Guía de funcionamiento: <br><br>Botón de encendido. <br><br>Pulsa durante mucho tiempo para encender o apagar el medidor EMF. <br>Presiona brevemente para activar o desactivar la función de mutación de sonido. <br>La función de mutación es para personas que piensan que el sonido de la alarma es molesto o para usarlo en algún lugar como biblioteca. <br><br>Botón MG/UT. <br><br>Pulsa durante mucho tiempo para delimitar en qué nivel deseas que el sensor comience a pitido. <br>Pulsa brevemente para hacer la selección de unidades, Mili Gauss o Micro Tesla. <br>Ajuste de valor seguro: cambia los ajustes con el botón de modo para subir y el botón ℃/℉ para bajar. <br><br>Botón de modo. <br><br>Pulsa durante mucho tiempo para encender y apagar la luz de fondo. <br>Pulsa brevemente para hacer retención de datos y cambio de función de medición máxima. <br>Función de retención de datos y medición máxima: cuando estamos midiendo algo, los números van a cambiar. <br>La función de retención es para congelar las lecturas. Si pulsamos este botón dos veces, registrará la medida máxima que tenemos. <br><br>Botón ℃/℉. <br><br>Pulsa durante mucho tiempo para encender o apagar la función de temporizador. Cambio de apagado manual/automático. <br>Presiona brevemente para hacer cambios de temperatura ℃/℉. <br>Apagado manual/automático. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos y no consume pilas. <br><br>Especificaciones: <br><br>Material: plástico ABS. <br>Pantalla: pantalla LCD de 4 dígitos. <br>Unidad: mG o μT (campo magnético). <br>Rango: 0 ~ 2000 mG; 0 ~ 200 μT. <br>Precisión: ±5% (50μT a 200μT)μT a 50Hz o 60Hz. <br>Resolución: 1 mG, 0,1 μT. <br>Umbral de alarma: 4 mG, 0,4 μT (ajustable). <br>Temperatura: 0 ~ 50 ℃ / 32 ~ 122 ℉ <br>Ancho de banda de prueba: 30 Hz-300 Hz. <br>Número de ejes: cabeza inductiva de un solo eje. <br>Frecuencia de muestreo: 0,5 segundos. <br>Modo de prueba: prueba síncrona de bimodulo. <br>Indicador de sobrerango: pantalla LCD "HI". <br>Fuente de alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V (incluidas). <br><br>Todos los productos KKmeter están garantizados durante 2 años. <br><br>