<b>0.96インチIPSHDカラーLCDディスプレイ</b><br/><br/><b>パラメーター：</b><br/>モデル：TC66<br/>画面表示：0.96インチカラーIPSディスプレイ<br/>電圧測定範囲：0-30.0000 V<br/>電圧測定分解能：0.0001 V（0.1mV）<br/>現在の測定範囲：0-5.00000A<br/>現在の測定分解能：0.00001A（0.01mA）<br/>電源電圧：3.5-24 V<br/>画面解像度：160 * 80<br/>容量累積範囲：0-99999 mAh<br/>電圧測定精度：±（0.05‰+ 23℃で10桁）<br/>エネルギー蓄積範囲：0-99999mWh 999.99Wh<br/>現在の測定精度：±（0.1‰+ 20桁、23℃以下）<br/>負荷インピーダンス範囲：1Ω-9999.9Ω<br/>電力測定範囲：0〜150 W<br/>温度測定範囲：0℃〜80℃/ 32℉〜176 F<br/>リフレッシュレート：2Hz<br/>使用温度範囲：0〜45℃/ 32℉〜113℉<br/>画面の自動オフ時間：0〜9分<br/>寸法：49mm x 22mm x 8mm<br/>製品重量：約8g（パッケージ22g）<br/>高速負荷認識モード：QC2.0、QC3。 0、APPLE 2.4A / 2.1A / 1A / DCP、0.5A、Android SAMSUNG<br/><br/><br/><b>パネルの紹介</b><br/>A：K1ボタン、短押しして値を切り替えるか、サブメニューに入り、一部のインターフェイスのプレス機能を引き継ぎます<br/>B：K2ボタン、長押ししてメニューを開始または終了し、短く押すとメニューの変更に気づきます<br/>C：電源ボタンスイッチ。接続すると、システム電源を使用できます。オフにすると、絶縁電源を使用できます。高精度で低電圧の測定を行うには、OUTに切り替え、マイクロポートを使用して電源をオンにします<br/>D：マイクロポート。電源またはPCソフトウェアとの接続を分離するために使用します<br/><br/><br/><b>特徴 ：</b><br/>独立電源、0Vからの測定<br/>独立した電源設計、ライン電圧降下を低減し、データをより正確に測定し、低電圧機器の検出が必要です<br/><br/>PCソフトウェア/電話APP制御<br/>PCソフトウェア制御（USBは制御に接続します。win7以降のシステムのみをサポートします）<br/>※Android版：現在、Android5.0以降のみ対応しています<br/>※iPhone版：現在、IOS8.0以降のみ対応しています<br/><br/>自動ファームウェアアップデート<br/>ファームウェアのアップグレードでは、自動アップグレード手順の内部統合であるワンキー更新モードが採用されています。システムが新しいバージョンを検出すると、ワンキー更新モードを使用して新しいバージョンに更新できます<br/><br/>高速負荷認識モード<br/>QC2.0、QC3.0、APPLE 2.4A / 2.1A / 1A / 0.5A、AndroidDCP<br/><br/>ヒューマンコンピュータインタラクションインターフェース<br/>ヒューマンコンピュータインタラクションデザインを採用し、電圧/電流/抵抗/電力/データ/温度を1つの画面に表示し、2つのボタンで使用するために異なるシナリオを切り替え、使いやすい<br/>