Precisión de visualización: 0.01cp<br />medición Timing, alarma de sobrerrango<br />Frente medidor de nivel micro, la operación más conveniente<br />Todas las partes de elevación de metal, durable<br />Amplias funciones, adecuadas para más piezas de ensayo, tales como ULR \ ULR PLUS adaptador de viscosidad ultra-baja, un software especial de adquisición de datos, impresora portátil especial, etc.<br />Modo de visualización: pantalla LCD de pantalla grande (en chino e Inglés)<br />Velocidad (r / min): 6/12 / 30/60<br />Rango de medición (mPa.s): 1 ~ 100.000 (100.000)<br />Viscosidad de la precisión del indicador: 0.01mPa.S<br />El error de medición: (líquido newtoniano) ± 1%<br />Repita error: (líquido newtoniano) ± 0,5%<br />función de medición Timing: estándar<br />Medición de la temperatura: Sí<br />Función automática de barrido: puede escanear y recomendar la combinación preferida de rotor y la velocidad automáticamente<br />display Rango de medición: puede mostrar de forma automática la combinación seleccionada de rotor y la velocidad, rango de medición de viscosidad<br />interfaz de salida de datos: Sí<br />software de procesamiento de datos: opción<br />Energía de trabajo de alimentación: 110V / 60Hz, 220V / 50Hz<br />Dimensiones: 300 × 300 × 450 (mm)<br />Unidad de peso: 8,0 kg