Descripción del producto: <br>El probador de friabilidad se utiliza para probar las propiedades físicas de las tabletas sin revestimiento en estabilidad mecánica, resistencia a la abrasión y a las colisiones y así sucesivamente en el proceso de producción, embalaje y almacenamiento; también puede probar la condición friable del revestimiento de tabletas y cápsulas. <br><br>Características: <br>1. Una sola trayectoria y doble cilindro, funcionamiento sincronizado y parada automática. <br>2. Los parámetros como el número de giros y la velocidad de rotación se pueden preconfigurar arbitrariamente, lo que proporciona múltiples opciones para el experimento. <br>3. Controla de forma inteligente dos parámetros de rendimiento como la velocidad de rotación del cilindro y las revoluciones. <br>4. Pantalla LCD para el instrumento, muestra el valor preestablecido y el valor en tiempo real a través de la división del tiempo. <br><br>Especificaciones: <br>Número de cilindros: 2. <br>Velocidad de rotación: 20-100 veces/min se puede configurar arbitrariamente. <br>Precisión de rotación: ± 1 vez/min. <br>Modo de conteo: 5 giros - 900 vueltas se pueden configurar arbitrariamente; cuenta atrás se adopta. <br>Diámetro interior del cilindro: 286 mm. <br>Profundidad del cilindro: 39 mm. <br>Altura deslizante: 156 mm. <br>Fuente de alimentación: 220 V50 Hz. <br>Potencia total: 40 W. <br>Dimensiones totales: 370 x 300 x 340 mm. <br><br>Atención: <br>Hanchen tiene como objetivo proporcionar un gran producto y servicio. Estamos haciendo todo lo posible para satisfacer tus necesidades. <br>Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos encantados de ayudarte. <br>O si tiene alguna sugerencia, no dude en decirnos <br>