<b>Presupuesto:</b><br /> Capacidad: 10nF (± 5,0 + 20), 100nF / 1uF / 10uF / 100uF (± 2,0% + 5), 1000uF / 10000uF (5,5% +5)<br /> Voltios de CC: 600mV (± 1,0% + 10), 6V / 60V / 600V / 1000V (± 0,5% + 3)<br /> Voltios AC: 600mV (± 3,0% + 3), 6V / 60V / 600V / 750V (± 1,0% + 3)<br /> Corriente continua: 600uA / 6000uA (± 1,5% + 3), 60 mA / 600 mA (± 1,5% + 3), 10A (± 1,5% + 3)<br /> Corriente AC: 600uA / 6000uA (± 1,5% + 3), 60 mA / 600 mA (± 1,5% + 3), 10A (± 1,5% + 3)<br /> Resistencia: 600Ω (± 0,5% + 3), 6K / 60K / 600K / 6M (± 0,5% + 2), 60MΩ (± 1,5% + 3)<br /> Frecuencia: 5/50/500 / 5k / 50k / 500k / 5M / 10M (± 0,1 + 3)<br /> Rango de temperatura: -20 ℃ a 1000 ℃ (-4 ℉ a 1832 ℉)<br /> Precisión deEltemperatura: < 400 ℃ ± (1,0% + 5), ≥400 ℃ ± (1,5% + 15), < 752 ℉ ± (1,0% + 5), ≥752 ℉ ± (1,5% + 15)<br /> Ciclo de trabajo: 1% a 99% (± 1%)<br /> Modo de medición: Transformada A / D de estilo doble integral<br /> Indicación de alcance: OL<br /> Ambiente de funcionamiento: 0 ~ 40 ℃, humedad relativa < 80%<br /> Rangos de Auto: Sí<br /> True RMS: Sí<br /> Tasa de muestreo: 3 veces por segundo<br /> Retroiluminación: Sí<br /> Retención de datos: Sí<br /> Identificación de Polaridad: Sí<br /> Indicación de baja tensión: Sí<br /> Apagado automático: Sí<br /> Fuente de alimentación: 2 pilas de 1,5V AAA (no incluidas)<br /> Tamaño: 130 x 65 x 30mm / 5,12 x 2,56 x 1,18"<br /> <br /> <b>El paquete incluye:</b><br /> 1 × Multímetro<br /> 2 × Conductores de prueba<br /> 1 × Bolsa<br /> 1 × TP01K Termopar<br />