Este colchón está recomendado para pacientes con riesgo muy alto de aparición de úlceras por presión (Escala Braden de 6 a 9 puntos), como para el tratamiento de UPPs hasta grado IV.<br><br> Dispone de 3 alarmas visuales y sonoras silenciables que indican baja presión, fallo eléctrico y avería<br><br> Puede estar hasta 8 horas sin conexión para favorecer los traslados del paciente.<br><br> Este colchón para encamados dispone de una funda antimicrobiana Ag+.<br><br> Está fabricado de PVC en el interior y recubierto con una funda Poliéster bidireccional, suave y cálida que ofrece al usuario un mejor descanso. <br> <br> Características técnicas del colchón antiescaras con compresor: <br> <br> Dimensiones (largo x ancho x alto): 200 x 85 x 20,32 cm. <br> Peso: 6,9 kg. <br> Celdas: 20 celdas independientes de Nylon PU de 20,32 cm. <br> Zona estática en la cabeza: 3 celdas. <br> Celdas ventiladas: 6 celdas. <br> Celdas Heel Relief: 5 celdas.<br> Base: Nylon PVC.<br> CPR: Profesional. Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria. Permite un rápido desinflado en caso de emergencia en menos de 20 segundos.<br> Guía para cable: Sí<br> Cinchas de ajuste al somier: Sí<br> Muelles de seguridad internos: Sí<br> Funda protectora del tubo externo: Sí<br> Certificados Retardante al fuego: EN 597-1 y EN 597-2<br> Garantía: 2 años<br><br> Características técnicas del compresor antiescaras:<br><br> Dimensiones (largo x ancho x alto) 29 x 18,5 x 12,6 cm.<br> Peso 2,3 kg.<br> Voltaje AC 220-240V, 50 Hz.<br> Máxima salida de aire 8 litros/minuto.<br> Ajuste de rango de presión: Sí, según peso paciente (40-250 kg).<br> Duración del ciclo alternante: 10 minutos.<br> Terapias: Alternante, baja presión contínua y anti-cizalla. <br> Funciones: Máxima firmeza y bloqueo de panel. <br> Carcasa: ABS retardante al fuego. <br> Certificados: Contra shock eléctrico Class y II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21. <br> Garantía: 2 años.