【仕様】<br /> DC電圧：200mV/2V/20V/200V±(0.5%+2) 600V±(0.8%+2)<br /> AC電圧：2V/20V/200V/600V±(1.0%+3)<br /> DC電流：200μA/2mA/20mA/200mA±(1.0%+3) 10A±(3.0%+3)<br /> AC電流：200μA/2mA/20mA/200mA±(1.2%+3) 10A±(3.0%+5)<br /> 抵抗：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±(0.8%+2) 20MΩ±(1.0%+2)<br /> 周波数：20kHz ±(1.0%+2)<br /> 本製品は直接にコンセント の周波数を測定出来ません。安全のために、本製品をコンセント差し込んで周波数を測定しないでください。<br /> <br /> <br /> ファンクション説明<br /> DMM，最大表示：1999 <br /> 表示：3 1/2桁LCD 表示<br /> 過負荷保護：抵抗と周波数モードにPTCを採用する<br /> HOLD：データホールド<br /> バッテリー電圧低下の警告<br /> オートに電源を切る<br /> 電源：9V電池（6F22,1604A型）×1<br /> 安全等級：IEC61010-1，CAT Ⅱ 600V<br /> サイズ：（L×W×H）： 15*12*5.5cm<br /> 重量：0.392kg<br /> [付属品]：<br /> 1.取扱説明書....................1<br /> 2.テストリード................1セット<br /> 3.9V電池...........................1<br />