仕様：<br><br> 測定範囲：0.00-14.00 pH<br> 解像度：0.01 pH<br> 精度：0.01 pH<br> バッテリー：2X 1.5V LR44（付属） 自動温度：0-60℃（32-122℉）<br> 次元：15x2.5x1.3cm<br> プローブタイプ：精密ガラスバルブ電極<br> 正味重量：52g / 1.83オンス<br><br> パッケージに含まれるもの：<br><br> 1 x PHメーター<br> 3 xキャリブレーションパケット（PH4.01 PH6.86 PH9.18）<br> 1 xプラスチックケース<br> 1 xユーザーズマニュアル<br><br> 較正：<br><br> ステップ1：pHメーターを開いて、各緩衝液を250mlの蒸留水に溶かします<br> ステップ2：電極をpH 6.86の標準緩衝液に浸します（25の温度下）<br> ステップ3：「CAL」ボタンを押します。ディスプレイのデジタルが6.86pHになり、安定するまで待ちます<br> ステップ4：蒸留水で電極を洗浄して乾燥させ、Ph 4.00標準緩衝液に電極を浸します<br> ステップ5：[CAL]ボタンを押します。ディスプレイの点滅が4.00pHになるまで待ちます。次に、 pH 4.00の較正を完了します<br> ステップ6： 電極を洗浄して乾燥させ、メーターをPH 9.18標準 緩衝液に入れます。読み取り値が9.17-9.19pHの間で正しいかどうかを確認します<br>