<strong>caracteristicas:</strong><br> <br> Pantalla LCD de 31/2 dígitos, gran lectura 1999<br> Con pantalla de barras analógico<br> Automático y la conmutación manual del rango<br> / Función de medida de pico de retención de datos<br> medición del valor relativa / función de calibración cero<br> función de consulta grande y pequeño valor<br> la función de conversión de unidades Fc / Lux<br> · Over range prompt<br> · Low battery indication<br> El sonido del botón y la función de silencio<br> · Auto power off function<br> <br> <strong>Indicadores técnicos:</strong><br> <br> Modelo: MS6612<br> · High accuracy and wide measurement range (0.00 ~ 200000Lux)<br> · Spectral measurement range: 320 ~ 730nm<br> Rango de medición: 20/200/2000/20000/200000 Lux<br> 20/200/2000/20000 FC<br> · Working temperature: -10 ~ 50 ?, 80% relative humidity (non-condensing)<br> · Storage temperature: -10 ~ 50 ?, 80% relative humidity (non-condensing) (remove the battery)<br> · Accuracy: ± 3% (calibrated according to ordinary incandescent lamp at 2854K)<br> ± 6% other visible light sources<br> características desviación del ángulo Coseno<br> error de ángulo de Coseno<br> 30 ° ± 2%<br> 60 ° ± 6%<br> <br> <strong>No un:</strong><br> El ángulo de coseno se modifica de acuerdo con JIS C 1609: 1993 y CNS5119 Clase A especificaciones generales<br> · Sampling rate: ?2 times / second<br> · Sensor: Silicon photodiode<br> Ambiente del USO: USO en interiores<br> · Altitude: 2000m high<br> · Power supply: 1 × 9 V, IEC 6LR61<br> · Dimensions: 190 mm × 89 mm × 42.5 mm<br> · Weight: about 360 g (without battery)<br> <br> <strong>No un: </strong><br> Este producto no contiene baterías