# 지진해일 관측장비의 성능·규격
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20231211, 시행일자=20231211, 소관부처=기상청)
행정규칙번호: 2023-18
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 지진해일 관측장비의 성능·규격
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20231211
발령번호: 2023-18
시행일자: 20231211
소관부처: 기상청
담당부서기관: 기상청(지진화산기술팀)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「지진ㆍ화산재해대책법」 제5조제4항과 같은 법 시행령 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한 지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격에 관한 사항에 대하여 정함을 목적으로 한다. ', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "지진해일파고계"란 지진해일로 인한 해수면 높이 등을 관측(감지)하는 기기를 말한다.2. "지진해일 관측장비"란 지진해일로 인한 장주기의 해수면 변동을 관측할 수 있는 지진해일파고계와 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치로 구성된 장비를 말한다.3. "지진해일 관측자료 수집 및 처리장치"란 지진해일 관측자료를 디지털 자료로 변환, 저장, 전송 및 통신할 수 있는 장비를 말한다.4. "부대장비"란 정상적인 지진해일 관측에 필요한 자료전송ㆍ통신장비, 전원공급장치, 배터리, 낙뢰보호설비 등을 말한다.5. "지진해일 관측소"란 지진해일 관측장비와 그 부대장비가 설치된 장소를 말한다.6. "자료구조"란 지진해일 관측자료를 저장 및 송수신하기 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.', '제3조(적용대상) 이 고시는 「지진ㆍ화산재해대책법」 제9조에 따른 지진ㆍ지진해일 및 화산활동 관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나 지정한 지진해일 관측장비에 적용한다. ', '제4조(적용 기준) 지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격은 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다. 1. 지진해일 관측의 안정성 및 연속성2. 지진해일 관측자료의 공동 활용에 요구되는 최소한의 관측자료 품질유지3. 지진해일 관측장비의 도입 및 유지보수의 편리성과 보편성4. 새로운 기술에 대한 개방성과 수용성5. 다양한 설치환경에서의 안정적 장비운영을 위한 내구성', '제5조(관측요소) ① 지진해일 관측장비는 관측시각 및 해수면 높이를 관측(감시)할 수 있어야 한다. ② 관측기관의 장은 관측목적 및 관측장비의 특성에 따라 제1항의 기본 관측요소 이외에 다른 관측요소들(풍향, 풍속, 기온, 기압, 수온, 염분 등)을 추가로 관측할 수 있다.', '제6조(지진해일파고계의 성능ㆍ규격) 지진해일 관측에 사용되는 지진해일파고계의 성능ㆍ규격은 별표 1과 같다.[제목개정 2020.8.25.]', '제7조(지진해일 관측자료 수집 및 처리장치) ① 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다. 1. 실시간으로 관측자료를 수집, 처리, 저장 및 전송할 수 있어야 할 것2. 사용자가 설정한 시간 간격으로 자료를 전송할 수 있어야 하며, 사용자가 원격으로 시간 간격을 변경할 수 있어야 할 것3. 사이클 방식에 의해 최신 자료로 갱신하면서 저장할 수 있어야 할 것4. 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능해야 할 것② 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치 내에 자료전송 기능의 통신장비가 내재된 경우 통신장비와 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치를 일체형으로 본다. ③ 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치의 성능ㆍ규격은 별표 2와 같다. ④ 자료 저장 시 자료구조는 별표 3과 같다.[제목개정 2020.8.25.]', '제8조(자료전송ㆍ통신장비) 자료전송ㆍ통신장비는 유선 또는 무선 통신(인공위성을 이용한 통신 포함)을 이용하여 관측자료를 실시간 송ㆍ수신할 수 있어야 한다.', '제9조(전원공급장치) ① 전원공급장치는 지진해일 관측장비 및 그 부대장비에 안정적인 전원을 공급할 수 있어야 한다. ② 전원공급장치는 외부 전원 차단 시에도 7일 이상 지진해일 관측장비가 가동될 수 있도록 배터리 등 비상전원공급장치를 구비하여야 한다. ', '제10조(낙뢰보호설비) ① 육상에 설치된 지진해일 관측장비는 낙뢰로부터 지진해일 관측장비 보호 및 관측자료의 품질 향상 등을 위하여 관측장비 및 부대장비에 적절한 접지 시설을 갖춰야 하며, 이때 접지 루프가 형성되지 않도록 하여야 한다. ② 외부에서 입력되는 전기 및 통신선에는 낙뢰보호기(surge protector)를 설치하여 낙뢰로부터 보호되도록 해야 한다. ', '제11조(유지관리) ① 관측기관의 장은 지진해일 관측장비 및 지진해일 관측소가 최상의 상태로 유지될 수 있도록 점검ㆍ정비 및 수리 등 유지 관리하여야 한다. ② 관측기관의 장은 지진해일 관측장비의 고장ㆍ망실 등을 대비하여 예비품을 확보하여야 한다.', '제12조(재검토기한) 기상청장은 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. ']


개정문

⊙기상청고시 제2023-18호

  지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2023년 12월 11일

        기상청장

지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격 일부개정고시

지진해일 관측장비의 성능ㆍ규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "같은 법 시행령 제4조제2항에 따른"을 "같은 법 시행령 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한"으로, "규정함"을 "정함"으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "정의는 다음 각 호와"를 "뜻은 다음과"로 하고, 같은 조 제6호 중 "송ㆍ수신하기"를 "송수신하기"로 한다.

제3조 중 "지진ㆍ지진해일"을 "「지진ㆍ화산재해대책법」 제9조에 따른 지진ㆍ지진해일"로, "관측기관협의회(이하 "협의회"라고 한다)의 관측기관이 운용하는 지진해일 관측장비와 협의회에서"를 "관측기관협의회의 관측기관이 운용하거나"로 한다.

제4조 각 호 외의 부분 중 "최소한 고려하여야"를 "고려해야"로 한다.

제5조제1항 중 "기본적으로 관측"을 "관측"으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 "만족하여야"를 "만족해야"로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지 중 "한다"를 각각 "할 것"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "가능하여야 한다"를 "가능해야 할 것"으로 한다.

제9조제2항 중 "외부"를 "전원공급장치는 외부"로 한다.

제10조제1항 중 "하여야 하며"를 "갖춰야 하며"로 하고, 같은 조 제2항 중 "통신선에"를 "통신선에는"으로, "보호 조치를 하여야"를 "보호되도록 해야"로 한다.

제12조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

          부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 지진해일파고계의 성능·규격(제6조 관련)

[별표 1]

지진해일파고계의 성능ㆍ규격(제6조 관련)

┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구 분               │항 목                   │성능 · 규격                                      ┃

┣━━━━┯━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃해수면  │압력식    │설치 깊이               │최대 6,000 m                                      ┃

┃관측기  │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │관측범위                │0 ～ 10,000 psi                                   ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │해상도                  │1 mm 이내(수심 6,000 m에  설치 시)                ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │자료취득간격            │내부기록 : 15 초                                  ┃

┃        │          │(내부기록, 이벤트보고,  │이벤트보고 :  15 ～ 60 초                         ┃

┃        │          │평시보고)               │평시보고 :  15 분                                 ┃

┃        │          │                        │※ 평상시 15 분 간격 또는 그 이내로 운영, 이벤트  ┃

┃        │          │                        │발생시 원격접속을 통해 1 분 또는 15 초 간격       ┃

┃        │          │                        │등으로 조정 가능하여야 함                         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │지진해일 발생 보고      │지진해일 검출 알고리즘에 의해 5 분 이내 자동 보고 ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │전원공급시스템          │2년 이상 가동 가능한 배터리 팩 적용               ┃

┃        │          │                        │전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부착      ┃

┃        ├─────┼────────────┼─────────────────────────┨

┃        │극초단파식│관측범위                │0 ～ 20 m                                         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │주파수 대역             │9.4 ～ 9.8 GHz                                    ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │빔 너비                 │5 ～ 10°                                         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │정밀도                  │< 1 cm(개별 관측 값)                              ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │자료취득간격            │0.02 ～ 60 초 또는 폴링(polling) 방식             ┃

┃        ├─────┼────────────┼─────────────────────────┨

┃        │레이더식  │관측범위                │0 ～ 20 m                                         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │주파수 대역             │76 ～ 81 GHz                                      ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │빔 너비                 │8° 이내                                          ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │정밀도                  │< 1 cm(개별 관측 값)                              ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │자료취득간격            │0.02 ～ 60 초 또는 폴링(polling) 방식             ┃

┠────┼─────┼────────────┼─────────────────────────┨

┃ 파고계 │GPS식     │관측범위                │0 ～ 20 m                                         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │해상도                  │1 mm                                              ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │정밀도                  │1 ～ 10 cm(주파수 범위가 1～1,000 s일 때)         ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │자료취득간격            │0.5 초 또는 5 초                                  ┃

┃        │          ├────────────┼─────────────────────────┨

┃        │          │전원공급시스템          │1년 이상 가동 가능한 배터리 팩 적용               ┃

┃        │          │                        │전원 상태를 원격으로 감시 가능한 제어기 부착      ┃

┗━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 지진해일 관측자료 수집 및 처리장치의 성능·규격(제7조 제3항 관련)

[별표 2]

지진해일 관측자료 수집 및 처리장치의 성능ㆍ규격(제7조 제3항 관련)

┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구 분             │항 목               │성능 및 규격                                  ┃

┣━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃지진해일 관측자료 │메모리              │자료저장 메모리는 10 GB 이상으로 추후         ┃

┃수집 및 처리장치  │                    │필요에 따라 추가가 가능하여야 하며,           ┃

┃                  │                    │통신 장애 시에도 6개월 이상의 자료를 저장     ┃

┃                  │                    │할 수 있어야 함                               ┃

┃                  ├──────────┼───────────────────────┨

┃                  │아날로그-디지털 변환│12 bit 이상                                   ┃

┃                  ├──────────┼───────────────────────┨

┃                  │인터페이스          │RS232C, RS422, RS485 포트, USB 포트 등        ┃

┃                  │                    │관측장비에 따라 호환 가능한 인터페이스 내장   ┃

┃                  │                    │(확장이 가능하도록 여분의 인터페이스 포함)    ┃

┃                  ├──────────┼───────────────────────┨

┃                  │자료저장간격        │15초, 1분, 5분, 10분, 15분, 20분, 30분, 1시간 ┃

┃                  │                    │간격 등에 대해 선택 가능                      ┃

┃                  ├──────────┼───────────────────────┨

┃                  │시간동기화          │KST기준 1일 1회                               ┃

┃                  ├──────────┼───────────────────────┨

┃                  │외장                │외부에 설치 시 산화방지와 방수기능이 가능한   ┃

┃                  │                    │재질 및 보호케이스 사용                       ┃

┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 지진해일 관측자료의 자료구조(제7조 제4항 관련)

[별표 3]

지진해일 관측자료의 자료구조(제7조 제4항 관련)

┏━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓

┃항 목       │자료길이│단 위 │설 명                               │표현방식            ┃

┣━━━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┫

┃파일명      │20      │      │‘관측소코드, 첨부파일명, 연월일’  │AAA_XXXXXXXXYYYYMMDD┃

┃            │        │      │순으로 표기                         │                    ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃관측소코드  │3       │      │사이트 코드                         │AAA                 ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃관측일시    │19      │      │‘년월일시분초’ 순으로 표기        │YYYY-MM-DD-hh-mm-ss ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃관측모드    │1       │      │일반모드=0, 이벤트모드=1            │0, 1                ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃위도        │9       │˚    │관측장비 위치(위도)                 │00.000000           ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃경도        │10      │˚    │관측장비 위치(경도)                 │000.000000          ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃해수면 높이 │8       │m     │압력식 해수면 관측기                │0000.000            ┃

┃            ├────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃            │7       │㎝    │극초단파식 해수면 관측기            │0000.00             ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃파고        │6       │m     │GPS식 파고계                        │00.000              ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃전압 1      │5       │V     │자료수신 부이 전압                  │000.0               ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃전압 2      │5       │V     │해저 장비 전압                      │000.0               ┃

┠──────┼────┼───┼──────────────────┼──────────┨

┃참조        │3       │      │참조값                              │000                 ┃

┗━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛


부칙

['부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20100730', '20130812', '20161212', '20200825', '20231211'] (공포번호: ['2010-2', '2013-2', '2016-12', '2020-15', '2023-18'])