Descripción del producto: <br>Los instrumentos de la serie CS se utilizan para detectar friabilidad/abrasión de la tableta. <br><br>Normas aplicables: <br>Norma nacional (código chino) /2015. <br>Estándar corporativo (probador de disolución) Q/12XQ0189-2010. <br><br>Características: <br>Dos tambores funcionan sincronizamente. Parada automática en el punto de temporización. <br>El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad. <br>La revolución del tambor se puede preconfigurar en cualquier momento, ya sea presintonizados o reales se muestran en el LED. <br>Una MPU se utiliza para controlar todas las operaciones, se logra una alta precisión en pruebas de velocidad giratoria y número de círculo. <br>Automatización: autoprueba, diagnóstico automático, alarma automática. <br><br>Especificaciones: <br>Cilindro número 2. <br>Radio del cilindro: 286 mm. <br>Profundidad del cilindro: 39 mm. <br>Altura de caída de la tableta: 156 mm. <br>Velocidad de rotación: 25 rpm. <br>Precisión de velocidad de rotación ± 1 rpm. <br>Cuenta de rotación (10 ~ 900). <br>Precisión de recuento de rotación ± 1r <br>Potencia 220 V/50 Hz/50 W o 220 V/60 Hz/50 W. <br>Dimensión (370 x 300 x 340) mm3. <br><br>Atención: <br>Hanchen tiene como objetivo proporcionar un gran producto y servicio. Estamos haciendo todo lo posible para satisfacer tus necesidades. <br>Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos encantados de ayudarte. <br>O si tiene alguna sugerencia, no dude en decirnos <br>