Permita una ligera desviación de los datos de medición y asegúrese de que no le importa antes de realizar el pedido.<br/>caracteristicas:<br/>1.60a CA y CC de medición de corriente (AC con la respuesta de verdadero valor eficaz).<br/>2.600mA rango de corriente alterna a una resolución de 0,1 mA.<br/>3.600V CA y CC voltajes.<br/>prueba 4.Diode a 3.2V voltaje de circuito abierto.<br/>5.62mF capacitancia de medición.<br/>Hold 6.Data, y los datos CERO.<br/>7.Build-en función de detección de tensión sin contacto.<br/><br/>Especificaciones Gama La mejor exactitud<br/>AC Corriente (A) 600 mA / 6000mA / 60A ± (1,5% + 10)<br/>DC Corriente (A) 6000mA / 60A ± (2% + 3)<br/>AC Voltaje (V) 6V / 60V / 600 V ± (0,8% + 3)<br/>DC Voltaje (V) 600mV / 6V / 60V / 600 V ± (0,7% + 3)<br/>Resistencia (Ω) 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 60MΩ ± (0,8% + 2)<br/>Capacitancia (F) 6NF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF ± (4% + 5)<br/>Caracteristicas<br/>Recuento en pantalla 6000<br/>sí Campo Auto<br/>RMS real Sí<br/>Alrededor de diodos sí 3.0V<br/>V.F.C.sí<br/>Sí NCV<br/>Sí Retención de datos<br/>Sí Modo de cero<br/>Sí Luz de fondo<br/>Apagado automático alrededor de 15 minutos sí<br/>Sí avisador acústico de continuidad<br/>Bajo Batería Sí Indicación ≤2.5V<br/>Si Protección de entrada<br/>Impedancia de entrada para sí DCV ≥10MΩ<br/>característica general<br/>Poder AAA 1.5V x 2 (no incluido)<br/>Tamaño del LCD 39.3mm x 26.5 mm<br/>Producto de color rojo y gris<br/>170g Peso neto del producto<br/>Tamaño del producto 175 mm x 60 mm x 33,5 mm<br/><br/>Paquete incluido:<br/>1 x pinzas amperimétricas<br/>Plomo 1 x Prueba<br/>1 x Manual del usuario Inglés