<p>Material: Plástico + Metal</p><p>Talla: aprox. 7.1 "x 4.6" x 1.2 "</p><p>Fuente de alimentación: 1 x 1.5V pilas AA (no incluidas)</p><p>Peso del paquete: 220g</p><p>Instrucciones:</p><p>(1) Medición de pH (sin batería):</p><p>Medición del valor neutral / valor de acidez / valor alcalino:</p><p>Primero, gire la perilla hacia PH hasta que haga clic. Limpie suavemente la varilla de metal con papel de lija fino para descalcificar, enjuague la varilla de prueba con agua pura, luego seque con una toalla de papel limpia o un paño, etc. durante 3 a 5 segundos para eliminar la electricidad estática y comenzar la medición.</p><p>1)  Inserte la varilla de prueba en la solución neutra a la posición negra.</p><p>2) El puntero se moverá lentamente, y la lectura se tomará después de que el puntero deje de balancearse (aproximadamente 3-5 minutos).</p><p>(2) Medición del valor de cloro (necesita instalar la batería):</p><p>1) Encuentra el punto de ajuste</p><p>A. Instale una batería alcalina "AA" de 1.5V</p><p>B. Gire la perilla hacia CL hasta que ya no se pueda mover.</p><p>C. Inserte la varilla de metal transparente en el agua a la posición negra (el agua debe ser una solución estándar de 1.5PPM de valor CL)</p><p>D. Agite suavemente el agua con una varilla de metal y luego ajuste lentamente la perilla hacia la derecha hasta que el puntero apunte a un valor CL estándar conocido.</p><p>E. Saca la varilla de prueba del agua. Tenga cuidado de no mover la perilla. El puntero se moverá hacia la derecha y se detendrá con una letra entre A y E.</p><p>Esta carta es el punto de ajuste.</p><p>2) Medición:</p><p>A. Ajuste el puntero a la posición del "punto de ajuste".</p><p>B. Inserte la varilla metálica limpia en el agua a la posición negra. El puntero se moverá lentamente y esperará a que la mano deje de leer antes de tomar una lectura (aproximadamente 3 a 5 minutos).</p>