本機器は酸素濃度を測定する機器です。仮に発熱した場合、本機器にて定期的に測定し、状態が悪化する前に適切な処置を講ずる事ができます。 【使用目的又は効果】 指に装着し、酸素飽和度及び脈拍数を測定し表示します。 【使用方法等】 本品は、取扱説明書をよく読み、操作方法及び使用上の注意を確認してから使用してください。 １．使用前準備 (1) 電池収納部に単四電池２本を正しい方向に挿入し、カバーを閉じる。 ２．操作方法 (1) クリップ部を開き、爪を上にして指を奥まで挿入する。クリップ部を閉じて指を挟む。 (2) 電源スイッチボタンを押して本品の電源をオンにする。 (3) 測定中に電源スイッチボタンを押すと、表示の数値の表示画面が順次切り替わる。数値が安定したら表示値を読み取る。 ３．使用後 (1) クリップ部から指を抜くと16秒後に電源が自動的にオフになる。 【清掃】 電源がOFFであることを確認して電池収納部から電池を取り出す。OLED表示部を含め、本品の表面の汚れを乾いた、或いは少量のアルコールをしみ込ませた柔らかい布で清掃する。