<p>Especificaciones: </p><p>* Condición: nuevo y de alta calidad. </p><p>* Precisión: ± 0,5% FS. </p><p>* Tolerancia de compensación en frío: ± 2 ℃ (se puede cambiar por software en 0 ~ 50 ℃). </p><p>* Resolución: 14 bits </p><p>* Ciclo de prueba: 0,5 segundos. </p><p>* Fuente de alimentación: 100-240 V CA. </p><p>* Valor de procesamiento (PV), valor de ajuste (SV) </p><p>* La salida y la autooptimización se pueden mostrar por: LED. </p><p>* Control PIN (incluyendo ON/OFF, paso PID y PID) autooptimización. </p><p>* Salida de relé: capacidad de contacto 250 V CA 3 A (carga resistiva). </p><p>* Capacidad de contacto de salida: 250 V AC 3 A (carga resistiva). </p><p>* Valor de ajuste (SV): idéntico al rango de medición (PV). </p><p>* Rango de proporción (P): 0 ~ rango completo (ON/OFF regulador al ajustar a 0). </p><p>* Tiempo total (I): 0 ~ 3600 segundos. (Sin acción integral en 0) ✔ Tiempo de derivación (D): 0 ~ 3600 segundos (sin disipación por 0) ✔ Ciclo de retorno de calor: 1 ~ 100 s ✔ Rango de temperatura de detector: 0 hasta 1000 ℃. </p><p>* Resistencia de aislamiento: > 500 m ohmios (500 V CC). </p><p>* Resistencia de aislamiento: 1500 V CA/min. </p><p>* Consumo de energía: 10 VA. </p><p>* Ambiente de servicio: 0 ~ 50 ℃. </p><p>* Ambiente sin gas corrosivo 30 ~ 85% RH </p><p>* Cable de sonda termopar K </p><p>* Longitud: 1 m. </p><p>* Diámetro del sensor: 4,5 mm. </p><p>* Timbre de temperatura: 0-400 ℃. </p><p>* Aislamiento interno: fibra de vidrio. </p><p>* Blindaje externo: blindaje aislado. </p><p>* Rango de voltaje de salida: tipo estándar. </p><p>* Corriente de salida: 40 A. </p><p>* Voltaje de entrada: 3-32 V CC. </p><p>* Voltaje de salida: 24-380 VAC </p><p><br></p><p></p><p>Incluye: </p><p>1 regulador de temperatura PID. </p><p>1 sensor de sensor tipo K. </p><p>1 SSR. </p>