<br><b>FTTH Especificación del medidor de potencia de fibra óptica: </b> <br> <br>Artículo: Medidor de potencia óptica <br> <br>Longitud de onda de trabajo: 850-1625 nm (850/980/1300/1310/1490/1550/1625) <br> Precisión de prueba: ± 0.2dB <br> Rango de prueba (dbm): -70dBm ~ + 10dBm <br> Conector: FC / PC y SC / PC <br> Tipo de emisor: InGaAs <br> Apagado automático: sí <br> Luz de fondo: Sí <br> Temperatura de funcionamiento: -10 a + 50 ℃ <br> Temperatura de almacenamiento: -20 a + 70 ℃ <br> <br><b>Características de la función del probador del medidor de potencia de fibra: </b> <br> <br> 1. Encontrar el punto de ruptura, malas conexiones, flexión o grietas en los cables de fibra óptica. <br> 2. La visualización lineal (mW) y la visualización logarítmica (dBm) se muestran en la misma pantalla. <br> 3. Conector universal de 2.5 mm, admite interfaz FC / SC / ST e interruptor rápido. <br> 4. Encontrar las fallas de OTDR. <br> 5. Funciona en CW o pulsado. <br> 6. Potencia de salida constante. <br> 7. Advertencia de batería baja. <br> 8. Autocalibración <br> 9. Luz de fondo disponible <br> <br>Lista de paquetes: <br> <br>1 * Medidor de potencia óptica <br> 1 * Adaptador FC de puerto redondo (instalado en el medidor de potencia óptica), adaptador SC de puerto cuadrado <br> 1 * Papel descriptivo <br> 1 * caja de embalaje exterior <br>