<b>Caracteristicas</b><br> ◆ Alta precisión, respuesta rápida<br> ◆ Pantalla LCD a color con luz de fondo<br> ◆ Medición de temperatura<br> ◆ Activar / desactivar el apagado automático<br> ◆ Revisar automáticamente los parámetros para la iluminación no estándar<br> ◆ Unidades de medida seleccionables LUX / FC<br> ◆ Registro MAX / MIN<br> ◆ Pantalla LCD retroiluminada, lo que facilita la operación en lugares oscuros<br> ◆ Medición automática<br> ◆ Indicación de batería baja<br><br> <b>Presupuesto</b><br> Pantalla: pantalla LCD en color de 4 dígitos<br> Rango de medición: 0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc<br> Resolución: <1000: 0.1;> 1000: 1<br> Respuesta espectral: CIE fotópica (curva de respuesta del ojo humano CIE)<br> Indicación de sobre rango: la pantalla LCD muestra "-OL-" o "-LO-"<br> Precisión espectral: CIE Vλfunción (f1 '≦ 6%, f2' ≦ 2%)<br> Precisión: ± 3% rdg ± 8 d (<10,000Lux), ± 4% rdg ± 10d (> 10,000Lux)<br> Velocidad de muestreo: 500 ms<br> Detector de fotos: fotodiodo de silicio con filtro de respuesta espectral<br> Duración de la batería: al menos 60 horas<br> Condiciones de funcionamiento: Temperatura: -20 ~ 60 ℃, -4 ~ 140 ℉; Humedad: 10% ~ 90RH%<br> Condiciones de almacenamiento: Temperatura: -20 ~ 60 ℃, -4 ~ 140 ℉; Humedad: 10% ~ 75 RH%<br> Fuente de alimentación: 3 * 1.5V baterías "AAA"<br> Dimensión (L * W * H): 174.5 * 56 * 30.5mm<br> Peso: 84g<br><br> <b>Paquete incluido</b><br> 1 * medidor de luz<br> 1 * manual de usuario<br><br> <b>NOTA</b><br> ► ¡Las baterías no están incluidas!<br>