<b> Especificación: </b> <br> Modo de detecciónCT en apertura y cierre, la instalación en línea es particularmente conveniente.Fuente de alimentación9VDC ± 1VDC (u otra fuente de alimentación: ± 12VDC ± 1VDC o ± 5VDC)Corriente de trabajo20mA máx.La dimensión de apertura y cierre.10 mm (el núcleo puede perforarse a través de un cable de menos de 10 mm)Cantidad0.0mA ~ 100mA DCPoder discriminante0.1 mA DCNivel de precisión± 3.0% FS (23 ℃ ± 2 ℃, 70% HR debajo, conductor en el centro de la abrazadera)Relación de giro1: 800Salida de señal25mV / 1mA, es decir, 0 ~ 100mA salida correspondiente 0 ~ 2.5V (± 12VDC fuente de alimentación: 50mV / 1mA)Velocidad de respuesta2 veces por segundoCabeza de línea de salidalínea marrón _ la entrada de alimentación es positiva; Línea amarilla _ final de control de alarma (luz de alto potencial); Línea azul _ La señal de salida es positiva; Línea negra _ extremo de tierra común (entrada de potencia negativa y salida de señal negativa, puede acortarse con pantalla externa)Longitud de la línea de salida100mmInterferencia geomagnéticaacerca de 3mALa posición del conductor.en el centro de la abertura de apertura y cierreLinea de voltajeDC 600 V debajo de la prueba de líneaTemperatura de trabajo y humedad-10 ℃ ~ 45 ℃; Menos del 80% de humedad relativaTemperatura de almacenamiento y humedad-10 ℃ ~ 60 ℃; Menos del 70% de humedad relativaResistencia de aislamientoAC 2 kV / rms (entre núcleo y carcasa) <br> <b> Lista de paquetes: </b> <br> 1 * Unidad principal <br> 1 * Manual de usuario <br> <br> <b> Nota: </b> <br> 1. Como las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las imágenes de arriba. <br> 2. Permita que 1-3 mm difieran debido a la medición manual. <br> <br>