<b>Presupuesto:</b><br> Material: ABS<br> Pantalla: pantalla de color TFT de alta resolución y ángulo de visión total de 3,2”<br> Resolución de imagen infrarroja: 220 * 160<br> Resolución de la imagen visible: 0.3 millones de píxeles <br> Píxel total: 35200<br> Ángulo de campo / Longitud focal más corta: 27 ° × 35 ° / 0.5m<br> Sensibilidad térmica: 0.07 ℃<br> Modo de medición: Termopila<br> Rango de temperatura: -20 ℃ a 300 ℃ (-4 ℉ a 572 ℉)<br> Exactitud de medida: ± 2.5 ℃ o ± 2.5%<br> Emisividad: Ajustable de 0.1 a 1.0 <br> Frecuencia de imagen: 8HZ<br> Rango de longitud de onda: 8-14 μm<br> Modo de enfoque: arreglado<br> Paleta de colores: arco iris, rojo óxido de hierro, color frío, negro y amp; blanco, blanco y amp; negro<br> Opción de vista: visión completa infrarroja y completa Imagen visible con longitud de paso del 25%<br> Medio de almacenamiento de imágenes: 4G incorporado<br> Formato de imagen: JPG<br> USB: Micro USB2.0<br> Set Control: Ajuste de la unidad / Idioma / Formato de fecha y hora / Apagado automático<br> Tiempo de apagado automático: seleccionable 5 minutos / 20 minutos / no se apaga automáticamente<br> Tipo de batería: 1 * 3.7V batería recargable incorporada (incluida)<br> Certificación: CE, RoHS<br> Resistencia a la vibración: 2G, IEC, 60068-2-6<br> Anti-caída: 2M<br> Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ a 50 ℃ / Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ a 80 ℃<br> Humedad relativa: <85% de HR<br> <br> <b>Lista de paquetes:</b><br> 1 * cámara de imágenes térmicas<br> 1 * cuerda de resistencia a la caída<br> 1 * línea de USB<br> 1 * bolsa de protección<br>