<b>Especificación:</b><br> Pantalla: LCD, cuenta 1999<br> Indicación de sobrecarga: "> 5.5GΩ" para la medición de la resistencia de aislamiento; Medición de tensión "OL V".<br> Precisión: ± (un% de lectura + dígitos); calibración por año<br> Temperatura de trabajo: 0-35<br> Humedad de trabajo: ≤75%<br> Altitud de trabajo: 2000m<br> Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 ℃<br> Humedad de almacenamiento: ≤80%<br> Batería: batería 6pcs x 1.5V (NO incluida)<br> Tamaño (aproximado): 150 * 100 * 71mm / 5.9 * 3.9 * 2.8in<br> Peso (Aprox.): 837g / 29.5oz<br> Rango de prueba: 0.00MΩ ~ 5.5GΩ (Cuando es menos de 4.0MΩ, el zumbador emite sonidos de alarma). Nota: (100V) 0.00MΩ ~ 100MΩ<br> <br> Voltaje nominal: 100V<br> Voltaje abierto: DC 100V ± 10%<br> Cuando la carga es de 100KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.<br> <br> Voltaje nominal: 250V<br> Voltaje abierto: DC 250V ± 10%<br> Corriente de prueba nominal: cuando la carga es de 250KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.<br> Voltaje nominal: 500V<br> Voltaje abierto: DC 500V ± 10%<br> Corriente de prueba nominal: cuando la carga es 500KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.<br> Voltaje nominal: 1000V<br> Voltaje abierto: DC 1000V ± 10%<br> Corriente de prueba clasificada: cuando la carga es de 1MΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA<br> <br> Corriente en cortocircuito: alrededor de menos de 1.8mA.<br> Precisión: 0.00MΩ ~ 99MΩ: ± (% + 5 dígitos);<br> 100M ~ 5.5GΩ: ± (5% + 5 dígitos)<br> Medición de voltaje:<br> Voltaje de corriente alterna<br> Rango de prueba: 30V ~ 750V (50Hz / 60Hz)<br> Resolución: 1V<br> Precisión: ± (2% + 3digits)<br> <br> <b>Lista de paquetes:</b><br> 1 x probador de resistencia de aislamiento<br> 2 x plomo de prueba<br> 2 x clip de cocodrilo<br> 1 x bolsa negra<br> 1 x Gallus<br>