# 무선설비의 안테나공급전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20160404, 시행일자=20160602, 소관부처=국립전파연구원)
행정규칙번호: 2016-2
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 무선설비의 안테나공급전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20160404
발령번호: 2016-2
시행일자: 20160602
소관부처: 국립전파연구원
담당부서기관: 국립전파연구원(기술기준과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「전파법」제45조 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제123조제1항제1의2호에 따라 무선설비의 안테나공급전력 측정 및 산출방법과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 측정 및 산출방법은 「전파법」제2조제1항제5호의 규정에 의한 무선설비와 제58조제1항의 규정에 의한 산업, 과학, 의료용 전파응용설비 등에 대하여 이를 적용한다.', '제3조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 무선설비규칙, 전파응용설비의 기술기준 및 영 등 관련 법령이 정하는 바에 따른다.', '제4조(무선설비의 안테나공급전력 측정 및 산출방법) 무선설비의 안테나공급전력의 측정 및 산출방법은 다음 각 호와 같다.1. 급전선에 방향성 결합기를 삽입하여 진행파의 전력 및 반사파의 전력을 측정하여 그 차에 의해서 산출한다.2. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스 브리지법에 의하여 측정한 안테나저항에 안테나전류의 제곱을 곱하여 산출한다.3. 안테나 회로에 전력을 공급하여 측정하는데 부적당한 경우에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.4. 볼로미터법에 의하여 측정한다.5. 1호부터 4호까지에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.가. 공냉식, 수냉식의 진공관을 사용하는 경우에 있어서는 양극 손실을 복사계 또는 온도차에 의하여 측정하여 산출한다.나. 비동조형의 급전선을 가진 안테나를 사용하는 경우에는 특성 임피던스를 산출하여 이때 급전선에 흐르는 고조파전류의 최대치와 최소치를 곱하여 산출한다.다. 3,000 ㎑ 이상 23,000 ㎑ 이하의 주파수를 사용하는 경우에는 종단 양극 입력의 값에 다음 능률을 곱하여 산출한다. 무선전화의 송신장치를 가진 상태로서 무선전신의 송신에 사용하는 경우에는 무선전화의 능률을 준용한다.1) 삭제2) 삭제3) 삭제', '제5조(전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법) ① 통신설비인 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법은 다음 각 호와 같다.1. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스 브리지법에 의하여 측정한 전송로의 저항에 전선로에 흐르는 고주파 전류의 제곱을 곱하여 산출한다. 다만, 전선로에 전력을 공급하여 측정하는 것이 부적당한 때에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.2. 제1호에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.가. 고주파 증폭관을 사용하는 경우에 있어서는 종단관의 양극손실을 복사계로 측정한 것과 양극입력과의 차에 의하여 산출한다.나. 비동조형 급전선을 사용하는 경우에는 특성 임피던스를 산출한 것에 급전선에 흐르는 고주파전류의 최대치와 최소치를 곱하여 산출한다.② 통신설비 외의 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법은 다음 각 호와 같다.1. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스 브리지법에 의하여 측정한 부하 저항에 부하전류의 제곱을 곱하여 산출한다. 다만, 부하에 전력을 공급하여 측정하는 것이 부적당한 때에는 의사회로를 사용하여 전력을 치환하여 측정한다.2. 제1호에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.가. 부하에 전력을 공급하기 위하여 진공관을 사용하는 경우에 있어서는 종단관의 양극 손실을 복사 또는 온도차에 의하여 측정한 값과 진공관의 양극입력과의 차에 의하여 산출한다.나. 비동조형 급전선을 사용하는 경우에 있어서는 특성 임피던스를 산출한 것에 급전선에 흐르는 고주파 전류의 최대치와 최소치를 곱하여 산출한다.3. 제1호 및 제2호에 의하여 측정하기가 곤란한 경우에는 다음 방법에 의하여 산출한다.가. 진공관식에 있어서는 표준의 부하시에 종단 진공관의 양극전압에 양극전류를 곱한 것에 다음의 능률을 곱하여 산출한다.1) 진공관의 양극에 가하여지는 전압이 직류인 때에는 50%2) 진공관의 양극에 가하여지는 전압이 교류인 때에는 30%나. 발전동기식에 있어서는 발전동기에 공급되는 교류전압에 교류전류를 곱한것에 60%의 능률을 곱하여 산출한다.다. 무선전력전송 전파응용설비에 있어서는 다음 방법에 의하여 산출한다.1) 교류전력이 직접 송신기에 입력되는 경우 수신기의 최대 부하상태에서 송신기 입력단의 실효치 교류전력에 고주파 발생 전력 비율(%)을 곱하여 산출한다.2) 직류전력이 직접 송신기에 입력되는 경우 수신기의 최대 부하상태에서 송신기 입력단의 직류전력에 고주파 발생 전력 비율(%)을 곱하여 산출한다.3) 1) 및 2)의 고주파 발생 전력 비율(%)은 수신기의 최대 부하상태에서 송신기 입력단의 실효치 교류전력 또는 직류전력 대비 고주파 교류전력으로 발생되는 전력비를 의미하며, 시설자가 제출한 산출자료를 적용한다.4) 1)부터 3)까지의 전력은 전압과 전류를 곱하여 산출하며, 전류는 접촉 또는 비접촉 방법으로 측정한다.', '제6조(재검토기한) 「행정규제 기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙국립전파연구원 고시 제2016-2호

  「전파법」 제45조 및 같은 법 시행령 제123조제1항제1의2호에 따른 무선설비의 공중선전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법(국립전파연구원 고시 제2015-7호, 2015.4.24.) 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

    2016년 4월 4일

             국립전파연구원장

무선설비의 공중선전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법 일부개정

무선설비의 공중선전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “무선설비의 공중선전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법”을 “무선설비의 안테나공급전력과 전파응용설비의 고주파출력 측정 및 산출방법”으로 한다.

제1조 중 “「전파법시행령(이하 ”영“이라 한다)」”를 “같은 법 시행령(이하 ”영“이라 한다)”로, “공중선전력”을 “안테나공급전력”으로 한다.

제4조의 제목 “(무선설비의 공중선전력 측정 및 산출방법)”을 “(무선설비의 안테나공급전력 측정 및 산출방법)”으로 하고, 제4조 각 호 외의 부분 중 “공중선전력”을 “안테나공급전력”으로 하며, 같은 조 제1호 중 “궤전선”을 “급전선”으로 하고, 같은 조 제2호를 다음과 같이 한다.

  2. 저항변화법, 치환법 또는 임피던스 브리지법에 의하여 측정한 안테나저항에 안테나전류의 제곱을 곱하여 산출한다.

제4조제3호 중 “공중선”을 “안테나”로 하고, 같은 조 제4호 중 “"보로메타"법”을 “볼로미터법”으로 하며, 같은 조 제5호 각 목 외의 부분 중 “전 각항”을 “1호부터 4호까지”로 하고, 같은 호 나목 중 “궤전선을 가진 공중선을”을 “급전선을 가진 안테나를”로, “전선”을 “급전선”으로, “최소치와의 곱에 의하여”를 “최소치를 곱하여”로 하며, 같은 호 다목 각 세목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

  3,000 ㎑ 이상 23,000 ㎑ 이하의 주파수를 사용하는 경우에는 종단 양극 입력의 값에 다음 능률을 곱하여 산출한다. 무선전화의 송신장치를 가진 상태로서 무선전신의 송신에 사용하는 경우에는 무선전화의 능률을 준용한다.

┌─────────────────────────────┬────┐

│구  분                                                    │능률(%) │

├─────────────────────────────┼────┤

│종단 C급 무선전신                                         │60      │

├────────┬────────────────────┼────┤

│양측파대를 사용 │종단 C급 종단양극 변조방식              │60      │

│하는 무선전화   ├────────────────────┼────┤

│                │종단 C급 종단양극차폐 격자동시 변조방식 │40      │

│                ├────────────────────┼────┤

│                │종단 B급 저전력 변조방식                │30      │

│                ├────────────────────┼────┤

│                │종단 C급 제어격자 변조방식              │35      │

│                ├────────────────────┼────┤

│                │종단 C급 억제격자 변조방식              │30      │

├────────┼────────────────────┼────┤

│단측파대를 사용 │억압반송파 저전력 변조방식              │50      │

│하는 무선전화   ├────────────────────┼────┤

│                │전반송파 및 저감반송파 저전력 변조방식  │20      │

└────────┴────────────────────┴────┘

제4조제5호다목1)부터 3)까지를 각각 삭제한다.

제5조제1항제1호 본문 중 “또는 임피던스ㆍ브릿지 법에”를 “또는 임피던스 브리지법에”로, “자승”을 “제곱”으로 하고, 같은 항 제2호나목 중 “궤전선”을 각각 “급전선”으로 하며, 같은 조 제2항제1호 본문 중 “또는 임피던스ㆍ브릿지 법에”를 “또는 임피던스 브리지법에”로, “자승”을 “제곱”으로 하고, 같은 항 제2호가목 중 “측정치와”를 “값과”로 하며, 같은 호 나목 중 “궤전선”을 각각 “급전선”으로 하고, 같은 항 제3호나목 중 “발전 동기식”을 “발전동기식”으로 하며, 같은 호 다목3) 중 “적용 한다”를 “적용한다”로 한다.

제6조 중 “「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”을 “「행정규제 기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」”으로, “2015년 1월 1일”을 “2016년 1월 1일”로 한다.

              부칙

이 고시는 2016년 6월 2일부터 시행한다


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.제2조(다른 기준에 의한 적용례) 이 고시에서 특별히 정한 사항외의 기술기준의 일반적 조건은 「무선설비규칙」에서 정한 사항을 준용한다.제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비 및 전파응용설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2015년 1월 1일부터 시행한다.제2조(다른 기준에 의한 적용례) 이 고시에서 특별히 정한 사항외의 기술기준의 일반적 조건은 「무선설비규칙」에서 정한 사항을 준용한다.제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비 및 전파응용설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 2016년 6월 2일부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20121228', '20141216', '20150428', '20160404'] (공포번호: ['2012-30', '2014-22', '2015-7', '2016-2'])