※お客様へのお願い※<br>『なん℃かな』のように液体金属をつかったアナログ体温計は、遠心力で液柱を下げる構造となっております。<br> 体温計を振っても液柱が下がらないという返品がございましたが、正しい振り方で体温計を振ることで無事に返品された体温計すべての液柱を下げることができました。<br> 現在、液柱が下がらないという不具合品は確認されておりませんので、振り方に慣れるまでご不便をお掛けいたしますが、ご返品前に体温計の正しい振り方について参考動画のご確認をお願いいたします。<br> 参考動画は、取扱説明書に記載されたURLにアクセスいただき、ページ内を【製品サポート】＞【製品トラブル】＞【水銀フリー体温計「なん℃かな」】 の順で進みますとご覧いただけます。<br>なお、液柱を下げる際に使用する白い台座は、収納ケースの台座兼フタの役割も担っているため、端が丸い形状になっています。<br>台座の端（丸い形状の箇所）を持って振り続けると破損の原因になりますので、台座の丸い形状と真っすぐ伸びている箇所の間を親指と人差し指で挟むようにしっかりと持ち、体温計の先端に遠心力を加えることを意識して大きく振っていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。<br><br> 【ガリンスタン液体金属とは】<br> ・ドイツの医療機器メーカー「ゲーラテルム・メディカル社」が開発<br> ・ガリウム、インジウム、スズの共晶合金で人の体温で液体になる金属<br> ・蒸気圧が低く高熱にさらされても気化せず、人体にも優しい液体金属<br> <br>【体温測定について】<br> ・毎日の体温測定で自身の体温の変化を知ることは、健康状態の異常の早期発見につながります。<br> ・体温は、脈拍、呼吸、血圧、意識状態などとともに、健康現状を知る重要なバイタルサインです。<br> ・脈拍、呼吸、血圧などに比べて精神状態にも左右されにくく、診断の指標のひとつにもなっています。<br> ・体温測定をする上で前回の数値と比較して1度以上の誤差がないか体温の変化を知ることが重要になります。<br> <br> 【販売名】水銀フリー体温計<br>【医療機器届出番号】11B3X10053IX101L<br>【類別】機械器具 16 体温計<br>【一般的名称】液体金属毛細管体温計<br>【医療機器分類】一般医療機器<br> 【測定方式】ガリンスタン液の熱比例膨張方式<br> 【測定時間】4～5分<br>【測定精度】＋0.1℃/－0.15℃<br>【測定範囲】35.5℃～42.0℃<br> 【使用環境条件】－15℃～42℃<br> 【保管環境条件】－15℃～42℃<br> 【外形寸法】約12×128×9mm<br>【本体重量】約8g<br>【生産国】ドイツ<br> 【メーカー】オンスクエア株式会社<br> 【JANコード】4573180344258<br> <br>【セット内容】<br> 1.水銀フリー体温計<br> 2.収納ケース<br> 3.ラベルシール<br> 4.取扱説明書（医療機器添付文書・品質保証書付）<br> <br>【注意事項】<br> ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。自己診断は、病気が悪化する原因になります。<br> ・人体の検温以外に使用しないでください。<br> ・本製品はわきの下専用の体温計です。わきの下以外（耳や口中など）で検温しないでください。<br> ・本製品はガラス製です。乳幼児の手の届かないところに保管してください。<br> ・お子様だけでのご使用はさけてください。