<b><br>Avoir peur de la brûlure et du danger en faisant des erreurs lors de la première utilisation de la pince ampèremétrique? Vous voulez posséder le pince-mètre professionnel pour tester la tension et le courant AC / DC, la capacité, la résistance, la fréquence ou la diode? Vous devriez essayer nos produits Meterk.</b> <b><br><br>Caractéristiques :</b> <br>Marque: Meterk <br>Matériel: ABS <br>Couleur: orange <br>Gamme: automatique <br>Taille d'affichage à cristaux liquides: 39.3 * 21.5mm <br>Affichage: 4000 chiffres True RMS <br>Courant AC (A): 40A / 400A ± (3,0% + 6) <br>Courant CC (A): 40A / 400A ± (3,0% + 6) <br>Tension AC (V): 4V / 40V / 400V / 600V ± (1.2% + 10) <br>CC (V): 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V ± (0,8% + 2), 600 V ± (1,0% + 2) <br>Résistance (Ω): 400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ ± (0,8% + 2), 40 MΩ ± (1,0% + 2) <br>Capacité (F): 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF ± (3.0% + 10) <br>Hz: 50Hz-100KHz ± (1% + 2) <br>Taux de service: 0,1-99,9% ± (3% + 3) <br>Crayon d'essai de NCV: tension de ≥90V AC <br>Vitesse d'échantillonnage: env. 3 fois / seconde <br>Classe de sécurité: 600V CAT.III, degré de pollution: II <br>Poids net du produit: 340g / 11.99oz <br>Taille du produit: 218 * 78 * 32mm / 8.58 * 3.07 * 1.26in <b><br><br>Spécifications :</b> <br>Nombre d'affichage: 4000 (3 3/4 LCD) <br>Taille maximum d'ouverture de bride: 26mm / 1.02in <br>Diode: environ 1.5V <br>Mode zéro: √ <br>Diode / Continuité: √ <br>Protection d'entrée: √ <br>Buzzer de continuité: √ <br>Fréquence / Cycle de service: √ <br>Indication de batterie faible: √ <br>Impédance d'entrée pour DCV: ≥10MΩ <br>Indication de surcharge: affiche "OL" sur l'écran LCD <b><br><br>Contenu du colis: </b> 1 x Meterk Pince ampèremétrique avec les cordons de test 1 x Pochette de transport 3 x Piles AAA 1 x Manuel français (y compris d'autres langues)<br>