ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
ПОВЕРКА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
Цель работы: освоить навык поверки установки измерительной, повторить формулы расчёта
относительной погрешности, закрепить навык работы с Федеральным информационным фондом по
обеспечению единства измерений
Краткие теоретические сведения
Согласно ГОСТ Р 8.1016-2022 Измерения количества добываемых из недр нефти и попутного
нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования:
Измерительная установка (УИ) - совокупность функционально объединенных средств
измерений и вспомогательных устройств, размещенная в одной пространственно обособленной зоне
и предназначенная:
- для прямых или косвенных измерений количества скважинной жидкости;
- косвенных измерений количества попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным
условиям;
- косвенных измерений массы скважинной жидкости без учета воды и попутного нефтяного
газа или массы нетто нефти;
- измерений параметров измеряемой среды;
- отображения (индикации) и регистрации результатов измерений.
Многофазный поток – поток, состоящий из двух или более фаз, одновременно протекающих
в канале замкнутого поперечного сечения.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений УИ:
а) массы скважинной жидкости - не более ± 2,5 %;
б) объема свободного попутного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси,
приведенного к стандартным условиям, - не более ± 5 %.
в) массы скважинной жидкости за вычетом массы воды и попутного нефтяного газа при
содержании воды в скважинной жидкости (в объемных долях):
- от 0 % до 70 % - не более ± 6 %;
- свыше 70 % до 95 % - не более ± 15 %;
- свыше 95 % - не нормируется.
УИ предназначена для непрерывных или дискретных (циклических) измерений расходов
компонентов, полученных в результате сепарации продукции нефтяных скважин, а также индикации,
архивирования и передачи результатов измерений и аварийных сигналов на диспетчерский пункт
нефтяного промысла.
УИ обычно состоят из блока технологического (БТ) и блока контроля и управления (БК). БК не
является обязательным компонентом, оборудование может быть размещено в блоке автоматики и
связи (проектируется в составе производственного объекта – куста скважин). Блок представляет собой
модульное здание типовой конструкции с размещенным внутри оборудованием. Блоки соединены
между собой интерфейсным и силовым кабелем.
БТ предназначен для размещения, укрытия и обеспечения нормальных условий работы
технологического оборудования и средств измерений установки. В БТ размещены:
- сепаратор (представляет собой стальной резервуар), служащий для отделения попутного газа
от жидкости; сбора и отстоя жидкости с последующим отводом их в выпускной коллектор;
- распределительное устройство (РУ), содержащее трубопроводную обвязку и служащее для
подключения скважины к сепаратору;
- средства измерений, служащие для измерения расхода и массы жидкости, влагосодержания,
расхода и массы (объема) газа, давления и температуры;
- трубопроводная обвязка, служащая для соединения выходов сепаратора по газу и жидкости с
выходным коллектором, а входа сепаратора – с распределительным устройством;
- клапаны запорно-регулирующие;
- системы отопления, освещения, вентиляции и сигнализации.
Используемые в составе УИ средства измерений для измерения расхода жидкости и газа,
влагосодержания, измерительно-вычислительные контроллеры указываются в описании типа УИ.
Содержание объемной и массовой доли пластовой воды в отделенной в сепараторе жидкости
измеряется одним из трех методов:
 прямым методом с применением поточного влагомера;
 косвенным методом на основании результатов измерений плотности жидкости каналом
плотности массового расходомера;
 на основании результатов измерений содержания воды в лаборатории.
БК предназначен для размещения, укрытия и обеспечения нормальных условий работы
устанавливаемого в нём оборудования. В БК размещены (в зависимости от исполнения УИ):
- контроллер для сбора и обработки информации с примененных в БТ СИ, для управления РУ
БТ, а также для передачи информации на верхний уровень;
-шкаф силовой для питания контроллера, систем отопления, освещения, вентиляции;
- вторичные устройства СИ, примененных в БТ;
- системы отопления, освещения и сигнализации.
Работа установки происходит следующим образом: продукция скважин по трубопроводу,
подключенного к установке, поступает в переключатель скважин многоходовой (ПСМ) (управление
ПСМ осуществляется контроллером или с диспетчерского пункта). При помощи ПСМ продукция
одной из скважин направляется через фильтр и гидроциклон в сепаратор. В сепараторе происходит
отделение газа от жидкости. Выделившийся газ, через расходомер газа поступает в общий
трубопровод, а жидкость накапливается в нижней части сепаратора.
Запорно-регулирующий клапан обеспечивает периодическое пропускание отсепарированного
газа через расходомер газа. Измеренный газ направляется в общий трубопровод.
Второй запорно-регулирующий клапан обеспечивает периодический слив накопившейся
жидкости через влагомер (при наличии) и расходомер жидкости. Измеренная жидкость направляется
в общий трубопровод.
УИ могут работать в следующих режимах:
 измерение через сепаратор на автоматическом управлении;
 измерение через сепаратор на ручном управлении;
 измерение через байпас на ручном управлении
 работа по обводному трубопроводу без измерения.
Длительность процесса измерения, зависящая от конкретных условий: дебита скважин,
способов добычи, состояния разработки месторождения и др., задается потребителем.
Схема установки реализована таким образом, что работа газовой и жидкостной выходных
линий происходит независимо друг от друга.
Согласно ГОСТ 8.637-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
массового расхода многофазных потоков:
 ГЭТ 195-2011 (Государственный первичный специальный эталон единицы массового
расхода газожидкостных смесей) применяют для передачи единицы массового расхода
газожидкостных смесей рабочим эталонам 1 разряда сличением с помощью компаратора, эталонам 2
разряда сличением с помощью компаратора и методом прямых измерений, рабочим средствам
измерений методом прямых и косвенных измерений.
 рабочие эталоны 1-го разряда применяют для аттестации рабочих эталонов 2-го разряда
и поверки рабочих средств измерений методом прямых и косвенных измерений.
 рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений
методом прямых и косвенных измерений.

Вопросы:
1) Какие основные средства измерений установки измерительной участвуют в измерении
расхода газожидкостной смеси?
2) Дать определение многофазного потока.
3) Какие методы измерения скважинной жидкости и газа применяются в УИ?
4) Как происходит разделение газожидкостного потока и измерение параметров
скважинной жидкости и попутного газа?
5) Какая погрешность измерения массы скважинной жидкости, массы скважинной
жидкости без учета воды и попутного газа в УИ? В каком документе регламентируется?
6) Каким (-и) методом(-ами) передается единица величины установке измерительной от
ГЭТ 195-2011?
7) Как может быть измерено влагосодержание в УИ?
8) Перечислите состав УИ, назначение блоков УИ.