματος ±0,5% και αι αναγραφόμεναι τιμαί αποτελούν τον μέσον όρον των τιμών δι’ εκάστην περίπτωσιν μίγματος η αντλία είναι ακριβής και η προστασία της καταναλώσεως εξησφαλισμένη. ΄Αρθρ.47.-Εκτός του εν άρθρ.43 της παρούσης αρχικού ελέγχου, μετρηταί αντλιών παροχής υγρών καυσίμων, θα υπόκεινται εις ετήσιον περιοδικόν έλεγχον, διενεργούμενον συμφώνως προς τον εκάστοτε δι’ αποφάσεων ημών καθοριζόμενον τρόπον, προς διαπίστωσιν του γεγονότος ότι η ακρίβεια αυτών ηλλοιώθη αφ’ ης ταύτα υπέστησαν τον αρχικόν ή τελευταίον περιοδικόν έλεγχον. Και ο έλεγχος ούτος, θα βεβαιούται, δι’ ειδικού σήματος, οριζομένου εκάστοτε υπό της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών. ΄Εκτακτος έλεγχος Άρθρ.5.-Ως νόμιμα σταθμά και μέτρα μήκους, τα μέν πρώτα από 1ης Ιουνίου, τα δε δεύτερα από 1ης Απρ. 1959, ως και τα υλικά, το σχήμα και λοιποί όροι κατασκευής αυτών ορίζονται τα κάτωθι: Α΄ Σταθμά Τα εν χρήσει νόμιμα εν Ελλάδι σταθμά θα είναι αποκλειστικώς τα κάτωθι: Πεντήκοντα            (50) χιλιογράμμων Είκοσι                     (20)   “ Δέκα                       (10)   “ Πέντε                       (5)   “ Δύο                          (2)   “ Ενός                         (1) χιλιογράμμου Πεντακοσίων           (500) γραμμαρίων Διακοσίων                (200)   “ Εκατόν                     (100)   “ Πεντήκοντα               (50)   “ Είκοσι                        (20)   “ Δέκα                          (10)   “ Πέντε                           (5)   “ Δύο                              (2)   “ Ενός                             (1) γραμμαρίου Πεντακοσίων               (500) χιλιοστογραμμαρίων Διακοσίων                    (200) “ Εκατόν                          (100) “ Πεντήκοντα                   (50) “ Είκοσι                            (20) “ Δέκα                              (10) “ Πέντε                              (5) “ Δύο                                  (2) “ Ενός                                 (1) χιλιοστογραμμαρίου Τα ως άνω σταθμά διακρίνονται εις τας κάτωθι τέσσαρας σειράς: α)Σταθμά ζυγών ορειχάλκινα             (σειρά ΖΟ) β)Σταθμά ζυγών χυτοσιδηρά              (σειρά ΖΧ) γ)    “        Πλαστίγγων Χυτοσιδηρά   (σειρά ΠΧ) δ)    “        Ελαφρά ακριβείας              (σειρά ΕΑ) Εκάστη, των ως άνω σειρών έχει τα κάτωθι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αναφορικώς προς το υλικόν, την μορφήν, τον τρόπον κατασκευής, το βάρος αφετηρίας και τερμαρισμού της σειράς, τον τρόπον ρυθμίσεως του ακριβούς βάρους εκάστου των σταθμών, ως και τας επιτρεπομένας ανοχάς δι’ έκαστον βάρος. Αι τρείς πρώται σειραί (ΖΟ, ΖΧ και ΠΧ) κατασκευάζονται τόσον δια σταθμά Εμπορίου όσον και δια σταθμά μείζονος ακριβείας, της μεταξύ των δύο τούτων προορισμών διαφοράς, περιοριζομένης μόνον εις τον καθορισμόν των ανοχών. Η τέταρτη σειρά, αποτελούσα την μοναδικήν σειράν ελαφρών σταθμών (κάτω και του ελαφροτέρου βάρους αφετηρίας των λοιπών σειρών) λόγω ακριβώς της ελαφρότητος των βαρών της, κατασκευάζεται μόνον ως σειρά μείζονος ακριβείας. Σειρά «ΖΟ» Σταθμά ζυγών Ορειχάλκινα ΄Αρθρ.48.-Εκτός των εν άρθρ.43 και 47 της παρούσης, προβλεπομένων αρχικού και περιοδικού ελέγχου των μετρητών αντλιών παροχής υγρών καυσίμων, δύναται να ενεργήται και έκτακτος έλεγχος, εις περιπτώσεις, καθ’ ας, ήθελε θεωρηθή αναγκαίον υπό της αρμοδίας αρχής, είτε αυτεπαγγέλτως υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών ελέγχου, είτε κατόπιν προτάσεως του Εισαγγελέως ή του Νομάρχου ή άλλης Δημοσίας Αρχής ή κατόπιν καταγγελίας ή παραπόνων. ΄Αρθρ.49.-Οσάκις, κατά τον διενεργούμενον αρχικόν, περιοδικόν και έκτακτον έλεγχον των μετρητών αντλιών παροχής υγρών καυσίμων, ήθελε διαπιστωθή ελλειπής μέτρησις, ως εν άρθρ.559 της υπ’ αριθ. 72/77 Αγορ. Δ/ξεως ορίζεται θα έχη εφαρμογήν, η δια του αυτού άρθρου, καθοριζομένη διαδικασία μέχρι της ρυθμίσεως της ακριβείας των. Αι Εταιρείαι εμπορίας πετρελαιοειδών, υποχρεούνται, όπως γνωρίσωσιν εις την Υπηρεσίαν μέτρων και Σταθμών τα στοιχεία των ειδικών συνεργείων των χρησιμοποιουμένων δια την εν τη προηγουμένη παραγράφω ρύθμισιν των μετρητών των αντλιών παροχής υγρών καυσίμων, ως κατά τον τύπον της τιθεμένης παρ’ αυτών σφραγίδος, δι’ ης εξασφαλίζεται το απαραβίαστον του ρυθμιστού της ακριβείας των ως είρηται μετρητών. ΄Αρθρ.50.-Ορίζομεν, όπως αναγράφεται υποχρεωτικώς, επί της μετώπης των μετρητών υγρών καυσίμων και βενζινοπετρελαιοαντλιών και των βυτιοΣελ. 76,34(γ) Τεύχος 693-Σελ. 42 φόρων αυτοκινήτων, ο αριθμός Πρωτ. της υπουργικής αποφάσεως, δι’ ης ενεκρίθη ή ενομιμοποιήθη η κυκλοφορία των μετρητών αυτών εν τη Χώρα, ασχέτως αν τούτο προβλέπεται ή ου υπό της αποφάσεως ταύτης. Εις ας περιπτώσεις δεν υφίσταται, δι’ ενίους μετρητάς, η ως ανωτέρω απόφασις, περί εγκρίσεως κυκλοφορίας των εν τη Χώρα και εφ’ όσον ούτοι ευρίσκονται εισέτι εν κυκλοφορία και έχουσιν υποστή τον περιοδικόν έλεγχον του παρελθόντος έτους, τούτου αποδεικνυομένου εκ του οικείου σήματος, δέον όπως επί της μετώπης των μετρητών τούτων αναγράφηται η φράσις «Νομιμοποίησις κυκλοφορίας» δια 161241/70 αποφάσεως ταύτης ενομιμοποιήθη η κυκλοφορία εν τη Χώρα απάντων, των μέχρι τέλους 1970 ευρεθέντων εν λειτουργία μετρητών βενζιναντλιών και πετρελαιοαντλιών. Υπαγωγή εις αρχικόν και περιοδικόν έλεγχον μηχανών μετρήσεως επιφανείας επανωδερμάτων ΄Αρθρ.51.-Ορίζομεν όπως από 1ης Ιουν. 1971 υπόκεινται εις αρχικόν και περιοδικόν έλεγχον αι πάσης φύσεως μηχαναί μετρήσεως της επιφανείας των επανωδερμάτων, αποτελούμεναι εφεξής εις την παρούσαν μετρικαί μηχαναί, εφ’ όσον αύται προορίζονται ή χρησιμοποιούνται δι’ εμπορικάς συναλλαγάς. Νόμιμος μονάς μετρήσεως: Το αποτέλεσμα της μετρήσεως των ανωτέρω μετρικών μηχανών θα αναφέρεται εις την νόμιμον μονάδα μετρήσεως των επιφανειών, ήτοι το τετραγωνικόν μέτρον ή το υποπολλαπλάσιόν του τετραγωνικόν δεκατόμετρον (παλάμη) και τα μέρη τούτων. Αρχικός έλεγχος: Εις τον αρχικόν έλεγχον υπόκεινται αι ως είρηται μετρικαί μηχαναί, προ της θέσεώς των το πρώτον εν κυκλοφορία εν τη Χώρα υπό την προϋπόθεσιν ότι υφίσταται προηγουμένως υπουργική απόφασις περί εγκρίσεως κυκλοφορίας των, συμφώνως προς τα οριζόμενα υπό των άρθρ.26-29 της παρούσης. Ο αρχικός ούτος έλεγχος θα ενεργήται υπό των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερομένου και θα βεβαιούται δια της επικολλήσεως, επί εμφανούς σημείου της μετώπης της μετρικής μηχανής, ειδικού σήματος, χρώματος κυανού, απεικονίζοντος το εθνόσημον μετά θυρεού και τας ενδείξεις «ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ». 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Περιοδικός έλεγχος: Εκτός του κατά τα ανωτέρω αρχικού ελέγχου, αι εν λόγω μετρικαί μηχαναί υπόκεινται και εις ετήσιον περιοδικόν έλεγχον, βεβαιούμενον δια της επικολλήσεως επ’ αυτών του ειδικού σήματος του ελέγχου τούτου, κατά τα υπό των οικείων διατάξεων καθοριζόμενα. Τέλη εξελέγξεως και επισημάνσεως: Κατά τους ως ανωτέρω, αρχικόν και περιοδικόν έλεγχον καταβάλλονται, έναντι σχετικής αποδείξεως εις τα αρμόδια όργανα ελέγχου, υπό των κατόχων των μετρικών μηχανών, τα υπό των οικείων διατάξεων καθοριζόμενα τέλη εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών. Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως: Το ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως των ειρημένων μετρικών μηχανών καθορίζεται δια της παρούσης εις 2,5% πλέον ή έλαττον. Τρόπος και διαδικασία ελέγχου της ακριβείας των μετρικών μηχανών: Ο έλεγχος της ακριβείας των μετρικών μηχανών ενεργείται, υπό των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, δια της μετρήσεως υπό τούτων των αποσταλθησομένων εις τας περιφερειακάς Υπηρεσίας δευτερευόντων προτύπων μέτρων ελέγχου, άτινα είναι 3 κυκλικαί πλαστικαί επιφάνειαι των 30 των 72 και των 100 τετραγωνικών δεκατομέτρων (παλαμών). Εάν εκ του ελέγχου διαπιστωθή ότι το σφάλμα μετρήσεως είναι μικρότερον ή ίσον του 2,5%, αι μετρικαί μηχαναί είναι ακριβείς και κανονικαί, άλλως το συνεργείον ελέγχου προέρχεται εις την ακινητοποίησιν, δια σφραγίσεως, των μετρικών μηχανών, επί τω τέλει της μη χρησιμοποιήσεώς των μέχρι ρυθμίσεως της ακριβείας των, παραλλήλως δε θα ενεργούνται τα δέοντα δια την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου. Η εν λόγω ρύθμισις της ακριβείας των μετρικών μηχανών συντελείται μετά προηγουμένην αποσφράγισιν των υπό του οικείου συνεργείου ελέγχου και αποδίδονται εις επαναλειτουργίαν εφ’ όσον εκ του επανελέγχου ήθελε διαπιστωθή η ακρίβειά των. Η ανωτέρω διαδικασία κλπ. θα τηρείται επακριβώς, προκειμένου περί διαπιστώσεως της ακριβείας των ως ελέχθη μετρικών μηχανών, κατά τους διενεργουμένους αρμοδίως αρχικόν, περιοδικόν και αγορανομικόν ελέγχους. Συσκευές αμέσου ογκομετρήσεως δημητριακών ΄Αρθρ.52.-Οι συσκευές αυτές, πριν από κάθε χρήση, υπόκεινται σε αρχικό έλεγχο, ακολούθως, εφ’ όσον βρίσκονται σε κυκλοφορία, στον περιοδικόν έλεγχον που γίνεται κάθε χρόνο. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας γίνεται με την επικόλληση από την αρμοδία Αρχή σε εμφανές σημείο του αμαξώματος των οικείων σημάτων του αρχικού και περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. Τρόπος ελέγχου ΄Αρθρ.53.-Ο έλεγχος της ακριβείας μετρήσεως κάθε ογκομετρικής συσκευής γίνεται: α)Με επιμέτρηση των διαφόρων διαστάσεων κάθε διαμερίσματος. β)Με πλήρωση των διαμερισμάτων ολικώς ή μερικώς με το ίδιο είδος και ποιότητα δημητριακών και εξεύρεση του βάρους των ποσοτήτων που τοποθετήθηκαν σ’ αυτά, αφού προηγουμένως από το παράθυρο παρατηρήσεως έχει σημειωθεί η ένδειξις τούτου σε κυβικά μέτρα. Δια να είναι ακριβής η κατ’ όγκον μέτρησις των δημητριακών κάθε διαμερίσματος, πρέπει το πηλίκο της διαιρέσεως του βάρους που βρέθηκε παραπάνω δια του ειδικού βάρους του δημητριακού, να αντιστοιχή εις την ένδειξιν που σημειώθηκε σε κυβικά μέτρα του παραθύρου παρατηρήσεως, συν ή πλην το ανεκτό όριο σφάλματος μετρήσεως ±5‰, διαφορετικά η συσκευή είναι ανακριβής. Το ειδικό βάρος του δημητριακού θα ευρεθεί εις τα κατά τόπους Εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ή εφ’ όσον ο έλεγχος γίνεται εις απομεμακρυσμένες περιοχές, εις τον πλησιέστερον κυλινδρόμυλον ο οποίος διαθέτει την προς τούτο συσκευήν. ΄Αρθρ.54.-Καθορίζομεν τα ανεκτά όρια σφαλμάτων των δι’ εμπορικάς συναλλαγάς προοριζομένων ή χρησιμοποιουμένων μέτρων και σταθμών ως κάτωθι: 1.Μέτρα μήκους (Ξύλινα) α/α Ονομαστικόν μήκος εις μέτρα Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως εις χιλιόμετρα 1 ή 2 ±0,5 2.Σταθμά Εμπορίου α/α Ονομαστικόν βάρος χιλιοστόγραμμον Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως χιλιοστόγραμμον 1.   1   ±0,1 2.   2   ±0,2 3.   5     ±0,25 4.  10   ±0,5 5.  20   ±0,5 6.  50   ±0,5 7. 100 ±1 8. 200 ±1 9. 500 ±1 γραμμάρια 10.                 1 έως και 10  ±20 11.  20  ±30 12.  50  ±50 13. 100  ±60 14. 200 ±100 15. 500 ±250 χιλιόγραμμα 16. 1 ±400 17. 2 ±600 γραμμάρια 18. 5 ±1,25 (Μετά τη σελ. 76,34(γ) Σελ. 76,35(β) Τεύχος 693-Σελ. 43 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 19. 10 ±2,5 20. 20 ±4 21. 50 ±10 3.Δοχεία Λιανικής πωλήσεως υγρών. α/α Ονομαστικόν βάρος γραμμάρια Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως γραμμάρια 1.  50 ±1 2. 100 ±1,5 3. 200 ±2,5 4. 500 ±3,5 χιλιόγραμμον γραμμάρια 5. 1 ±5 6. 2 ±7 7. 5 ±10 8. 10 ±15 4.Αυτόματοι συσκευαί (δοχεία) α/α Ονομαστικόν βάρος χιλιόγραμμα Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως 1. 2 έως 40 ±7 έως ±45 γραμμάρια (ήτοι δια 2 χιλιόγραμμα ±7 γραμμάρια και άνω των 2  χιλιογράμμων ±1 γραμμάριον δι’ έκαστον χιλιόγραμμον πλέον του  ±7). 5.Ζυγοί. 5.1.Επιτραπέζιοι αμφοτεροβαρείς και παλάντζες. α/α Δυναμικότης Ανεκτόν όριον σφάλματος  χιλιόγραμμα γραμμάρια 1. 1 ±2,5 2. 2 ±3,5 3. 5 ±5,5 4. 10 ±8 5. 15 ±10 6. 20 ±12 7. 30 ±16 8. 40 ±20 5.2.Αυτόματοι και ημιαυτόματοι ζυγοί επιτραπέζιοι δαπέδου και κρεμαστοί. α/α Δυναμικότης χιλιόγραμμα Ανεκτόν όριον σφάλματος 1. Από 1 έως 2 ±2 γραμμάρια 2. Από 2 έως 12 ±2 έως ±12 γραμμάρια ήτοι 1 γραμμάριον δι’ έκαστον χιλιόγραμμον 3. Από 12 έως 20 ±12 γραμμάρια 4. Από 20 και άνω ±0,6 του γραμμαρίου δι’ έκαστον χιλιόγραμμον. Σελ. 76,36(β) Τεύχος 693-Σελ. 44 5.3.Πλάστιγγες-Γεφυροπλάστιγγες α/α Δυναμικότης χιλιόγραμμα Ανεκτόν όριον σφάλματος ΄Ανω των 50 ±0,5‰ επί του αποτελέσματος της εκάστοτε ζυγίσεως 6.Μετρηταί βενζιναντλιών πεζοδρομίου και βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων. Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως ±5‰ επί του αποτελέσματος της εκάστοτε μετρήσεως. 7.Δοχεία διανομής πωλήσεως ακαθάρτου πετρελαίου. α/α Ονομαστική  χωρητικότης Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως 5 λίτρων ±5‰ 8.Συσκευαί αμέσου ογκομετρήσεως Δημητριακών. Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως ±5‰, επί του αποτελέσματος της εκάστοτε μετρήσεως. 9.Μηχαναί μετρήσεως επιφανείας επανωδερμάτων. Ανεκτόν σφάλμα μετρήσεως ±2,5‰ επί του αποτελέσματος της εκάστοτε μετρήσεως. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά KΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Τέλη αρχικής και περιοδικής εξελέγξεωςΤρόπος εισπράξεως αυτών ΄Αρθρ.55.-Καθορίζουμε τα τέλη του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου των μέτρων και σταθμών και εν γένει μετρικών οργάνων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές ως κατωτέρω: α/α         Είδη οργάνων        Τέλη Ελέγχου (Δρχ.)                                              Αρχικός Περιοδικός Α΄ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 1 Μέτρα μήκους (ξύλινα ενός ή δύο μέτρων) 80 50 2 Σταθμά χάλκινα και  χυτοσιδηρά (άνω των 20 γραμ.) 80 50 3 Δοχεία λιανικής πωλήσεως υγρών 80 50 4 Στατήρες-Παλάντζες 300 200 5 Ζυγοί αμφοτεροβαρείς επιτραπέζιοι 300 200 6 Αυτόματοι μετρητές γάλακτος (μέχρι 20 κλινών) 400 300 7 Αυτόματοι μετρητές ελαίου 500 400 8 Ζυγοί αυτόματοι και  ημιαυτόματοι επιτραπέζιοι ή  κρεμαστοί 1500 1000 9 Ζυγοί αυτόματοι δαπέδου 2000 1500 10 Πλάστιγγες κοινές δεκαδικές  και επίπεδες 1500 1000 11 Πλάστιγγες κοινές εκατονταδικές 1500 1000 12 Γεφυροπλάστιγγες μέχρι 30 τόννων 6000 3000 13 Γεφυροπλάστιγγες πάνω από 30 τόννους 10000 5000 Β΄ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 14 Αντλίες πεζοδρομίου παροχής υγρών καυσίμων και  υγραερίου για τροχοφόρα οχήματα: α)Βενζίνης SUPER 2000 1500 β)Βενζίνης REGULAR 2000 1500 γ)Βενζίνης Αμόλυβδης 2000 1500 δ)Πετρελαίου ακαθάρτου (DIESEL) 2000 1500 ε)Βενζίνης SUPER και REGULAR ή μίγματος τούτων (Δίδυμες αντλίες) 4000 3000 στ)Βενζίνης μετά μίγματος ορυκτελαίου 2000 1500 ζ)Υγραερίου μονές (μονής παροχής 2000 1500 η)Υγραερίου διπλές (διπλής παροχής) 4000 3000 15 Αντλίες-μετρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 4000 3000 16 Μετρητές ροής υγρών καυσίμων 3000 2000 17 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών 3000 2000 18 Αυτόματες συσκευές μετρήσεως επανωδερμάτων 2000 1500 Απαλλάσονται της καταβολής των τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι-Κοινότητες), οι Λιμενικοί Οργανισμοί και τα Λιμενικά Ταμεία. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.6.91. Από της ημερομηνίας αυτής η σχετική απόφαση Φ3/572/5.3.81 καταργείται. Το άρθρ.55, που είχε αντικατασταθεί από την Φ3/572/5-20 Μαρτ. 1981 ΦΕΚ Β΄ 163 αποφ. Υπ. Εμπορ. και Δημ. Τάξης, αντικαταστάθηκε ως άνω από την Φ2-278/21 Μαρτ.-18 Απρ. 1991, ΦΕΚ Β΄ 233 απόφ. Υπ. Εμπορ. και Δημ. Τάξης, η οποία και κατάργησε την Φ3/572/5-20 Μαρτ. 1981 απόφαση. Πρόσληψις εργατών ΄Αρθρ.56.-Προς τον σκοπόν της υποβοηθήσεως των συνεργείων του περιοδικού ελέγχου, εκάστη Διοίκησις Χωρ/κής ή Αστυνομική Δ/νσις δύναται να προσλαμβάνη, υπό ιδίαν της ευθύνην, ένα εργάτην επί ημερησία αποζημιώσει και μέχρι 50 συνεχή ή περιοδικά ημερομίσθια δι’ ολόκληρον την περίοδον του ελέγχου. Κατ’ εξαίρεσιν εις τας Αστυνομικάς Δ/νσεις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των εργατών ορίζεται μέχρι 6, 4, 4 αντιστοίχως. Το έργον των εν λόγω εργατών συνίσταται αποκλειστικώς και μόνον εις την μεταφοράν και φορτοεκφόρτωσιν των δευτερευόντων προτύπων σταθμών των προοριζομένων δια τον έλεγχον των διαφόρων ζυγιστικών συσκευών των γεφυροπλαστίγγων κ.λπ., απαγορευομένης απολύτως της αναμίξεως τούτων εις τον έλεγχον και επισήμανσιν των διαφόρων οργάνων. Πάσα χρησιμοποίησις εργάτου πέραν του ως άνω κεκανονισμένου αριθμού των 50 συνολικώς ημερομισθίων ως και καταβολή μεγαλυτέρου ημερομισθίου του εκάστοτε καθορισμένου τοιούτου υπό του Υπουργείου Εργασίας δια τους ανειδικεύτους εργάτας, δεν αναγνωρίζεται. Μόνον εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται να απασχοληθή ημερομίσθιος εργάτης πέραν των 50 ημερών και μέχρι 25 επί πλέον ημέρας, εφ’ όσον προηγουμένως η ενδιαφερομένη Αρχή ζητήση και λάβη την έγκρισιν των επί πλέον 50 ημερών από την Δ/νσιν Μέτρων και Σταθμών, εξουσιοδοτημένου προς τούτο του Δ/ντού της Δ/νσεως αυτής. (Αντί για τη σελ. 76,37(ε) Σελ. 76,37(ζ) Τεύχος 1275-Σελ. 19 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Απόδοσις Λογαριασμού ΄Αρθρ.57.-Αι Υπηρεσίαι ελέγχου, εις ας διοικητικώς υπάγονται τα συνεργεία διενεργείας του περιοδικού ελέγχου, δέον όπως το πρώτον δεκαήμερον εκάστου μηνός αποστέλλουσιν εις την οικείαν Υπηρεσίαν Εμπορίου τα κάτωθι: α)΄Απαντα τα αποδεικτικά καταθέσεως εις την Ε.Τ.Ε. του προϊόντος των κατά τον προηγούμενον μήνα εισπραχθέντων τελών των μέτρων και σταθμών. β)΄Απαντα τα στελέχη των χρησιμοποιηθέντων διπλοτύπων αποτύπων αποδείξεων εισπράξεως, των τελών εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών, ασχέτως εάν ταύτα εχρησιμοποιήθησαν ολοσχερώς ή εν μέρει. γ)Εις περίπτωσιν προσλήψεως και χρησιμοποιήσεως κατά τον έλεγχον εργάτου, εξοφλητικήν απόδειξιν τούτου περί των καταβληθέντων αυτώ ημερομισθίων μετά των μονίμων κρατήσεων και δ)Συγκεντρωτικήν κατάστασιν εις διπλούν των εξελεχθέντων κατά την διάρκειαν του λήξαντος μηνός οργάνων μετρήσεως και σταθμών. Οίκοθεν νοείται ότι το σύνολον των κατατεθέντων τελών εις την Ε.Τ.Ε. περί ων αι οικείαι αποδείξεις της Τραπέζης ταύτης ομού μετά των τυχόν εξοφλητικών αποδείξεων των ημερομισθίων των εργατών, δέον όπως ανταποκρίνεται επακριβώς προς το σύνολον των εισπραχθέντων τελών, ως ταύτα αναφέρονται εις τας διπλοτύπους αποδείξεις εισπράξεως των χρησιμοποιηθέντων διπλοτύπων στελεχών. ΄Ελεγχος Δικαιολογητικών Άρθρ.6.-Η σειρά αύτη περιλαμβάνει σταθμά βάρους από 1 γραμμαρίου (1γ) μέχρι δέκα χιλιογράμμων (10χγ). Τύποι και διαστάσεις: Δύο τύποι χρησιμοποιούνται δια την κατασκευή της σειράς ταύτης: Ο τύπος ΖΟ-1 για τα ελαφρότερα βάρη (από 1γ-200γ) και ο τύπος ΖΟ-2 δια τα βαρύτερα (από 500γ-10χγ). Η λεπτομερής διαμόρφωσις των ως άνω δύο τύπων εμφαίνεται εις τα κατώτερα σχήματα. Αι δε διαστάσεις δι’ έκαστον εκ των σταθμών της σειράς ταύτης, καθώς και αι επιτρεπόμεναι ανοχαί βάρους, δίδονται εις τον ακολουθούντα αριθμητικόν πίνακα, κεχωρισμένως δια σταθμά Εμπορίου και δια σταθμά μείζονος ακριβείας. Υλικόν Ορείχαλκος της ακολούθου συνθέσεως: 57-62% χαλκός, 0-3% μόλυβδος, υπόλοιπον ψευδάργυρος. Επιτρέπονται ελαφρόταται προσμείξεις σιδήρου, κασσιτέρου, αργυλίου, μαγγανίου, νικελίου, μολύβδου και αντιμονίου. Κατασκευή: Δια τορνεύσεως (εξαιρέσει φυσικά της βάσεως) τεμαχίων εκ κανονικώς τραβηγμένων ράβδων ορειχάλκου κυκλικής διατομής. Η βάσις δέον να έχη μηχανικώς λειανθή και στιλβωθή. Τα σταθμά δέον να είναι κατασκευασμένα εξ ενός τεμαχίου και εκ του αυτού ενιαίου υλικού. Η βάσις δέον να είναι επίπεδος. Η εξωτερική επιφάνεια δέον να είναι λεία και να μη προυσιάζη μεγάλους πόρους, οπάς, ανωμαλίας, χαραγάς, αύλακες, προεξοχάς και διακοσμήσεις. ΄Ενδειξις του Βάρους: Η ένδειξις του βάρους θα είναι χαραγμένη  μηχανικώς ή δια κρούσεως και δη εις μεν τα σταθμά του τύπου ΖΟ-1 (1γ μέχρι 200γ) επί της υπό το κομβίον άνω επιφανείας του σώματος, εις δε τα σταθμά του τύπου ΖΟ-2 (500γ μέχρι 10χγ) επί του κομβίου ή επί της υπό το κομβίον άνω επιφανείας. Ειδικώς δια τα σταθμά Εμπορίου του τύπου ΖΟ-2 η ένδειξις δύναται τα τίθεται επί της παραπλεύρου κυλινδρικής επιφανείας. Το ύψος των ψηφίων και των αριθμών ενδείξεως δίδεται εις τον πίνακα. Διόρθωσις του βάρους: Η αναγκαία διόρθωσις προς επίτευξιν του ακριβούς βάρους δέον να γίνεται δια λειάνσεως της βάσεως. Επιτρέπονται επίσης μικραί διατρήσεις επί της βάσεως αίτινες δέον να πληρούνται δια βαρυτέρου μετάλλου. Αι διατρήσεις αυταί δέον πάντως να πωματίζωνται στερεώς δι’ ορειχάλκου ώστε η επιφάνεια της βάσεως να είναι ομοιογενής. (Αντί για τη σελ. 76,11) Σελ. 76,11(α) Τεύχος 693-Σελ. 19 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Σειρά «ΖΧ» Σταθμά ζυγών Χυτοσιδηρά ΄Αρθρ.58.-Αι Υπηρεσίαι Εμπορίου, προς ας αποστέλλονται τα εν άρθρ.57 της παρούσης δικαιολογητικά, προέρχονται εις ενδελεχή έλεγχον των δικαιολογητικών τούτων, επί τω τέλει της διαπιστώσεως του κανονικού των εισπραχθέντων και κατατεθέντων εις την Ε.Τ.Ε. τελών εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών ως και των τυχών καταβληθέντων ημερομισθίων εις εργάτας. Το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου γνωστοποιούσιν εις την αποστέλλουσαν Υπηρεσίαν τα δικαιολογητικά ταύτα. Μετά το τέλος του ελέγχου των εν λόγω δικαιολογητικών αι Υπηρεσίαι Εμπορίου δέον όπως απαραιτήτως υποβάλλωσιν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν Μέτρων και Σταθμών άπαντα τα αποδεικτικά της καταθέσεως εις Ε.Τ.Ε. του προϊόντος των τελών εξελέγξεως των μέτρων και σταθμών, ως και τας τυχόν εξοφλητικάς αποδείξεις καταβολής ημερομισθίων εις εργάτας, προς παρακολούθησιν και διαπίστωσιν ότι ο παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος τηρούμενος ειδικός λογαριασμός επιστώθη ισοτόπως. Σελ. 76,38(ζ) Τεύχος 1275-Σελ. 20 Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου δέον όπως υποβάλλωσιν, αι Υπηρεσίαι Εμπορίου, εις την καθ’ ημάς Κεντρικήν Υπηρεσίαν Μέτρων και Σταθμών, συγκεντρωτικήν κατάστασιν περί του συνολικού αριθμού των κατά την διάρκειαν του περιοδικού ελέγχου εξελεγχθέντων, κατ’ είδος, μετρικών οργάνων και σταθμών, κεχωρισμένως δια τα όργανα μήκους και βάρους και δια τα όργανα όγκου και επιφανείας. ΄Αρθρ. 59.-Αι υπ’ αριθ. 4787/59             152423/65 9334/59             220031/66 13188/59           176883/67 13507/59           113015/67 13752/59           183225/68 18207/59           115282/69 21183/59           128838/69 21184/59           113756/70 28055/59           114370/70 36577/59           166338/70 42844/59           205199/71 4552/60             268513/71 15650/60             66924/72 34578/60               8660/73 155720/61           12418/75 243411/62 170024/64 191731/64 υπουργικαί αποφάσεις, καταργούνται. Διατάξεις αντίστοιχες με τις διατάξεις των αποφάσεων 10981/295/1959, 21177/577/1959, 251307/1717/1961, 114980/133/1962, 138119/1207 / 1968, 273144/1148/1971, 30898/602/1975 του Υπουρ. Εμπορίου, της Α.Δ. 58/1976, της Φ3 1217/1978 αποφάσεως των Υπ. Εμπορίου και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και της 130/1964 Αστυνομικής διατάξεως έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω κωδικοποίηση αποφάσεων για τα Μέτρα και Σταθμά. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Άρθρ.7.-Η σειρά αύτη περιλαμβάνει σταθμά βάρους από πεντακοσίων γραμμαρίων (500γ) μέχρι δέκα χιλιογράμμων (10χγ). Τύπος: Η λεπτομερής διαμόρφωσις των σταθμών εμφαίνεται εις τα κατωτέρω σχήματα. Αι διαστάσεις δι’ έκαστον εκ των σταθμών της σειράς ταύτης, καθώς και αι επιτρεπόμεναι ανοχαί βάρους, δίδονται εις τον ακολουθούντα αριθμητικόν πίνακα κεχωρισμένως δια τα σταθμά εμπορίου και δια σταθμά ακριβείας, των τελευταίων περιοριζομένων εις μόνον τα δύο βαρύτερα σταθμά της σειράς (5 και 10χγ). Υλικόν: Χυτοσίδηρος. Κατασκευή: Τα σταθμά δέον να είναι κατασκευασμένα εξ ενός τεμαχίου και εκ του αυτού ενιαίου υλικού. Η βάσις δέον να είναι επίπεδος. Η εξωτερική επιφάνεια δέον να είναι λεία και να μη παρουσιάζη μεγάλους πόρους, οπάς, ανωμαλίας, χαραγάς, αυλακώσεις, προεξοχάς και διακοσμήσεις. Ο θάλαμος διορθώσεως δέον να σχηματισθή κατά το χύσιμον. Το κωνικόν στόμιον πωματισμού του θαλάμου δέον να λειανθή δια κωνικής λίμας, γωνία κώνου 15 μοιρών (1:3,8), ούτως ώστε να εξασφαλισθή επακριβώς η διάστασις της διαμέτρου δ4. Ένδειξις του βάρους: Η ένδειξις του βάρους δέον να γίνεται κατά το χύσιμον ανάγλυφος, επί της άνω επιφανείας του κομβίου ή επί της υπό το κομβίον άνω επιφανείας. Δια τα σταθμά εμπορίου ή ένδειξις δύναται να τίθεται επί της παραπλεύρου κυλινδρικής επιφανείας. Διόρθωσις του βάρους: Τα νεοκατασκευαζόμενα χυτοσιδηρά σταθμά υποβάλλονται εις την Υπηρεσίαν Ελέγχου με κενόν και ανοικτόν τον θάλαμον διορθώσεως. Η υπηρεσία ελέγχου χύνει εντός του θαλάμου το μέταλλον διορθώσεως και κλείει τον θάλαμον με το μολύβδινον πώμα το φέρον την σφραγίδα. Τύπος πώματος σφραγίσματος: Η λεπτομερής διαμόρφωσις του πώματος σφραγίσεως εμφαίνεται εις το ειδικόν σχήμα, αι δε διαστάσεις των πωμάτων των διαφόρων μεγεθών δίδονται εις τον σχετικόν αριθμητικόν πίνακα, εις ον εμφαίνονται, επίσης τα βάρη των διαφόρων πωμάτων, και τα σταθμά εις α αντιστοιχεί έκαστον εξ αυτών. Υλικόν πώματος σφραγίσεως: Μόλυβδος μετά 10% κασσιτέρου ή μόλυβδος μετά 0,5%-3% αντιμονίου. ΄Ενδειξις επί του πώματος σφραγίσεως: Η ένδειξις του αριθμού του μεγέθους του πώματος σφραγίσεως δίδεται ανάγλυφος επί της άνω επιφανείας του πώματος, ήτις είναι σφαιρική. Σελ. 76,12(α) Τεύχος 693-Σελ. 20 Σειρά «ΠΧ» Σταθμά χυτοσιδηρά πλαστίγγων Άρθρ.8.-Η σειρά αύτη περιλαμβάνει σταθμά βάρους από ημίσεος χιλιογράμμου (1/2χγ) μέχρις πενήντα χιλιογράμμων (50χγ). Τύπος: Η λεπτομερής διαμόρφωσις των σταθμών μετά των εξαρτημάτων αυτών εμφαίνεται εις τα κατωτέρω σχήματα. Αι διαστάσεις δι’ έκαστον εκ των σταθμών της σειράς ταύτης δίδονται εις τον ακολουθούντα αριθμητικόν πίνακα, καθώς και αι επιτρεπόμεναι ανοχαί βάρους, κεχωρισμένως δια τα σταθμά εμπορίου και τα σταθμά ακριβείας, των τελευταίων τούτων περιοριζομένων εις μόνον τα τέσσερα βαρύτερα σταθμά της σειράς (5χγ, 10χγ, 20χγ και 50χγ). Υλικόν: Δια το κύριον σώμα: χυτοσίδηρος. Δια το δακτύλιον λαβής και το δίχαλον στερεώσεώς του: χάλυψ. Κατασκευή: Το κύριον σώμα δέον να είναι κατασκευασμένον εξ ενιαίου χυτού τεμαχίου. Αι βάσεις και αι έδραι δέον να είναι επίπεδοι, λείαι και να μη παρουσιάζωσι πόρους, οπάς, ανωμαλίας, χαραγάς ή αυλακώσεις, προεξοχάς και διακοσμήσεις. 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά (Αντί για τη σελ. 76,13(α) Σελ. 76,13(β) Τεύχος 693-Σελ. 21 115-30 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Σελ. 76,14(β) Τεύχος 693-Σελ. 22 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Αι εντομαί υποδοχής του δακτυλίου λαβής και του διχάλου στερεώσεώς του, ως και η οπή διεισδύσεως του διχάλου δέον να είναι κανονικώς και επακριβώς διαμορφωμέναι. Ο χαλύβδινος δακτύλιος, κυκλικής διατομής, επίπεδος και κλειστός κανονικώς, κατασκευασμένος. Το χαλύβδινον δίχαλον στερεώσεώς του, ημικυκλικής διατομής, κανονικώς βυθισμένον, κεκαμμένον και σταθερώς δια χυτού μολύβδου στερεωμένον. Ένδειξις του βάρους: Η ένδειξις του βάρους δέον να γίνεται κατά το χύσιμον ανάγλυφος, επί της άνω επιφανείας, εις θέσιν εμπίπτουσαν εντός του κενού του κατακεκλιμένου δακτυλίου. Η προεξοχή των αναγλύφων ψηφίων θα είναι μικρότερα του πάχους του δακτυλίου, ώστε τα τυχόν υπερκείμενα σταθμά βασιζόμενα επί της άνω επιφανείας των υποκειμένων και επί του κατακεκλειμένου δακτυλίου αυτών, να μη εγγίζουν τα ανάγλυφα ψηφία και τα φθείρουν. Διόρθωσις του βάρους: Η αναγκαία διόρθωσις προς επίτευξιν του ακριβούς βάρους, δέον να γίνεται δι’ εκχύσεως μολύβδου εκ των κάτω οπότε συγχρόνως αγκυστρούται και το δίχαλον στερεώσεως του δακτυλίου. Ο εκχυνόμενος μόλυβδος δέον να τελειούται εις επίπεδον επιφάνειαν, καλύπτουσαν τα κεκαμένα σκέλη του διχάλου. Η σφραγίς του ελέγχου τίθεται δια κρούσεως επί της επιπέδου ταύτης επιφανείας του στερεοποιηθέντος μολύβδου. Κατά την έγχυσιν του μολύβδου ο δακτύλιος δέον να ευρίσκεται κατακεκλειμένος εν πλήρει επαφή προς την επιφάνειαν της εδράσεώς του. Εν συνεχεία παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες 5,6,7 και 8. (Αντί για τη σελ. 76,15) Σελ. 76,15(α) Τεύχος 693-Σελ. 23 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Σελ. 76,16(α) Τεύχος 693-Σελ. 24 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά (Αντί για τη σελ. 76,17(α) Τεύχος 693-Σελ. 25 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Σελ.76,18(β) Τεύχος 693-Σελ. 26 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Σειρά «ΕΑ» Σταθμά ελαφρά ακριβείας Άρθρ.9.-Η σειρά αύτη περιλαμβάνει σταθμά βάρους από ενός μέχρι πεντακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (1χσγ-500χσγ.) Τύποι και διαστάσεις: Η λεπτομερής διαμόρφωσις των σταθμών της εν λόγω σειράς εμφαίνεται εις τα κατωτέρω σχήματα, αι δε διαστάσεις δι’ έκαστον εκ των σταθμών της σειράς καθώς και αι επιτρεπόμεναι ανοχαί βάρους δίδονται εις τον ακολουθούντα αριθμητικόν πίνακα. Υλικόν: Αργίλιον, επαρκώς ανθεκτικόν εις οξείδωσιν και φθοράν εκ της χρήσεως ή νεοάργυρος. Κατασκευή: Πλακίδια με ανορθωμένην την μίαν ακμήν. Σχήμα κατόψεως, μετά την ανόρθωσιν της ακμής, ισόπλευρον τρίγωνον, ή τετράγωνον ή κανονικόν εξάγωνον. Αι ακμαί ευθύγραμμοι. Διόρθωσις δια λειάνσεως των ακμών. Ένδειξις του βάρους: Οι αριθμοί οι ενδεικνύοντες το βάρος θα χαραχθούν δια κρούσεως. (Αντί για τη σελ. 76,19(α) Σελ. 76,19(β) Τεύχος 693-Σελ. 27 Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 5.Β.β.12 Μέτρα και Σταθμά Μέτρα και Σταθμά 5.Β.β.12 Β΄ Μέτρα Μήκους