Tenor Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt. Dieses Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wurde am [DATE] ein Defibrillator , Aggregat Medtronic Marquis 0 Cx , der von der Beklagten in Deutschland vertrieben wird, implantiert. Dieser dient dazu, im Falle von Herzrhythmusstörungen des Betroffenen die Tätigkeit des Herzens durch Stromstöße zu normalisieren. Die Überwachung der Herztätigkeit erfolgt dabei über eine in eine Vene eingesetzte Elektrode . Das Gerät wurde am [DATE] nach einem vermeintlichen Defekt ausgetauscht. Der Kläger behauptet, dass der Defibrillator am [DATE] aufgrund eines Elektrodenbruchs in der höchsten Stufe 0 bis 0 Mal ohne Anlass Elektroschläge ausgelöst habe. Dies sei auf einen Produktfehler zurückzuführen, der bereits bei einer Vielzahl von Produkten gleichen Typs aufgetreten sei. Infolge des Ereignisses sei er mehrere Wochen stationär behandelt worden. Seitdem leide er unter anderem unter Herzrasen, Ruhelosigkeit, Atemnot, Schlafstörungen und Angstzuständen. Mehrmals am Tag verliere er zudem die Kontrolle über seine Gliedmaßen, die dann unkontrolliert ausschlagen würden. Dies habe dazu geführt, dass er sich entgegen seiner vorherigen Gewohnheiten aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen habe. Seine berufliche Tätigkeit habe er einstellen müssen. Mit einer Verbesserung seines Zustands sei nicht zu rechnen. die Beklagte zu verurteilen, an ihn ein angemessenes Schmerzensgeld zzgl. Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen, festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger alle künftigen materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihm aus dem Anlass der Implantation eines Defibrillators am [DATE] bzw. durch den Sondenaustausch am [DATE] des gleichen Geräts entstehen werden. Sie behauptet, der Defibrillator nebst Elektroden sei fehlerfrei gewesen. Selbst bei einem Defekt einer Elektrode sei jedoch keine Haftung begründet. Ein Fehler einer Elektrode lasse sich nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik nicht gänzlich ausschließen. Zudem hinge die Funktionstüchtigkeit des Produkts auch von durch den Hersteller nicht zu beeinflussenden patientenbezogenen Faktoren ab. Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverständigengutachtens gemäß Beweisbeschluss vom [DATE] . Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten des Sachverständigen Lampadius vom [DATE] Bezug genommen. Der Kläger kann weder eine Zahlung von Schmerzensgeld von der Beklagten noch die mit dem Klageantrag zu 0) begehrte Feststellung mit Erfolg verlangen. Ihm ist der Nachweis eines Produktfehlers nicht gelungen. Nach dem in § 0 Abs. 0 normierten Grundsatz der freien Beweiswürdigung ist ein Beweis erbracht, wenn das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten Ergebnisses der Beweisaufnahme und des übrigen Vorbringens von der Richtigkeit der streitigen Tatsachenbehauptung derart überzeugt ist, dass vernünftigen Zweifeln Schweigen geboten ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Der gerichtlich bestellte Sachverständige L. ist in seinem Gutachten vom [DATE] zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass dem Episodenreport vom [DATE] ein inadäquates Auslösen von Stromstößen zu entnehmen sei, die auf eine zeitweilige Unterbrechung der Drahtverbindung innerhalb der Elektrode zurückzuführen sei. Dies beruhe ursächlich auf einen Leitungsbruch im Bereich der beweglichen Muskelpartien, da einerseits eine Störung der Sonde erst zwei Jahre nach ihrer Implantation höchst unwahrscheinlich sei und andererseits die Störungen nur sporadisch festzustellen seien. Insoweit sei allerdings kein Produktfehler zu erkennen. Der Defekt der Elektrode sei vielmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit der Implantationstechnik geschuldet, bei der die Elektrode entgegen der Gebrauchsanweisung statt mit drei lediglich mit einem Faden fixiert worden sei . Vor diesem Hintergrund vermag die Kammer nicht zu entscheiden, worauf der durch den Sachverständigen festgestellte Leitungsbruch innerhalb der Elektrode zurückzuführen ist. Nach den ausführlichen, in sich schlüssigen und widerspruchsfreien Ausführungen des Sachverständigen L., denen sich die Kammer vollumfänglich anschließt, basiert der Bruch mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls nicht auf einem technischen Fehler des Defibrillators nebst Elektrode. Der Nachweis eines Produktfehlers ist dem Kläger danach nicht gelungen.