Características: <br>1. Producto de alta calidad. <br>2. El rango de medición es de 0 a 2500 A, adecuado para la mayoría de escenarios. <br>3. Alta precisión, la relación de resolución es tan precisa como 0,1 A y el grado de precisión es de ± 1,0% FS. <br>4. Alta sensibilidad y pocas interferencias se generaron si el campo eléctrico exterior está cerca. <br>5. Alta resistencia dieléctrica, más seguridad y te permite estar seguro. <br><br>Especificaciones: <br>Función de corriente de CA de potencia y energía, corriente de fugas, alta corriente armónica, fase, energía eléctrica, potencia, factor de potencia y así sucesivamente en modo de detección, abrazadera CTJaw tamaño 80 mm x 80 mm (alambre de 80 mm de diámetro, o 96 mm x 4 mm de alambre plano de acero). <br>Rango de medición: 0 ~ 2500 A. <br>Resolución CA: 0,1 A. <br>Grado de precisión: ±1,0%. <br>FS (50 Hz/60 Hz; 23 ℃ ± = 2 ℃, bajo 70 % RH, el conductor está en el centro de la boca de abrazadera). <br>Relación de giro: 1:800. <br>Error de fase <=3° (50Hz/60Hz; 23℃ ±2℃) <br>Carga de referencia RL: 0 ~ 200 mAh ≤ 3 kΩ; 0 ~ 20 A ≤30 Ω; 0 ~ 2500 A ≤0.3 Ω. <br>Cable blindado de 2 núcleos, longitud de 2 m, interferencia de campo eléctrico. <br>El campo eléctrico externo de 100 A está cerca de 10 mm cuando es de aproximadamente 10 mA. Posición conductora. <br>El cable de prueba está en el centro de la frecuencia de corriente de la mandíbula 45 Hz ~ 60 Hz (frecuencia de corriente medida). <br>Características de frecuencia: 10 Hz ~ 100 kHz. <br>Tensión de línea AC 600 V por debajo de la línea de prueba. Peso: 627 g. <br>Temperatura de trabajo y humedad -20 ℃ a 50 ℃; 80 % rh o menos <br>Temperatura y humedad de almacenamiento de 10 ℃ a 60 ℃; 70% RH o menos. <br>Fuerza de aislamiento AC 3700V / Rms (entre núcleo y carcasa). <br><br>Contenido del envío: <br>1 unidad principal. <br>1 manual de instrucciones. <br><br>Nota: <br>1. Como las diferentes pantallas de ordenador pueden mostrar los colores de distinta manera, el color real del artículo puede variar ligeramente del de las imágenes. <br>2. Puede darse una diferencia de 1-3 mm respecto a las medidas especificadas. <br><br><br>