<b>Características:</B><br> 1. Apagado automático, el conductor que se va a medir es superior a 12 V<br> 2. RCD: utilizado para detectar el interruptor de protección contra fugas<br> 3. Prueba de rotación de fase y medición de un solo bolígrafo puede juzgar el cable""L"" o el cable ""N""<br> 4. Indicación de polaridad, que muestra los polos positivo y negativo del voltaje del cable medido<br> 5. Prueba de continuidad con zumbador e indicación LED<br> 6. Resistencia al agua Ip65, rango automático, retención de datos y modo silencioso<br> 7. Indicación de batería baja, aviso de sobretensión y modo de espera automático<br> 8. Linterna, puede funcionar en la oscuridad o por la noche, conveniente de usar<br> 9. Pruebe el voltaje sin baterías<br> 10. Modos zumbador y silencioso disponibles<br> 11. Indicación de polaridad<br> 10. Cumple con los requisitos de aislamiento de doble nivel, CAT III 690V, CAT IV 600V<br> 12. Cumple con las normas de CE<p> <b>Indicación de voltaje (V)</B><br> 12 V: 8 V ± 2 V<br> 24 V: 18 V ± 2 V<br> 50 V: 38 V ± 4 V<br> 120 V: 92 V ± 6 V<br> 230 V: 174 V ± 8 V<br> 400 V: 320 V ± 10 V<br> 690 V: 550 V ± 15 V<p> <b>Prueba de rotación de fase</B><br> Rango de voltaje: 100V ~ 690V<br> Frecuencia: 50Hz ~ 60Hz<p> <b>Medición de pluma eléctrica simple (L2)</B><br> Rango de voltaje: 100V ~ 690V<br> Frecuencia: 50Hz ~ 400Hz<p> <b>Prueba de encendido y apagado</b><br> Rango de resistencia: 0 ~ 100KΩ<br> Zumbador y puntas de luz LED<p> <b>Prueba de RCD</b><br> Voltaje: 230V<br> Frecuencia: 50Hz ~ 400Hz<p> <b>Medida de polaridad: positiva y negativa</b><p> <b>Autocomprobación: el LED está completamente iluminado o pantalla completa LCD</b><p> <b>Sin prueba de batería</b><br> Rango de voltaje: 50VAC / 120VDC ~ 690VDC / AC<p> <b>Paquete: </b><br> 1 * Probador de Voltaje y Continuidad <br> 1 * Electroscopio<p>