<p><b>Especificación:</b></p><br><p>Color: Gris Oscuro + Verde <br> Material: ABS <br> Voltaje de salida: DC250V / 500V / 1000V, ± 10% <br> Rango de aislamiento: 250 V: 0,1 MΩ ~ 20 MΩ / 20MΩ ~ 500 MΩ; 500 V: 0,1 MΩ ~ 50 MΩ / 50MΩ ~ 1000 MΩ; 1000V: 0.1MΩ ~ 100 MΩ / 100MΩ ~ 2000 MΩ <br> Precisión: ± (4% de lectura + 2 dígitos) <br> Corriente de cortocircuito:<1.6mA <br>Resistencia media: 250V / 500V: 2MΩ; 1000V: 5MΩ <br> Posición del terminal: L & E <br> Prueba de voltaje: AC750V; Precisión: ± (1% de lectura + 6 dígitos) <br> Impedancia de entrada: 1MΩ <br> Respuesta de frecuencia: (50 ~ 200) Hz <br> Posición del terminal: ACV & G <br> Pantalla: 90 * 48mm LCD con luz de fondo <br> Max. Visualización: 1999 <br> Sobre el rango de visualización: 1<br> Método de medición: Conversión A / D <br> Frecuencia de muestreo: 3 veces / segundo <br> Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 ° C <br> Humedad de funcionamiento: 30% ~ 85% RH <br> Fuente de alimentación: 8x 1.5V LR6 baterías (NO incluidas); o adaptador de corriente DC 12V (NO incluido) <br> Tamaño del producto: 170x120x60 mm / 6.7x4.7x2.36 pulgadas <br></p><br><p><b>El paquete incluye:</b></p><br><p>Probador de resistencia de aislamiento 1x <br> 1 par de conductores de prueba 10A <br> 2 x pinzas de cocodrilo <br> 1 x manual de usuario en inglés</p><br>