Con el amperímetro PCE-LCT 1, es posible medir las corrientes de fugas hasta un rango de 100A. La corriente de fuga se produce cuando una corriente fluye a través de conductos eléctricos que normalmente no están destinados para la conducción de la corriente. El amperimetro PCE-LCT 1 detecta estas corrientes y las muestra en la pantalla. <br><br> <b>Especificaciones técnicas</b><br> Medición de corriente de fuga y corriente (AC A)<br> Rango de medición<br> 40 mA<br> 400 mA<br> 40 A<br> 80 A<br> 80 A-100 A<br> <br> Resolución 50 / 60 Hz<br> 10 µA ± (1 % + 0,5 mA)<br> 100 µA ± (3 % + 5 mA)<br> 1 mA ± (4 % + 0,1 A)<br> 10 mA ± (4 % + 1 A)<br> 100 mA ± (2,5 % + 1 A)<br> 100 mA ± (5 % + 1 A)<br> <br> Precisión 400 Hz... 1 kHz<br> ± (4,5 % + 0,5 mA)<br> ± (3 % + 5 mA)<br> ± (4 % + 1 A)<br> ± (3 % + 1 A)<br> ± (5 % + 1 A)<br> <br> Medición de tensión (AC V)<br> Rango de medición: 400 V<br> Resolución 50 / 60 Hz: 1 V ± (1,5 % + 2 dígitos)<br> Precisión 400 Hz... 1 kHz: ± (2 % + 4 dígitos)<br> <br> Medición de resistencia<br> Rango de medición: 40 Ω ... 400 Ω<br> Resolución: 0,1 Ω<br> Precisión ± (1 % + 2 dígitos)<br> Alarma: Valor de medición < 38 Ω<br> <br> Especificaciones técnicas genéricas<br> Pantalla: de 3 3/4<br> Magnitudes eléctricas medibles: AC V, AC A, resistencia<br> Estándares de seguridad: CAT III 300V, CAT II 400V<br> Diámetro de la pinza: 30 mm<br> Impedancia de entrada: 10 MΩ<br> Cuota de registro: 2 Hz (valores numéricos), 20 Hz (gráfico de barras)<br> Temperatura operativa: -10 °C ... 50 °C<br> Humedad ambiental: < 85 % H.r.<br> Temperatura de almacenamiento: -20°C ... 60°C<br> Desconexión automática: A los 30 minutos de inactividad<br> Alimentación: Batería de 9 V<br> Corriente de entrada: 10 mA<br> Dimensiones: 210 x 62 x 35,6 mm<br> Peso: 200 g<br> <br> <br> <b>Contenido del envío</b><br> 1 x Amperímetro PCE-LCT 1<br> 1 x Pila de 9 V<br> 1 x Cables de prueba<br> 1 x Bolsa de transporte<br> 1 x Instrucciones de uso<br>