Especificaciones: <br>Tipo de pieza: Mole descomponedor <br>Material: ABS. Voltaje: 100-240 V. Voltaje de funcionamiento: 100-240 V. <br>Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz. <br>Temperatura ambiente: 0-40. <br>Humedad relativa: 45% -77% frecuencia única: 1,1 MHz ± 0,3 MHz. <br>Potencia de salida máxima: no menos de 10 W (máxima). <br><br>Incluye: <br>1 * host <br>1 cable de alimentación. <br>1 cabezal de aguja grande. <br>3 cabezales de aguja pequeños. <br>1 manual de instrucciones en inglés. <br><br>Nota: <br>1. Solo un personal médico experimentado puede utilizar el dispositivo después de leer el manual cuidadosamente. Las instrucciones de este manual deben ser respetadas durante el funcionamiento. <br>2. Solo se pueden utilizar accesorios y conectores fabricados o suministrados por la empresa. Limpieza, desinfección, conexión y uso deben realizarse según las instrucciones (idioma español no garantizado). <br>3. No utilices el dispositivo en entornos inflamables o explosivos. Se recomienda utilizar desinfectantes no inflamables y anestésicos. En las proximidades de selecros de cirugía y áreas quirúrgicas no se pueden encontrar tejidos de algodón o lana. <br>4. En general, el dispositivo no debe utilizarse para pacientes con marcapasos, ya que el marcapasos puede no funcionar e incluso debido a problemas de electricidad. De lo contrario, consulta a un cardiólogo y toma medidas de precaución fiables. <br>5. Evita posibles interferencias de otros dispositivos médicos eléctricos. Se recomienda utilizar dispositivos antiinterferencias o medidas de desinterferencia. <br><br>