# 화학테러·사고 대응장비 관리규정
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20250508, 시행일자=20250508, 소관부처=환경부)
행정규칙번호: 1687
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 화학테러·사고 대응장비 관리규정
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20250508
발령번호: 1687
시행일자: 20250508
소관부처: 환경부
담당부서기관: 환경부(화학안전과)
현행여부: Y

조문내용:
['   제1장 총칙', '제1조(목적) 이 훈령은 「화학물질관리법」 제44조, 제45조 및 동법 시행령 제18조 규정에 따라 화학사고 현장대응, 화학사고 영향조사 및 화학사고 조사 등에 필요한 대응장비 및 대응소모품(이하 "대응장비 등"이라 한다)를 효율적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "대응장비"라 함은 화학사고 또는 화학테러 발생 시 현장 대응에 필요한 개인보호장비, 탐지장비, 분석장비 등을 말한다.2. "대응소모품"이라 함은 화학사고 또는 화학테러 발생 시 현장 대응장비 등의 운영에 필요한 일반소모품 등을 포함한다.3. "교보재"라 함은 화학사고ㆍ테러 대응능력을 향상시키기 위한 교육ㆍ훈련을 실시할 때 사용하는 대응장비 등을 말한다.4. "관리책임자"라 함은 대응장비 등의 운용ㆍ관리에 관한 업무의 총괄 책임자를 말한다.5. 삭제6. 삭제', '제3조(대응장비 등의 분류) 대응장비 등은 그 목적과 활용도에 따라 분류하여 관리하며, 분류기준 및 분류번호는 별표 1과 같다', '   제2장 대응장비 운영 및 관리', '제4조(관리책임자의 지정 등) ① 유역(지방)환경청장 및 화학물질안전원장(이하‘환경청장 등’이라 한다)은 해당 기관의 직원 중에서 대응장비 등의 관리를 위하여 관리책임자를 지정하고, 관리책임자가 해당업무를 원활히 수행할 수 있도록 하여야 한다.② 관리책임자의 업무는 다음과 같다.1. 대응장비 운용계획의 작성2. 대응장비 등의 담당자 지정3. 대응장비 등의 구입 및 점검에 관한 사항4. 대응장비 등의 처분 및 교보재 전환 등 불용품 관리에 관한 사항5. 기타 환경청장 등이 대응장비 등의 관리에 필요하다고 인정하는 사항③ 제4조제2항제2호 대응장비 등의 담당자의 업무는 다음과 같다.1. 대응장비 등의 점검, 점검결과 기록ㆍ관리2. 대응장비 정비현황 기록ㆍ관리3. 대응장비 등의 보유현황 파악 및 기록ㆍ관리4. 대응장비 관리대장의 기록ㆍ관리', '제5조(대응장비 운용계획의 수립) ① 환경청장 등은 매년 12월 31일까지 다음 해의 대응장비 운용계획을 수립하여 환경부장관에게 보고하여야 한다.② 대응장비 운용계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 대응장비 등의 보유현황2. 대응장비 등의 불용품 처분 및 교보재 전환ㆍ관리계획3. 대응장비 부속품 및 대응지원장비의 재고현황 및 수급계획4. 대응장비 등의 점검계획5. 대응장비 등의 운용ㆍ관리를 위한 훈련 및 교육계획6. 그 밖에 대응장비 등의 운용 및 관리에 필요한 사항', '제6조(대응장비 확보) ① 환경청장 등은 별표 2의 기준에 따라 대응장비 등을 갖추어 두어야 한다. 다만, 대응장비 등의 구입에 소요되는 시간을 고려하여 대응장비 등의 일부를 기준수량을 초과하여 갖추어 둘 수 있다.② 관리책임자는 보유하고 있는 대응장비 등의 현황을 별지 제1호 서식 대응장비 관리대장에 기록하고, 별지 제2호 서식에 따라 대응장비별 관리카드도 작성하여야 한다.', '제7조(대응장비 등의 점검 및 관리) ① 환경청장 등은 별표 2의 대응장비 등의 점검주기에 따라 다음 각 호와 같이 월간점검 및 격월간점검을 실시하고 그 결과를 별지 제3호 서식의 화학테러ㆍ사고 대응장비 점검표에 기록하여야 한다. 다만, 대응소모품은 육안검사만 실시한다.1. 월간점검 : 외관육안검사 및 작동검사 (별표 3)2. 격월간점검 : 성능시험과 육안검사 병행 실시② 환경청장 등은 화학사고ㆍ테러 대응 및 화학사고 영향조사 실시 등에 대응장비 등이 즉시 사용될 수 있도록 다른 물품과 구분하여 전용공간에 보관하여야 한다.③ 환경청장 등은 대응장비의 성능유지를 위해 ‘교정대상 및 주기설정을 위한 지침’(국가기술표준원장 고시)을 준용하여 다음 각 호의 교정주기에 따라 장비를 교정ㆍ관리하여야 한다. 다만, 장비의 정밀도 및 정확도 유지, 환경조건 등을 감안하여 교정주기를 6개월 범위 내에서 단축 또는 연장하여 운용할 수 있다.1. 분광광도계 : 12개월2. 가스분석기 : 12개월3. 그 외 측정ㆍ탐지장비 : 12개월', '제8조(분석차량의 관리) ① 화학사고 현장측정분석차량(이하 "분석차량"이라 한다)을 보유하고 관리하는 환경청장 등은 분석차량의 효율적인 관리를 위해 운용관리 전담반을 편성ㆍ운영하고, 운용지침에 따라 관리해야 한다.② 환경청장 등은 제5조제2항의 대응장비 운용계획을 수립할 때에, 분석차량에 대한 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.1. 관리책임자 지정현황2. 운용관리 전담반의 편성인원 및 개인별 역할3. 교육ㆍ훈련 실적 및 계획4. 운영 실적 및 계획5. 점검ㆍ검사 실적 및 계획 등③ 제2항제2호 운용관리 전담반의 개인별 역할은 「화학사고 현장측정분석차량 운용관리 지침」을 따른다.', '제9조(고장발생의 보고) ① 대응장비 담당자는 대응장비의 고장이 발견된 때에는 즉시 별지 제4호 서식의 대응장비 고장발생보고서에 따라 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.② 대응장비 담당자는 대응장비의 운용 중 사고가 발생한 때에는 즉시 다음 각 호의 사항을 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.1. 사고가 발생한 일시 및 장소2. 대응장비의 사용목적과 사고발생원인3. 인적ㆍ물적 피해사항4. 그 밖의 조치사항', '제10조(내용연수) ① 환경청장 등은 조달청장이 정한 내용연수에 따라 대응장비 등을 운용하여야 한다. 다만, 조달청장이 정한 내용연수가 없는 대응장비 등에 대하여는 환경보건국장이 운영지원과장과 협의하여 정하는 내용연수에 따라 운용하여야 한다.② 환경청장 등은 내용연수가 경과한 대응장비 등을 제11조에 따라 불용처리하거나 교보재로 전환하여 관리하여야 한다. 다만, 내용연수가 경과한 경우라도 다음 호의 경우에는 해당 기간 동안 연장 사용이 가능하다.1. 환경청장 등이 제7조에 따른 점검결과와 관계 전문가의 의견 등을 고려하여 연장ㆍ사용할 것을 결정한 경우 : 최대 2년', '제11조(대응장비의 정비 및 처분) ① 환경청장 등은 대응장비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 해당 대응장비를 즉시 정비하여야 한다.1. 대응장비의 고장 또는 운용 중 사고 등으로 인하여 대응장비의 정상적인 작동이 어려운 경우2. 제7조제1항에 따른 점검결과 불량사항이 발견된 경우3. 그 밖에 대응장비의 성능을 향상시킬 필요가 있는 경우② 환경청장 등은 대응장비가 사용할 필요가 없어지거나 정비 등을 하더라도 사용할 수 없게 된 경우 또는 내용연수가 지났을 때는 불용처리하거나 교보재로 활용할 수 있다.③ 제2항에 따라 교보재로 활용하는 경우에는 별지 제5호 서식의 교보재 현황표에 기록하고, 대응장비 관리대장에 교보재 전환사실과 전환일자를 기록하여야 한다.④ 제2항에 따라 불용처리할 때에는 물품관리법의 관련규정에 따라 처분하여야 한다.', '제12조(대응장비 운용자의 교육) ① 환경청장은 대응장비 담당자의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 화학물질안전원에서 운영하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육과정을 연 1회 이상 이수하도록 조치하여야 한다.1. 화학사고대응과정2. 화학사고예방과정3. 화학사고수습과정4. 화학안전관리단 및 합동방재센터 역량강화과정5. 그 밖에 화학테러ㆍ사고 등과 관련있는 교육과정② 화학물질안전원장은 대응장비 담당자의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 제1항 각 호의 교육과정이 원활히 수행될 수 있도록 교육내용 구성, 강사 확보, 교육 보조재료 취득 등을 적극 지원하여야 한다.', '제13조(대응장비 등의 실태조사 및 평가대회) ① 환경보건국장은 환경청 등의 대응장비 관리실태에 대한 점검을 연 1회 이상 실시하여야 한다.② 환경보건국장은 제1항에 따른 실태점검을 위하여 화학물질안전원에 인력 등의 지원을 요청할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 화학물질안전원장은 이에 적극 협조하여야 한다.③ 환경보건국장은 화학물질안전원장과 협조하여 유역(지방)환경청 대응장비 운용능력을 평가하는 평가대회를 매년 1회 개최할 수 있다.', '제14조(예산 확보) 화학안전과장은 대응장비 운용계획에 따라 대응장비의 취득을 위한 예산 확보 등의 조치를 하여야 한다.', '제15조(재검토기한) 환경부장관은 훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 대응장비 등의 분류기준(제3조관련)

[별표 1]

대응장비 등의 분류기준(제3조관련)

1. 대응장비 등의 분류

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃장비분류      │종류                          │세부종류                            │비고                    ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃가. 기동  장비│? 현장출동지원차량           │                                    │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃              │? 화학사고 현장 측정분석차량 │                                    │분석장비 탑재           ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃              │? 화학사고 시료채취ㆍ탐지차량│화학사고 시료채취 ·탐지차량        │테러ㆍ사고 대응         ┃

┃              │                              ├──────────────────┤분석장비 탑재           ┃

┃              │                              │화학사고 원거리 영상탐지차량        │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃나. 보호 장비 │? 신체보호장비               │Level A 보호복                      │사고현장에서 대응인력의 ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤신체를 보호하는 장비ㆍ  ┃

┃              │? 호흡보호장비               │양압식공기호흡기                    │소모품                  ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 호흡보호장비 보조장비      │공기충전기                          │                        ┃

┃              │                              │공기호흡기 거치대                   │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 소모품(개인보호용)         │Level C 마스크                      │                        ┃

┃              │                              │Level C 보호복                      │                        ┃

┃              │                              │Level C 보호장갑                    │                        ┃

┃              │                              │Level C 보호장화                    │                        ┃

┃              │                              │Level C 정화통                      │                        ┃

┃              │                              │반면형 마스크                       │                        ┃

┃              │                              │열흡수조끼                          │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃다. 측정 장비 │? 채취장비                   │강산시료채취장비                    │사고물질 채취, 오염도   ┃

┃              │                              │대기시료포집장치                    │측정 등에 사용되는      ┃

┃              │                              │임핀져샘플러                        │장비ㆍ소모품            ┃

┃              │                              │시료채취장비                        │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 탐지장비                   │화학영상탐지시스템                  │                        ┃

┃              │                              │휴대용이온분광기                    │                        ┃

┃              │                              │휴대용라만분광기                    │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(과산화수소)          │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(일산화탄소)          │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(산소)                │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(불산)                │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(질산)                │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(염화수소)            │                        ┃

┃              │                              │단일가스측정기(암모니아)            │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(폼알데하이드 등 4종) │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(시안화수소 등 4종)   │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(이산화염소 등 5종)   │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(VOCs)                │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(가연성가스 등 4종)   │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(암모니아 등 4종)     │                        ┃

┃              │                              │복합가스측정기(황화수소 등 6종)     │                        ┃

┃              │                              │적외선온도측정건 또는 열화상카메라  │                        ┃

┃              │                              │휴대용풍향/풍속계                   │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 전처리장비                 │불소시안증류장치(자동불소전처리장비)│                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 분석장비                   │IC                                  │                        ┃

┃              │                              │Mobile FT-IR                        │                        ┃

┃              │                              │Mobile GC/MS                        │                        ┃

┃              │                              │UV-VIS                              │                        ┃

┃              │                              │휴대용 FT-IR(고체/액체)             │                        ┃

┃              │                              │휴대용 FT-IR(기체)                  │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 소모품(측정용)             │간이식별탐지킷(Smart Strip Kit)     │                        ┃

┃              │                              │검지관                              │                        ┃

┃              │                              │검지관식탐지장비                    │                        ┃

┃              │                              │검지관식탐지장비(칩타입)            │                        ┃

┃              │                              │검지관식탐지장비(자동펌프)          │                        ┃

┃              │                              │시료포집백                          │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃라. 제독 장비 │? 개인제독장비               │인체제독텐트                        │사고물질 수습ㆍ제독     ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤및 폐기에 사용되는      ┃

┃              │? 건식제독기                 │건식제독기                          │장비ㆍ소모품            ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 소모품(제독용)             │건식제독기용 제독액                 │                        ┃

┃              │                              │화학물질흡착팩(붐형,필로우형)       │                        ┃

┃              │                              │흡착포(케미컬흡착패드)              │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 소모품(폐기용)             │폐기물봉투                          │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃마. 통신 장비 │? 무전통신                   │무전기(디지털)                      │원활한 의사전달,        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤CARIS 구동 및           ┃

┃              │? 휴대용 PC                  │노트북                              │정보교환에 필요한 장비  ┃

┃              │                              │다자간통화장치                      │                        ┃

┃              │                              │태블릿PC                            │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃바. 구급 장비 │? 응급의약품(소모품)         │                                    │                        ┃

┠───────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┨

┃사. 기타      │? 업무용                     │캐노피(천막)                        │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 전원ㆍ조명                 │랜턴(소형)                          │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 기록보존용                 │드론                                │                        ┃

┃              │                              │디지털카메라                        │                        ┃

┃              │                              │영상카메라                          │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 소모품(누출방지용)         │                                    │                        ┃

┃              ├───────────────┼──────────────────┤                        ┃

┃              │? 기타                       │                                    │                        ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

2. 대응장비 등의 분류번호 부여체계

┏━                                  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                                  ┃

┃                                                                                  ┃

┃○○○-○○○-○-○○○○○                                                       ┃

┃                                                                                  ┃

┃중분류번호(2)-소분류번호(1)-기관분류번호(3)-장비구분(1)-장비구입연도(2)-          ┃

┃일련번호(3)                                                                       ┃

┃ ※ 중분류번호 : 대응장비 등의 기능 및 종류에 따라 부여,                          ┃

┃ ※ 소분류번호 : 대응장비 등의 용도 및 규격에 따라 부여                           ┃

┃ ※ 기관분류번호 : 행정표준코드관리시스템에 의한 기관코드번호 끝자리를 부여       ┃

┃ ※ 장비구분 : 대응장비, 소모품, 교보재로 구분                                    ┃

┃ ※ 장비별 일련번호 : 각 장비별로 고유번호를 부여한다. 다만, 동일품목ㆍ다량의 소모┃

┃품의 경우 구입시기별로 하나의 고유번호를 부여할 수 있다.                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

※ 중분류번호

기동장비(10), 보호장비(20), 측정장비(30), 제독장비(40), 통신장비(50), 

구급장비(60), 기타(90)

※ 기관분류번호

한강유역환경청(347), 낙동강유역환경청(354), 영산강유역환경청(356), 

금강유역환경청(355), 대구지방환경청(359), 원주지방환경청(358), 

전북지방환경청(780), 화학물질안전원(802)

※ 장비구분

대응장비(E : Equipment), 소모품(C : Consumables), 교보재(T : Training aids)

3. 대응장비 등의 분류번호

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃장비분류    │종류                          │중ㆍ소분류-○○○-장비구분-○○○○○ ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃가. 기동장비│? 현장출동지원차량           │101-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 화학사고 현장 측정분석차량 │102-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 화학사고 시료채취ㆍ탐지차량│104-○○○-E-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃나. 보호장비│? 신체 보호장비              │201-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 호흡 보호장비              │202-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 호흡보호장비 보조장비      │203-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 소모품(개인보호용)         │204-○○○-C-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃다. 측정장비│? 채취장비                   │301-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 탐지장비                   │302-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 전처리장비                 │303-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 분석장비                   │304-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 소모품(측정용)             │305-○○○-C-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃라. 제독장비│? 개인제독장비               │401-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 건식제독기                 │403-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 소모품(제독용)             │404-○○○-C-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 소모품(폐기용)             │405-○○○-C-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃마. 통신장비│? 무전통신                   │501-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 휴대용 PC                  │502-○○○-E-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃바. 구급장비│? 응급의약품(소모품)         │601-○○○-C-○○○○○               ┃

┠──────┼───────────────┼───────────────────┨

┃사. 기타    │? 업무용                     │901-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 전원ㆍ조명                 │902-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 기록보존용                 │903-○○○-E-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 소모품(누출방지용)         │904-○○○-C-○○○○○               ┃

┃            ├───────────────┼───────────────────┨

┃            │? 기타                       │905-○○○-E-○○○○○               ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 대응장비 등의 보유기준 및 점검주기(제6조 및 제8조 관련)

[별표 2] 

대응장비 등의 보유기준 및 점검주기(제6조 및 제8조 관련)

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃장비분류    │종류              │세부종류              │최소보유기준        │점검주기┃

┃            │                  │                      ├──────┬───┤        ┃

┃            │                  │                      │기관별      │합계  │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃가. 기동장비│?현장출동지원차량│현장출동지원차량      │안전원1대   │15대  │주 1)   ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?화학사고        │화학사고              │안전원1대   │8대   │주 2)   ┃

┃            │현장측정분석차량  │현장측정분석차량      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?화학사고        │화학사고              │안전원1대   │1대   │주 2)   ┃

┃            │시료채취ㆍ탐지차  │시료채취ㆍ탐지차량    │            │      │        ┃

┃            │량                ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │화학사고 원거리       │안전원1대   │1대   │주 2)   ┃

┃            │                  │영상탐지차량          │            │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃나. 보호장비│?신체보호장비    │Level A 보호복        │안전원8벌   │106벌 │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별8벌     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별6벌   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?호흡보호장비    │양압식공기호흡기      │안전원8개   │106개 │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별8개     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별6개   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?호흡보호장비    │공기충전기            │안전원1대   │1대   │매월    ┃

┃            │보조장비          ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │공기호흡기 거치대     │안전원1대   │1대   │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?소모품          │Level C 마스크        │안전원30개  │450개 │격월    ┃

┃            │(개인보호용)      │                      │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Level C 보호복        │안전원30벌  │450개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별30벌    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30벌  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Level C 보호장갑      │안전원30개  │450개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Level C 보호장화      │안전원30개  │450개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Level C 정화통        │안전원30개  │450개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │반면형 마스크         │안전원30개  │450개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │열흡수조끼            │안전원8개   │106개 │        ┃

┃            │                  │                      │청별8개     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별6개   │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃다. 측정장비│?채취장비        │강산시료채취장비      │안전원1대   │8대   │매월    ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │대기시료포집장치      │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │임핀져샘플러          │안전원1대   │8대   │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │시료채취장비          │안전원1대   │8대   │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?탐지장비        │화학영상탐지시스템    │안전원1대   │1대   │매월    ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │휴대용이온분광기      │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │휴대용 라만분광기     │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(과산화수소)          │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원2대   │30대  │        ┃

┃            │                  │(일산화탄소)          │청별2대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원2대   │30대  │        ┃

┃            │                  │(산소)                │청별2대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(불산)                │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(질산)                │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(염화수소)            │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │단일가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(암모니아)            │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(폼알데하이드 등 4종) │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(시안화수소 등 4종)   │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(이산화염소 등 5종)   │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(VOCs)                │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(가연성가스 등 4종)   │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(암모니아 등 4종)     │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │복합가스측정기        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(황화수소 등 6종)     │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │적외선온도측정건      │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │또는 열화상카메라     │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │휴대용풍향/풍속계     │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?전처리장비      │불소시안증류장치      │안전원1대   │8대   │주 2)   ┃

┃            │                  │(자동불소전처리장비)  │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?분석장비        │IC                    │안전원1대   │8대   │매월    ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Mobile FT-IR          │안전원1대   │8대   │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │Mobile GC/MS          │안전원1대   │8대   │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │UV-VIS                │안전원1대   │8대   │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │휴대용 FT-IR          │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(고체/액체)           │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │휴대용 FT-IR          │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │(기체)                │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?소모품(측정용)  │간이식별탐지킷        │안전원30개  │450개 │격월    ┃

┃            │                  │(Smart Strip Kit)     │청별30개    │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별30개  │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │검지관                │안전원1세트 │15세트│격월    ┃

┃            │                  │                      │청별1세트   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1세트 │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │검지관식탐지장비      │안전원2개   │30개  │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별2개     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2개   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │검지관식탐지장비      │안전원1대   │1대   │매월    ┃

┃            │                  │(칩타입)              │            │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │검지관식탐지장비      │안전원1대   │1대   │매월    ┃

┃            │                  │(자동펌프)            │            │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │                  │시료포집백            │안전원1세트 │15세트│격월    ┃

┃            │                  │                      │청별1세트   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1세트 │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃라. 제독장비│?개인제독장비    │인체제독텐트          │안전원1세트 │1세트 │매월    ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?건식제독기      │건식제독기            │안전원1대   │15대  │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?소모품(제독용)  │건식제독기용 제독액   │안전원1세트 │15세트│격월    ┃

┃            │                  │                      │청별1세트   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1세트 │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │화학물질흡착팩        │안전원2박스 │30박스│        ┃

┃            │                  │(붐형)                │청별2박스   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2박스 │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │화학물질흡착팩        │안전원2박스 │30박스│        ┃

┃            │                  │(필로우형)            │청별2박스   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2박스 │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │흡착포                │안전원2박스 │30박스│        ┃

┃            │                  │(케미컬흡착패드)      │청별2박스   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2박스 │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?소모품 (폐기용) │폐기물봉투            │안전원1박스 │15박스│격월    ┃

┃            │                  │                      │청별1박스   │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1박스 │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃마. 통신장비│?무전통신        │무전기(디지털)        │안전원4대   │60개  │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별4대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별4대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?휴대용 PC       │노트북                │안전원1대   │15대  │매월    ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │다자간통화장치        │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │태블릿PC              │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃바. 구급장비│?응급의약품      │-                     │-           │-     │        ┃

┃            │(소모품)          │                      │            │      │        ┃

┠──────┼─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃사. 기타    │?업무용          │캐노피(천막)          │안전원2개   │30대  │격월    ┃

┃            │                  │                      │청별2개     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2개   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?전원ㆍ조명      │랜턴(소형)            │안전원2대   │30대  │격월    ┃

┃            │                  │                      │청별2대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별2대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?기록보존용      │드론                  │안전원1대   │2대   │격월    ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │디지털카메라          │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            │                  ├───────────┼──────┼───┤        ┃

┃            │                  │영상카메라            │안전원1대   │15대  │        ┃

┃            │                  │                      │청별1대     │      │        ┃

┃            │                  │                      │센터별1대   │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │?소모품          │-                     │-           │-     │        ┃

┃            │(누출방지용)      │                      │            │      │        ┃

┃            ├─────────┼───────────┼──────┼───┼────┨

┃            │? 기타           │-                     │-           │-     │        ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┛

※ 기관: 유역(지방)환경청, 화학재난합동방재센터, 화학물질안전원을 개별기관으로 본다.

* 주 1) 차량은 ‘공용차량관리규정’(대통령령) 및 ‘정부물품정비관리규정’(조달청고시)에 따라 점검ㆍ관리한다.

* 주 2) 화학사고 현장측정분석차량 운영관리 지침에 따라 점검ㆍ관리한다.

※ 기관별 최소보유기준 이상의 대응장비 등을 보유하여야 한다.

※ 대응소모품의 경우 당해연도 최소보유기준 이상을 확보하고, 사고ㆍ테러 대응에 소모되는 것을 고려한다.

별표 0003: 대응장비 등의 점검방법(제8조관련)

[별표 3]

대응장비 등의 점검방법(제8조관련)

1. 보호장비

    가. Level A / Level B 보호복 

    나. Level C 보호복 

    다. 양압식 공기호흡기

2. 측정장비

    가. Mobile GC/MS

    나. 휴대용이온분광기

    다. 검지관식탐지장비

    라. 검지관식탐지장비(자동펌프)

    마. 단일가스측정기(불산)

    바. 복합가스측정기(VOCs)

    사. 복합가스측정기(폼알데하이드 등 4종, 시안화수소 등 4종, 이산화염소 등 4종)

    아. 복합가스측정기(가연성가스 등 4종, 암모니아 등 4종, 황화수소 등 6종) 

3. 기타

    가. 드론

1. 개인보호장비

가. Level A / Level B형 보호복

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓

┃순번│점검항목                                              │유형      │검사방법  ┃

┃    │                                                      ├──┬──┤          ┃

┃    │                                                      │A형 │B형 │          ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃1.  │보호복 내부 솔기나 소재의 결함여부                    │○  │○  │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃2.  │보호복 외부의 결함 및 변색 여부                       │○  │○  │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃3.  │안면창의 스크래치 및 결함 여부                        │○  │    │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃4.  │솔기 테이프가 떨어지지 않았는지 확인                  │○  │○  │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃5.  │장화 및 밀폐부의 표면 결함 및 변색 여부               │○  │○  │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃6.  │밀폐부의 마모 및 손상 부위 유무                       │○  │    │외관육안  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃7.  │지퍼와 지퍼 고정부의 기능)                            │○  │○  │작동검사  ┃

┃    │※ 지퍼가 잘 잠기거나 열리지 않는 경우, 왁스로 지퍼의 │    │    │          ┃

┃    │내부 및 외부를 윤활하게 한다                          │    │    │          ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃8.  │허리벨트의 조임/풀림 장치의 작동여부                  │○  │○  │작동검사  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃9.  │열흡수조끼 원단, 냉매제, 내부포켓 등의 이상 여부      │○  │○  │외관육안, ┃

┃    │                                                      │    │    │작동검사  ┃

┠──┼───────────────────────────┼──┼──┼─────┨

┃10. │보호장갑 및 밴드, 내피장갑 등의  표면 결함 및 변색    │○  │○  │외관육안  ┃

┃    │여부                                                  │    │    │          ┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━┛

※ 손상된 부분은 컬러테이프를 부착하여 표시한다.(공통)

나. Level C형 보호복

(1) 호흡보호구

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                              │비고      ┃

┠──┼┬──────────────────────┼─────┨

┃1.  ││안면부의 균열, 파손, 오염 등 확인           │외관육안  ┃

┃    ││특히 얼굴과 맞닿는 부분의 변형 여부         │          ┃

┠──┼┼──────────────────────┼─────┨

┃2.  ││보안 렌즈의 파손, 균열 등                   │외관육안  ┃

┠──┼┼──────────────────────┼─────┨

┃3.  ││흡기 밸브막 및 배기 밸브막의 오염, 변형, 균 │외관육안  ┃

┃    ││열, 파손 등을 확인                          │          ┃

┃    ││                                            │          ┃

┃    ││◇ 배기밸브 커버를 개방                     │          ┃

┃    ││◇ 손상 여부 등을 확인                      │          ┃

┃    ││◇ 배기밸브 커버를 다시 장착                │          ┃

┠──┼┼──────────────────────┼─────┨

┃4.  ││머리끈의 손상여부                           │외관육안, ┃

┃    ││머리끈의 탄력성                             │작동검사  ┃

┠──┼┼──────────────────────┼─────┨

┃5.  ││모든 플라스틱 부품들의 균열, 노화 여부      │외관육안  ┃

┠──┼┼──────────────────────┼─────┨

┃6.  ││주황색 가스켓 링의 위치 및 손상 여부        │외관육안  ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

(2) 정화통

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목                                      │검사방법┃

┠──┼┬──────────────────────┼────┨

┃1.  ││정화통의 밀봉 상태 확인                     │외관육안┃

┃    ││※ 찢어지거나 뚫림 등                       │        ┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃2.  ││정화통 개봉 후 정화통 용기 표면의 파손 여부 │외관육안┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(3) 보호복

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃순번│점검항목                                    │검사방법  ┃

┠──┼┬─────────────────────┼─────┨

┃1.  ││원단의 마모나 파손 부분여부               │외관육안  ┃

┠──┼┼─────────────────────┼─────┨

┃2.  ││봉제선에 테이프 밀착이 제대로 되어있는지  │외관육안, ┃

┃    ││확인                                      │작동검사  ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

(4) 보호장화

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목                                    │검사방법┃

┠──┼┬─────────────────────┼────┨

┃1.  ││장화와 발의 크기가 맞는지 확인            │착용검사┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃2.  ││몸통, 겉장, 그 외 부분품의 부착 상태 확인 │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃3.  ││카프의 터짐 상태나 끈이 있는지 여부       │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃4.  ││외피의 파손상태 확인                      │외관육안┃

┃    ││외관의 오염상태 확인                      │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(5) 보호장갑

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                │비고    ┃

┠──┼────────────────────────┼────┨

┃1.  │장갑에 구멍이 있는지 확인                       │외관육안┃

┃    │                                                │작동검사┃

┠──┼┬───────────────────────┼────┨

┃1-1.││◇ 장갑에 입으로 바람을 불어넣어 본다         │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃1-2.││◇ 장갑을 부풀리고 물 안에 넣어서 공기가 새   │        ┃

┃    ││어나가지 않는지를 확인                        │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃1-3.││◇ 부푼 장갑의 손가락을 꺽어 말아서 공기가 나 │        ┃

┃    ││가지 않는지를 확인                            │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(6) 호흡보호구 (양압검사)

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                  │비고    ┃

┠──┼─────────────────────────┼────┨

┃1.  │밀착성 확인                                       │작동검사┃

┠──┼┬────────────────────────┼────┨

┃1-1.││◇ 손바닥으로 배기밸브 커버 밑을 막은 후 부     │        ┃

┃    ││드럽게 숨을 내쉰다.                             │        ┃

┃    ││◇ 면제가 약간 부풀어 오르고 얼굴과 면체 사이   │        ┃

┃    ││로 공기가 새는 것이 느껴지지 않으면 밀착        │        ┃

┃    ││이 된 것이다                                    │        ┃

┠──┼┼────────────────────────┼────┨

┃1-2.││◇ 공기가 새는 것이 느껴지면 보호구의 위치를 재 │        ┃

┃    ││조정하고, 머리끈의 길이도 재조정해서 누설이     │        ┃

┃    ││없도록 조치한다                                 │        ┃

┠──┼┼────────────────────────┼────┨

┃1-3.││◇ 밀착이 잘 될 때까지 위의 절차를 반복한다.    │        ┃

┠──┼┼────────────────────────┼────┨

┃1-4.││◇ 적절한 밀착이 되지 않으면 오염지역으로 들    │        ┃

┃    ││어가지 말고 담당관에게 보고한다.                │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(7) 호흡보호구 (음압검사)

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목                                        │검사방법┃

┠──┼────────────────────────┼────┨

┃1.  │밀착성 확인                                     │작동검사┃

┠──┼┬───────────────────────┼────┨

┃1-1.││◇ 손바닥으로 정화통의 바깥쪽(필터 리테이터의 │        ┃

┃    ││개구부)를 막고, 부드럽게 숨을 들이쉰다.       │        ┃

┃    ││◇ 면체가 약간 얼굴쪽으로 오그라들고 면체와   │        ┃

┃    ││얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않      │        ┃

┃    ││으면 밀착이 된 것이다                         │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃1-2.││◇ 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴   │        ┃

┃    ││지면 보호구의 위치를 재조정하고 머리끈의      │        ┃

┃    ││길이도 재조정해서 누설이 없도록 한다.         │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃1-3.││◇ 밀착이 잘 될 때까지 위의 절차를 반복한다.  │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃1-4.││◇ 적절한 밀착이 되지 않으면 오염지역으로 들  │        ┃

┃    ││어가지 말고 담당관에게 보고한다.              │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

다. 양압식 공기호흡기

(1) 기밀시험

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                │비고      ┃

┠──┼┬───────────────────────┼─────┨

┃1.  ││공기호흡기와 연결되어 있는 양압조정기 핸들을  │          ┃

┃    ││“CLOSE" 방향으로 돌린다                      │          ┃

┠──┼┼───────────────────────┼─────┨

┃2.  ││용기밸브 핸들을 조심스럽게 1바퀴이상 시계     │          ┃

┃    ││반대방향으로 돌려 5~10분 가량 열어 둔다.      │          ┃

┠──┼┼───────────────────────┼─────┨

┃3.  ││압력계의 지침을 확인한 후 용기밸브 핸들을     │          ┃

┃    ││시계방향으로 돌려 잠근 다음, 약 5~10분 후에   │          ┃

┃    ││압력변화 여부를 확인한다.                     │          ┃

┠──┼┼───────────────────────┼─────┨

┃4.  ││용기밸브를 다시 열었을 때 압력계의 지침에     │압력계    ┃

┃    ││변화가 없어야 한다                            │확인      ┃

┠──┼┼───────────────────────┼─────┨

┃5.  ││만약 압력계에 변화가 있을 경우 용기밸브의     │비눗물    ┃

┃    ││안전장치 및 공기유출구, 압력계, 호스 경보기   │기포발생  ┃

┃    ││등의 연결부위에 기밀시험 용액이나 비눗물을    │확인      ┃

┃    ││발라 거품이나 방울이 발생하는지를 확인한다.   │          ┃

┠──┼┼───────────────────────┼─────┨

┃6.  ││용기밸브와 고압조정기가 정확히 연결된 상태    │조치사항  ┃

┃    ││에서도 공기가 샐 경우 고압조정기 O링의        │          ┃

┃    ││파손여부를 확인하여 파손되었으면 교체하고     │          ┃

┃    ││없으면 O링을 끼워 준다.                       │          ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

(2) 경보기

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                │비고    ┃

┠──┼┬───────────────────────┼────┨

┃1.  ││용기밸브가 닫힌 상태에서 면체의 양압조정기    │        ┃

┃    ││핸들을 천천히 “OPEN”방향으로 돌리면, 호스   │        ┃

┃    ││에 차 있는 공기가 서서히 빠져 압력이 떨어     │        ┃

┃    ││지기 시작한다.                                │        ┃

┠──┼┼───────────────────────┼────┨

┃2.  ││공기 압력이 떨어지는 과정에서 압력계의 지침   │음량확인┃

┃    ││이 53~58㎏f/㎠를 가리킬 때, 경보음이 울리는지 │작동검사┃

┃    ││확인한다.                                     │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(3) 면체

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                  │비고    ┃

┠──┼┬────────────────────────┼────┨

┃1.  ││면체의 형상과 파손 여부 확인                    │외관육안┃

┠──┤├────────────────────────┼────┨

┃2.  ││면체고무 부품의 손상여부 확인                   │외관육안┃

┠──┼┼────────────────────────┼────┨

┃3.  ││머리조절끈의 상태와 탄성이 충분한지 확인        │착용검사┃

┠──┼┼────────────────────────┼────┨

┃4.  ││밀착성 확인                                     │작동검사┃

┃    ││◇ 면체를 착용한다                              │        ┃

┃    ││◇ 부착된 양압조정기와 대기호흡장치를 닫고 호흡 │        ┃

┃    ││을 깊게 들여마셨을 경우, 면체가 얼굴 쪽으로     │        ┃

┃    ││약간 찌그러지는가를 확인한다.                   │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(4) 양압조정기

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                      │비고    ┃

┠──┼┬──────────────────────────┼────┨

┃1.  ││용기밸브를 연 후 양압조정기를 “CLOSE" 위치에       │작동검사┃

┃    ││놓았을때, 공기의 누출이 있는지 확인                 │        ┃

┠──┼┼──────────────────────────┼────┨

┃2.  ││면체의 대기호흡장치를 “대기호흡”방향으로 돌린 후, │        ┃

┃    ││면체를 쓰고 양압조정기 개폐핸들을 “OPEN"에 맞춤    │        ┃

┃    ││과 동시에 대기호흡장치를 ”양압호흡“으로 전환한다  │        ┃

┠──┼┼──────────────────────────┼────┨

┃3.  ││착용자가 호흡을 하면서 손가락을 면체 측면에         │착용검사┃

┃    ││끼웠을 때 공기가 외부로 누출되는지 확인             │        ┃

┠──┼┼──────────────────────────┼────┨

┃4.  ││적색 By-Pass(비상밸브) 핸들을 바깥쪽으로 당기는     │작동검사┃

┃    ││동시에 시계 반대방향으로 돌렸을 때 작동되는지       │        ┃

┃    ││의 여부와 By-Pass를 잠근 상태에서 공기의 누출       │        ┃

┃    ││이 있는지 확인                                      │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(5) 등지게 점멸장치

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                              │비고    ┃

┠──┼┬──────────────────────┼────┨

┃1.  ││용기밸브를 열었을 때 점멸장치의 좌우측이 자 │작동검사┃

┃    ││동으로 작동되는지 확인                      │        ┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃2.  ││점멸장치가 작동하면, 용기밸브를 닫고 면체   │        ┃

┃    ││호스의 공기를 모두 배출한다.                │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(6) 대기호흡장치

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                                    │비고    ┃

┠──┼┬─────────────────────────┼────┨

┃1.  ││양압조정기의 핸들이 “CLOSE" 위치에 있는          │        ┃

┃    ││지 확인                                           │        ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼────┨

┃2.  ││면체의 대기호흡장치 조절 핸들을 돌려 “대기호흡” │        ┃

┃    ││위치에 놓고, 면체를 작용                          │        ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼────┨

┃3.  ││대기 중의 공기(외부공기)로 호흡이 이루어지는지    │착용검사┃

┃    ││를 확인                                           │작동검사┃

┠──┼┼─────────────────────────┼────┨

┃4.  ││사용 후 “양압호흡” 위치로 보관.                 │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

※ “대기호흡” 위치로 장시간 보관할 경우 부품에 변형이 갈수 있으므로 항상 사용 후에는 “양압호흡” 위치로 보관한다.

2. 탐지 및 분석장비

가. 휴대용 GC/MS 점검시 나타나는 문제점과 해결방안

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│문제점 및 확인·해결 방안                                       │비고    ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃1)  │Communication 문제가 발생할 경우                                │외관육안┃

┃1-1.│- Cable은 잘 연결 되었는지 여부확인                             │        ┃

┃1-2.│- Crossover cable의 사용여부 확인(노란색)                       │        ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃2)  │Auto-Tune 실행 시 실패할 경우                                   │외관육안┃

┃2-1.│- Internal Standard Gas 압력                                    │        ┃

┃2-2.│- Carrier Gas 관련 Reservoir 압력(400kpa 최소압력)              │        ┃

┃2-3.│- Internal Standard Gas 유효기간 확인                           │        ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃3)  │관련 Gas 상태를 확인 후에도 지속적으로 Auto-Tune 이 안될 경우   │        ┃

┃3-1.│- HAPSITE Smart를 Restart하여 재시도                            │        ┃

┃3-2.│- 새로운 Internal Standard를 장착                               │        ┃

┃3-3.│- 최근의 정상이었던 “Tune file"을 ”View Tune Result"에서 확인 │        ┃

┃    │후 Reinstall                                                    │        ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃4)  │Internal Standard Peak가 없는 경우                              │외관육안┃

┃4-1.│- Probe가 제대로 장착 되었는지 확인                             │        ┃

┃4-2.│- Exhaust line이 막혀있는지 여부 확인                           │        ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃5)  │오염이 예상되는 Peak가 보이는 경우                              │        ┃

┃5-1.│- 오염된 부분이 안정화 될 때까지 Blank 실행                     │        ┃

┠──┼────────────────────────────────┼────┨

┃6)  │Internal Standard Peak가 2개 이상 보이는 경우                   │        ┃

┃6-1.│- 1～2회 Blank 실행을 통해 남아있는 Internal Standard 배출      │        ┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

나. Chempro 100 유지관리 방법

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃순번│관리 항목 및 방법                                   │비고┃

┠──┼──────────────────────────┼──┨

┃(1) │청소, 유지·관리                                    │    ┃

┠──┼┬─────────────────────────┼──┨

┃1-1.││◇ 먼지나 유기물들(왁스 혹은 세정제 등)이 케이스  │    ┃

┃    ││위에 쌓이면 작동성능에 나쁜 영향을 줄 수 있으     │    ┃

┃    ││므로, 항상 깨끗한 상태로 보관한다.                │    ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼──┨

┃1-2.││◇ 인넷캡(Inlet cap)이 잠긴 상태에서 탐지기       │    ┃

┃    ││외부표면에 마일드 비누나 물로 닦는 것은           │    ┃

┃    ││안전하다                                          │    ┃

┃    ││◇ 탐지기를 흐르는 물에 담그지 않는다             │    ┃

┃    ││◇ 솔벤트나, 혹은 불확실한 세탁제를 사용하        │    ┃

┃    ││지 않는다.                                        │    ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼──┨

┃1-3.││◇ 탐지기를 사용하지 않을 때는 하드 케이스에      │    ┃

┃    ││넣어 보관하고 인넷캡은 곧 닫는다.                 │    ┃

┠──┼┴─────────────────────────┼──┨

┃(2) │인렛캡 및 필터의 정기적 검사(Inspection)            │    ┃

┠──┼┬─────────────────────────┼──┨

┃2-1.││◇ 깨끗한 손으로 인넷캡을 쥐고 시계방향 반        │    ┃

┃    ││대로 돌리면 “OPEN" (열림)을 통과하여 캡          │    ┃

┃    ││을 완전히 젖혀 제거한다.                          │    ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼──┨

┃2-2.││◇ 인넷필터를 빼기 위해 탐지를 거꾸로 하          │    ┃

┃    ││여 조심스럽게 빼낸다.                             │    ┃

┠──┤├─────────────────────────┼──┨

┃2-3.││◇ 인넷부분의 먼지를 검사하고 필요하면 교환한다.  │    ┃

┠──┼┼─────────────────────────┼──┨

┃2-4.││◇ 서미스터는 솜에 물을 묻혀 먼지나 오물을        │    ┃

┃    ││제거한 후 필터를 장착하여 인넷캡을 시계           │    ┃

┃    ││방향으로 완전히 돌려 보관한다.                    │    ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┛

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃순번│관리 항목 및 방법                                 │비고┃

┠──┼─────────────────────────┼──┨

┃(3) │센스 테스트                                       │    ┃

┠──┼┬────────────────────────┼──┨

┃3-1.││◇ 인넷캡을 시계 반대방향으로 “톡” 소리 날    │    ┃

┃    ││때까지 돌린다.                                  │    ┃

┠──┼┼────────────────────────┼──┨

┃3-2.││◇ 오른쪽 버튼을 3초 눌러 전원 "ON" 한다.       │    ┃

┠──┼┼────────────────────────┼──┨

┃3-3.││◇ 가운데 매뉴버튼을 1번 누른다.                │    ┃

┠──┼┼────────────────────────┼──┨

┃3-4.││◇ 액정 화면에 SENSOR TEST가 나오면 Select      │    ┃

┃    ││를 누른다                                       │    ┃

┠──┼┼────────────────────────┼──┨

┃3-5.││◇ 액정 화면에 Apply test tube가 나오면 테스트  │    ┃

┃    ││막대를 쥐고 플러저를 밀어낸다음, 인넷캡         │    ┃

┃    ││가까이 테스트막대 끝을 둔다.                    │    ┃

┠──┼┼────────────────────────┼──┨

┃3-6.││◇ 탐지기 화면에 “OK"가 나타나면 ”Exit" 눌러  │    ┃

┃    ││테스트를 종료 한다.                             │    ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┛

다. Chempro 100 점검시 나타나는 문제점과 해결방안

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃순번│문제점 및 확인·해결 방안                         │비고┃

┠──┼────────────────────────┬┼──┨

┃1)  │탐지기가 표준작동으로 들어가지 않을 경우        ││    ┃

┃1-1.│- 탐지기를 다시 스타트 한다.                    ││    ┃

┃1-2.│- 이것으로 문제가 해결되지 않을 경우 제작사에   ││    ┃

┃    │보낸다                                          ││    ┃

┠──┼────────────────────────┼┼──┨

┃2)  │탐지기가 스타트가 안 될 경우                    ││    ┃

┃2-1.│- 탐지기 전원 어뎁터를 연결하여 충전한다.       ││    ┃

┃2-2.│- 충전이 안될 시 스페어 베터리를 사용한다.      ││    ┃

┃2-3.│- 두 가지가 방법이 안될 경우 제작사에 보낸다.   ││    ┃

┠──┼────────────────────────┼┼──┨

┃3)  │흡입이 안될 경우                                ││    ┃

┃3-1.│- 인넷캡을 열림(OPEN) 위치에 놓는다.            ││    ┃

┃3-2.│- 인넷필터를 교환한다.                          ││    ┃

┃3-3.│- 이외에는 제작사에 보낸다.                     ││    ┃

┠──┼────────────────────────┼┼──┨

┃4)  │베터리가 충전이 안될 경우                       ││    ┃

┃4-1.│- 700번 정도 충전시 교환한다.                   ││    ┃

┃4-2.│- 탐지기 전원 어텝터 연결시 LEDs가 녹색인지     ││    ┃

┃    │확인한다.                                       ││    ┃

┃4-3.│- 가능하면 재충전 베터리를 옵션베터리 충전기로  ││    ┃

┃    │바꾼다.                                         ││    ┃

┃4-4.│- 이외에는 제작사에 보낸다.                     ││    ┃

┠──┼────────────────────────┼┼──┨

┃5)  │탐지기가 테스트 막대에 반응이 없을 경우         ││    ┃

┃5-1.│- 가능하면 다른 테스트막대를 사용한다.          ││    ┃

┃5-2.│- 인넷필터를 확인한다.                          ││    ┃

┃5-3.│- 탐지기를 다시 스타트하고 다시 시도한다.       ││    ┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷┷━━┛

라. KITAGAWA  AP 20

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                              │비고    ┃

┠──┼┬──────────────────────┼────┨

┃1.  ││검지관의 사용기간 및 파손여부 확인          │외관육안┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃2.  ││탐지기 외부 파손여부 확인                   │외관육안┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃3.  ││검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서        │작동검사┃

┃    ││취부나사가 원활히 작동되는지 확인           │        ┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃4.  ││검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서 취     │작동검사┃

┃    ││부나사 부분으로 삽입하여 고정되는지         │        ┃

┃    ││확인                                        │        ┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃5.  ││핸들의 적색선과 펌프의 적색선을 맞추어서 끝 │작동검사┃

┃    ││까지 당겨지는지 확인                        │        ┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃6.  ││핸들이 펌프 몸체 압력에 의해 안으로 들어가는│작동검사┃

┃    ││지 확인                                     │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

마. DRAGER CDS HAND

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                            │비고    ┃

┠──┼┬─────────────────────┼────┨

┃1.  ││검지관의 사용기간 및 파손여부 확인        │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃2.  ││탐지기 외부 파손여부 확인                 │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃3.  ││매니폴트의 파손여부 확인                  │외관육안┃

┃    ││                                          │        ┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃4.  ││검지관 양끝을 절단하지 않은 상태에서 펌프 │작동검사┃

┃    ││의 흡입부분에 삽입하여 고정되는지 확인    │        ┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃5.  ││양손을 이용하여 펌프를 힘껏 눌러 상단 홈  │작동검사┃

┃    ││에 흰색이 보이는지 확인                   │        ┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃6.  ││PUMP와 매니폴트가 제대로 연결되는지 확인  │작동검사┃

┃    ││                                          │        ┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃7.  ││펌프를 눌러 30초 동안 기다린 후,          │작동검사┃

┃    ││펌프가 현 상태를 유지하는지 확인          │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

3. 개인 제독 및 방재장비

가. 개인제독장비

(1) 소방호스

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                            │비고    ┃

┠──┼┬─────────────────────┼────┨

┃1.  ││소방호스가 찢어지거나 구멍이 있는지 확인  │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃2.  ││소방호스 연결 아뎁터가 제대로 작동하      │작동검사┃

┃    ││는지 확인                                 │        ┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃3.  ││소방호스에서 물이 다량으로 유출이 되는지  │        ┃

┃    ││확인                                      │        ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(2) 이동식 샤워기

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                            │비고    ┃

┠──┼┬─────────────────────┼────┨

┃1.  ││프레임의 변형 및 파손이 있는지 확인       │외관육안┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃2.  ││소방호스와 프레임이 제대로 연결되는지 확인│작동검사┃

┠──┼┼─────────────────────┼────┨

┃3.  ││노즐에서 제독액이 제대로 분출되는지 확인  │작동검사┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

(3) Decon Basin

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                              │비고    ┃

┠──┼┬──────────────────────┼────┨

┃1.  ││Decon Basin이 찢어지거나 구멍이 있는지 확인 │외관육안┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃2.  ││Decon Basin 밖으로 제독액이 유출되는지 확인 │작동검사┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃3.  ││수중펌프가 제대로 작동하는지 확인           │작동검사┃

┠──┼┼──────────────────────┼────┨

┃4.  ││제독솔의 변형이 있거나 모가 빠졌는지 확인   │외관육안┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛

나. 소석회 살포기

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃순번│점검항목 및 방법                            │비고┃

┠──┼┬─────────────────────┼──┨

┃1.  ││엔진을 수평이 되도록 놓고 오일주입구를 깨 │    ┃

┃    ││끗이 한다.                                │    ┃

┠──┼┼─────────────────────┼──┨

┃2.  ││오일 주입구 마개와 딥스틱을 뺀다.         │    ┃

┠──┼┼─────────────────────┼──┨

┃3.  ││오버풀로잉까지 채운다.                    │    ┃

┠──┼┼─────────────────────┼──┨

┃4.  ││딥스틱이 있으면 “FULL"마크까지 채운다.   │    ┃

┠──┼┼─────────────────────┼──┨

┃5.  ││오일을 천천히 보충한다.                   │    ┃

┠──┼┼─────────────────────┼──┨

┃6.  ││마개와 딥스틱을 시동전에 채운다.          │    ┃

┗━━┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┛

별표 0001: 화학테러ㆍ사고 대응장비 관리대장

【별지 제1호서식] 

화학테러ㆍ사고 대응장비 관리대장 (○○○○환경청)

┏━━━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━┯━━┓

┃장비    │세부종류│규격│단위│보유  │보유  │취득  │취득│내용  │보관│관리현황      │비고┃

┃분류번호│        │    │    │기준  │수량  │일자  │단가│연수  │위치├───┬───┤    ┃

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │처분  │처분  │    ┃

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │현황  │일자  │    ┃

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │(※)  │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │      │      │    │      │    │      │      │    ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━┛

  * EXCEL로 작성 가능                               297㎜×210㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]         

※ 처분현황 구분 : 보유(Y), 교보재 전환(T), 불용품 처분(X)

※ 처분현황 구분 : 보유(Y), 교보재 전환(T), 불용품 처분(X)

별표 0002: 화학테러ㆍ사고 대응장비 관리카드

【별지 제2호서식] 

(앞면)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃화학테러ㆍ사고 대응장비 관리카드                      ┃

┠──────┬────────┬───────┬───┨

┃장비분류번호│                │처분현황 (※) │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃세부종류    │                │처분일자      │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃용도        │                │기기번호(S/N) │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃모델명      │                │취득일자      │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃제조사      │                │취득단가      │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃내용연수    │                │교체예정일    │      ┃

┠──────┼────────┼───────┼───┨

┃점검주기    │                │보관위치      │      ┃

┠──────┼───┬────┴───────┴───┨

┃주요제원    │사진  │                                ┃

┃            ├───┼────────────────┨

┃            │구성품│                                ┃

┃            ├───┼────────────────┨

┃            │특이  │                                ┃

┃            │사항  │                                ┃

┣━━━━━━┷━━━┷━━━┳━━━━━━━━━━━━┫

┃관리책임자                  ┃담당자                  ┃

┠──┬────────┬──╂──┬──────┬──┨

┃기간│직위            │성명┃기간│직위        │성명┃

┠──┼────────┼──╂──┼──────┼──┨

┃    │                │    ┃    │            │    ┃

┠──┼────────┼──╂──┼──────┼──┨

┃    │                │    ┃    │            │    ┃

┠──┼────────┼──╂──┼──────┼──┨

┃    │                │    ┃    │            │    ┃

┠──┼────────┼──╂──┼──────┼──┨

┃    │                │    ┃    │            │    ┃

┗━━┷━━━━━━━━┷━━┻━━┷━━━━━━┷━━┛

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 처분현황 구분 : 보유(Y), 교보재 전환(T), 불용품 처분(X)

(뒷면)

┏━━━━━━━━━━┓

┃정비일지            ┃

┠──┬────┬──┨

┃일자│정비내용│비고┃

┣━━┿━━━━┿━━┫

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┠──┼────┼──┨

┃    │        │    ┃

┗━━┷━━━━┷━━┛

별표 0003: 화학테러·사고 대응장비 점검표

【별지 제3호서식] 

                                        ┏━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓

                                        ┃결재  │담당자│관리책임자│화학안전관┃

                                        ┃      │      │          │리단장    ┃

                                        ┃      │      │          │(화학물질 ┃

                                        ┃      │      │          │관리과장) ┃

                                        ┃      ├───┼─────┼─────┨

                                        ┃      │      │          │          ┃

                                        ┗━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃화학테러ㆍ사고 대응장비 점검표                                                ┃

┃                                                                              ┃

┃                                    점검일자 :                                ┃

┣━━━━┯━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┫

┃장비    │세부종류│규격│점검  │보유│점검결과                  │비고      ┃

┃분류번호│        │    │주기  │수량├─┬───────────┤          ┃

┃        │        │    │      │(개)│양│불                    │          ┃

┃        │        │    │      │    │호│량  ┌───┬────┤          ┃

┃        │        │    │      │    │  │    │기기  │후속조  │          ┃

┃        │        │    │      │    │  │    │번호  │치      │          ┃

┃        │        │    │      │    │  │    │(S/N) │(향후   │          ┃

┃        │        │    │      │    │  │    │      │계획)   │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼───┴────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┠────┼────┼──┼───┼──┼─┼──┼────────┼─────┨

┃        │        │    │      │    │  │    │                │          ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━┛

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 점검결과 불량인 경우에는 반드시 후속조치 명시

※ 후속조치 구분 : 정밀검사(P), 교보재 전환(T), 불용품 처분(X)

별표 0004: 대응장비 고장발생보고서

【별지 제4호서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃대응장비 고장발생보고서                                               ┃

┠──────┬────┬────┬──────────────────┨

┃장비분류번호│        │관리부서│                                    ┃

┠──────┼────┼────┼──────────────────┨

┃세부종류    │        │기기번호│                                    ┃

┃            │        │(S/N)   │                                    ┃

┠──────┼┬───┼────┴──────────────────┨

┃고 장 일 시 ││장 소 │                                              ┃

┠──────┼┴───┴───────────────────────┨

┃조 치 사 항 │                                                        ┃

┠──────┼────────────────────────────┨

┃원인 및 상태│                                                        ┃

┠──────┼────────────────────────────┨

┃담당자 의견 │                                                        ┃

┠──────┼────────────────────────────┨

┃비 고       │                                                        ┃

┠──────┴────────────────────────────┨

┃동일 부분 고장발생 내역                                               ┃

┠──────┬──────┬────┬────────────────┨

┃보 고 일    │고 장 내 역 │담 당 자│비고                            ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┼──────┼────┼────────────────┨

┃            │            │        │                                ┃

┠──────┴──────┴────┴────────────────┨

┃ 위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다.                              ┃

┃                 년         월        일                              ┃

┃                 대응장비 담당자   직급          성명            (인) ┃

┃ (            )환경청장  귀하                                         ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

별표 0005: 화학테러·사고 대응장비 교보재 현황

【별지 제5호서식]

화학테러ㆍ사고 대응장비 교보재 현황 (○○○○환경청)

┏━━━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━┓

┃장비    │세부종류│규격│단위│보유  │전환│내용  │관리현황          │처분현황      │비고┃

┃분류번호│        │    │    │수량  │일자│연수  ├─────┬───┼───┬───┤    ┃

┃        │        │    │    │      │    │      │상태 확인 │최종  │불용  │처분  │    ┃

┃        │        │    │    │      │    │      ├──┬──┤확인  │처분  │일자  │    ┃

┃        │        │    │    │      │    │      │양호│불량│일자  │예정일│      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┠────┼────┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼───┼──┨

┃        │        │    │    │      │    │      │    │    │      │      │      │    ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━┛

  * EXCEL로 작성 가능               297㎜×210㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]                       


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.', '부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.', '부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.', '부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.', '부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.제2조(적용) 물품 관리와 관련하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 물품관리법의 관련규정을 따른다.']

부칙 공포정보: ['20100726', '20150624', '20160613', '20180514', '20191224', '20250508'] (공포번호: ['907', '1159', '1218', '1334', '1439', '1687'])