Las operaciones del medidor de pH 1. Limpie el electrodo en agua destilada. 2. Buceando el electrodo en una solución de tampón estándar con pH 6.86. 3. Presione el botón "CAL". Espere hasta que la pantalla sea digital 6.86 pH, y luego realice la calibración a pH 6.86. 4. Limpia el electrodo en agua destilada y séquela. Sumerja el electrodo en la solución de tampón estándar PH 4,00. 5. Presione el botón "CAL". Espere hasta que la pantalla sea digital 4.00 pH. Luego complete la calibración de pH 4,00. 6.Electrodo limpio y seco, bucee con el medidor en la solución de tampón estándar pH 9.18. Compruebe si el valor medido está correctamente entre 9.17 y 9.19. Rango de medición del medidor de pH: 0.00-14.00 Resolución de pH: 0.01ph Precisión: +/- 0.01ph Fuente de alimentación flexible: 2 x 1.5V (células de botón LR44) Temperatura de funcionamiento: 0 ~ ~ 60 ℃ Modo TDS-Meter Mode Cambie si presiona El botón SHIFT cambia automáticamente el instrumento entre los siguientes seis modos de visualización: Modelo 1: PPM & ℃ Modelo 2: PPM & ℉ Modelo 3: μs / cm & ℃ Modelo 4: μs / cm & ℉ Modelo 5: MS / CM & ℃ Modelo 6: MS / CM & ℉ Rango de medición 0 ~ 19990 PPM Conductividad 0 ~ 19990 μs / cm, 0.001-20.00 ms / cm Precisión: ± 2% FS Celsius: 0.1 - 80.0 ℃ Fahrenheit: 32.0 -176.0 ℉ Batería: 3.0 V 1 (célula de botón) Peso: 55 g Tamaño: 154x30x14 (mm) Alcance de la entrega: 1 x medidor de pH^1 x medidor de TDS^2 x caja de transporte^3 x Polvo de tampón de pH (250 ml)^Manual de usuario de 1 x 5