Especificación:<br> Parámetro técnico<br> Prueba de aislamiento:<br> Voltaje de salida: 50V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 50MΩ ± (3% + 5)<br> Voltaje de salida: 100V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 100MΩ ± (3% + 5)<br> Voltaje de salida: 250V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 250ΩM ± (3% + 5)<br> Voltaje de salida: 500V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 500MΩ ± (3% + 5),<br> 1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± (5% + 0.1GΩ)<br> Voltaje de salida: 1000V (0% ~ + 20%), rango de medición: 5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± (10% + 0.2GΩ)<br> Funciones de multímetro<br> Prueba de voltaje de CC: Rango de medición: 0.1 ~ 1000V ± 0.5%<br> Prueba de voltaje CA: Rango de medición: 0.1 ~ 50V ± 1%<br> Prueba de continuidad: Rango de medición: 0.01Ω ~ 200Ω ± 0.5%<br> Corriente de cortocircuito: 1.8mA<br> Caracteristicas<br> Auto Calcular PI y DAR<br> Almacenamiento / carga de datos<br> Comparacion de datos<br> Auto descarga para carga capacitiva<br> Función de temporizador para prueba de aislamiento<br> Función de bloqueo para prueba de aislamiento<br> Indicación de batería baja<br> Prueba de voltaje DC / AC<br> Examen de continuidad<br> Apagado automático<br> Pantalla digital y analógica<br> Parámetro general<br> Marca: PEAKMETER<br> Modelo: MS5203<br> Fuente de alimentación: 6 pilas AA de 1.5V (NO incluidas)<br> Tamaño del artículo: 19 * 15 * 7 cm / 7.48 * 5.91 * 2.76 pulgadas<br> Peso Aprox.:1977g<br> Clasificación de seguridad: CE CAT.III 1000V CAT IV 600V RoHS<br> <br> El paquete incluye:<br> 1 x probador de aislamiento digital MS5203<br> 1 x manual de usuario<br> 2 x pinzas de cocodrilo<br> 2 x cables de prueba<br> 1 x bolso de mano<br> 1 x Sling