# 표준기상관측소 운영 규정
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20240909, 시행일자=20240909, 소관부처=국립기상과학원)
행정규칙번호: 138
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 표준기상관측소 운영 규정
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20240909
발령번호: 138
시행일자: 20240909
소관부처: 국립기상과학원
담당부서기관: 국립기상과학원(관측연구부)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장  총   칙', '제1조(목적) 이 규정은 국립기상과학원이 운영하는 표준기상관측소의 안전하고 효율적인 운영 등에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 표준기상관측소의 운영 등에 관한 사항에 대하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 적용한다.', '제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "표준기상관측소"(이하 "관측소"라 한다)는 기상청 표준기상관측소 관리 규정에 따라 기상청장이 지정하는 관측소로 보성 표준기상관측소(이하 보성 관측소), 고창 표준기상관측소(이하 고창 관측소)를 말한다.2. "보성 기상관측탑"(이하 "기상관측탑"이라 한다)은 보성 관측소에 설치된 307 m 높이의 기상관측탑을 말한다.3. "기상관측장비"는 기상관측자료 획득을 위해 관측소에 설치된 관측장비 및 그 부속 장비를 포함하여 말한다.4. "기상관측자료"는 "기상관측장비"에서 생산되는 모든 자료를 말한다.5. "운영부서"는 관측소 관리ㆍ운영 업무를 담당하는 부서를 말한다.6. "운영부서장"은 관측소 운영부서의 장을 말한다.7. "운영담당자"는 관측소 관리ㆍ운영 업무를 담당하는 공무원을 말한다.8. "현장근무자"는 관측소 관리ㆍ운영 업무를 관측소에서 수행ㆍ지원하는 공무원, 공무직 등 근로자를 말한다.9. "수요기관"은 기상관측 분야 연구ㆍ기술개발 등과 관련이 있는 학계, 산업계, 연구소 등을 말하며, 「기상산업진흥법」 제2조제10호의 기상사업자 또는 기상측기를 개발한 자를 포함한다.10. "유지보수업체"는 기상관측장비를 안전하게 운용하기 위해 유지보수 계약을 체결한 업체를 말한다.11. "기상관측장비 사용자 매뉴얼(이하 "매뉴얼"이라 한다)"은 기상관측장비의 운영ㆍ유지관리에 대해 운영부서 또는 제조사에서 작성한 매뉴얼을 말한다.', '제4조(관리 및 책임) ① 국립기상과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 이 규정에서 정한 사항을 준수하기 위한 책임과 권한을 갖는다.② 운영부서장은 원장으로부터 위임받아 이 규정에서 정한 사항을 이행할 책임과 권한을 갖는다.', '제5조(기능) 관측소는 운영부서 또는 수요기관에 의해 다음 각호의 역할을 수행한다.1. 기상관측장비 성능실험: 기상관측장비 성능을 평가하거나 개발ㆍ개선하기 위하여 기상관측장비를 설치하고 운용하는 것2. 기상관측장비 비교관측실험: 기상관측장비의 성능을 평가하거나 표준화된 관측기술 기준 마련을 위해, 운영부서 주관으로 기상관측장비를 설치하여 기상 관측을 수행하는 것3. 세계기상기구 측정선도센터(WMO Measurement Lead Centre, 이하 "측정선도센터"라 한다) 운영: 운영부서가 측정선도센터 지정 요구 요건과 주어진 역할을 수행하는 것4. 기상관측장비 교육ㆍ훈련: 관측소에 설치된 기상관측장비를 활용하여 관측이론ㆍ운영기술 등에 대한 교육을 수행하는 것5. 「표준기상관측소 관리규정」 제2조제1호부터 제3호까지의 기능', '제2장  업무분장 및 자문위원회', '제6조(업무분장) ① 운영담당자는 다음 각호의 역할을 수행한다.1. 관측소 관리ㆍ운영 업무에 대한 조정2. 관측소 시설 개선 및 기상관측장비 도입3. 관측소 위탁운용 계약 체결 및 관리ㆍ감독4. 표준기상관측소 운영관리시스템 개발ㆍ유지관리 및 개선5. 현장근무자 별 담당 기상관측장비 지정6. 매뉴얼 제작ㆍ관리 및 관련 교육② 현장근무자는 다음 각호의 역할을 수행한다.1. 관측소 시설 안전관리 및 보안2. 기상관측환경 및 시설 관리3. 기상관측장비 운용4. 관측소 안전관리 및 보안에 관한 사항5. 위험기상, 정전 등 비상상황 시 대응6. 관측소 관리ㆍ운영에 필요한 기타 업무', '제7조(자문위원회 구성) ① 원장은 관측소의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 ‘표준기상관측소 자문위원회(이하 "위원회"라 한다)’를 구성하며 3년마다 위원회를 재구성한다.② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 8명 이상의 위원으로 구성한다.③ 위원장은 운영부서장이 되고, 내부 및 외부 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 구성한다.1. 내부 위원: 예보연구부장, 기상응용연구부장, 지구대기감시연구과장2. 외부 위원: 기상관측 분야 전문지식과 경험이 풍부하고 국내 기상관측 분야에 종사하는 사람으로 위원장이 위촉하는 사람④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 운영부서의 담당 연구관(또는 사무관)이 된다.⑤ 위원회 위원장은 평가 전에 외부위원에게 제척ㆍ회피 및 기피 신청을 할 수 있음을 공지하여 평가의 공정성을 유지하여야 한다. 이 경우 이해관계자는 스스로 회피 신청을 하여야 한다.', '제8조(위원회 역할) 위원회는 각 호의 업무에 대해 자문ㆍ검토한다.1. 관측소 중ㆍ장기 및 연간운영계획 수립에 관한 사항2. 기상관측장비 개발, 국내외 공동연구에 관한 사항3. 측정선도센터 구축 및 운영에 관한 사항4. 관측소 안전관리에 관한 사항5. 그 밖에 위원회의 위원장이 회의에 상정하는 사항', '제9조(외부 위원의 임기) ① 외부 위원의 임기는 위촉일로부터 위원회 재구성 시기까지로 한다.② 원장이 위원회의 운영상 필요하다고 인정하거나 외부 위원이 원할 경우 임기 만료 전이라도 외부 위원을 해촉할 수 있으며, 새로 위촉된 외부 위원의 임기는 제1항에 따른다.', '제10조(위원회의 운영) ① 위원회는 연간 1회 정기적으로 개최하고 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 개최할 수 있다.② 위원장이 위원회를 개최하고자 하는 때에는 일시ㆍ장소와 안건을 회의 개최 5일 전까지 각 위원에게 알려야 한다. 다만, 긴급한 사정이나 그 밖에 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.③ 위원장은 사안이 경미하거나 긴급 또는 특별한 사유로 인해 위원회가 대면 회의로 개최가 곤란한 경우에는 이를 서면으로 갈음할 수 있다.④ 위원회 재적 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.⑤ 위원장은 효율적인 심의를 위하여 필요한 경우 관계 공무원 또는 전문가에게 자료 제출, 의견 진술, 회의 참석 또는 그 밖에 필요한 협조를 요청할 수 있다.⑥ 위원회의 위원과 회의에 참석한 전문가 등은 관측소 운영 업무의 투명성과 공정성을 높이기 위해 별지 제1호서식의 청렴서약서와 별지 제2호서식의 보안서약서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.', '제11조(외부 위원의 수당 등) 위원회 회의에 출석한 외부 위원과 관계 전문가에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.', '제12조(위원회 운영 세칙) 그 외 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.', '제3장  기상관측환경ㆍ시설 운영', '제13조(연간운영계획의 수립) ① 운영부서장은 다음 각 호의 사항을 포함한 연간운영계획을 매년 수립한다.1. 이번 연도 집행 및 다음 연도 편성 예산(안)2. 기상관측환경 및 시설관리 계획3. 기상관측장비 운영 및 품질관리 개선 계획4. 기상관측장비 구매 및 수리 계획5. 관측소 활용 계획6. 기타 관측소 운영에 필요한 계획② 제1항의 연간운영계획을 수립할 때에는 예산, 일정, 자체 계획 등을 고려하여 효율적으로 수립함을 원칙으로 한다.③ 운영부서는 다음 연도의 관측소 활용 수요조사를 이번 연도 9월까지 공지한다.④ 수요기관은 다음 연도 관측소 이용요청서를 별지 제3호서식에 따라 작성하여 이번 연도 10월까지 운영부서에 문서로 제출하여야 한다. 다만, 사용 기간은 이번 연도 12월까지로 한다.⑤ 운영부서장은 취합된 관측소 연간이용요청서에 대해 위원회의 자문ㆍ검토를 거쳐 별지 제4호서식에 따라 다음 연도 연간운영계획을 이번 연도 12월까지 수립한다.', '제14조(연간운영계획의 변경 및 취소) ① 제13조제1항에 따라 수립된 연간운영계획을 변경하거나 취소하려는 경우, 수요기관에서는 별지 제5호서식의 표준기상관측소 이용 변경, 취소 요청서를 운영부서에 제출하여야 한다.② 운영부서장은 활용성, 시급성 등에 대하여 검토한 후 이용 변경이나 취소를 승인할 수 있다.③ 운영부서는 수요기관의 변경 요청 또는 연간이용요청서를 제출하지 않은 관측소 이용요청에 대해 위원회의 자문ㆍ검토를 거쳐 연간운영계획을 변경 및 수립할 수 있다.', '제15조(수요기관의 관측소 이용) ① 수요기관은 연간운영계획에 따라 이용 1개월 전까지 표준기상관측소 이용 세부계획서를 별지 제6호서식에 따라 작성 및 제출하여야 한다.② 「기상관측표준화법」 제13조제6항에 따라, 세부계획서를 제출하여 생산된 자료를 운영부서에 제공할 경우에는 부지사용료, 전기ㆍ통신 사용료 등을 무상으로 제공한다.③ 관측소에 기상관측장비나 기상관측시설을 설치할 때에는 현장근무자의 참석하에 행하여야 한다. 기상관측장비나 기상관측시설을 철거할 때에도 같다.④ 수요기관은 이용 세부계획서에 제출한 기상관측장비와 다른 기상관측장비를 사용할 경우에는 해당 기상관측장비의 제원을 운영부서장에게 제출하여 승인을 받아야 한다.⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 운영부서장은 수요기관이 관측소를 이용하는 것을 중단하게 할 수 있다.1. 관측계획의 내용과 다른 관측을 하는 경우2. 현장근무자의 정당한 지시에 따르지 않은 경우3. 관측소의 기상관측장비, 기상관측시설, 업무시설 등을 고의로 훼손한 경우4. 다른 자의 관측을 방해하는 경우5. 반입하거나 설치한 기상관측장비나 기상관측시설을 3개월 이상 기상관측자료 생산 없이 방치한 경우⑥ 이용기간이 경과한 후 기상관측장비를 철거하지 않는 경우 운영부서는 해당 기상관측장비를 폐기처분 할 수 있다.', '제16조(시설ㆍ장비의 공동활용) ① 제5조제1호 또는 제2호를 수행하는 수요기관은 표준기상관측소 실험시설과 장비의 공동활용을 신청할 수 있다.② 공동활용의 신청은 제15조제1항을 준용한다.③ 공동활용의 수행은 수요기관이 하되, 필요한 경우에는 현장근무자의 도움을 받을 수 있다.', '제17조(운영성과보고서) 운영부서는 이번 연도 운영성과보고서를 다음 연도 3월까지 작성한다.', '제18조(전시용 시설) 운영부서장은 표준기상관측소의 관측업무를 방해하지 않는 범위 내에서 전시용 기상관측시설을 설치할 수 있다.', '제4장  기상관측환경ㆍ시설 관리', '제19조(기상관측환경 관리) ① 운영부서는 기상관측자료의 안정적인 수집 및 전송, 오류 방지 등을 위하여 기상관측시설과 기상관측환경에 대한 점검을 정기적으로 수행하여야 한다.② 현장근무자는 기상관측시설과 기상관측환경 등의 변동사항이 발생한 경우 이를 관측소 메타정보 관리일지에 작성ㆍ보관하여야 한다.', '제20조(기상관측시설 관리) ① 현장근무자는 제2항 및 제3항에 따라 각 관측소의 시설을 최적으로 유지할 수 있도록 하여야 한다.② 보성 관측소는 다음 각 호와 같이 점검하고 각 별지 서식에 따라 작성ㆍ보관하여야 한다.1. 일별 점검: 별지 제7호서식, 별지 제8호서식, 별지 제9호서식2. 월별 점검: 별지 제10호서식3. 반기별 점검: 별지 제11호서식③ 고창 관측소는 다음 각 호와 같이 점검하고 각 별지 서식에 따라 작성ㆍ보관하여야 한다.1. 주별 점검: 별지 제12호서식2. 월별 점검: 별지 제10호서식④ 운영담당자는 각 기상관측장비의 최적 관측환경 유지를 위하여 분기별 1회 이상 각 관측소를 방문하고 시설 및 기상관측장비 운영과 관련된 제반사항을 점검하여야 한다. 다만, 고창 관측소의 경우에는 현장근무자가 방문 및 점검할 수 있다.⑤ 각 관측소 점검결과를 바탕으로 필요한 경우에는 개선 대책을 수립ㆍ시행한다.', '제21조(관리ㆍ운영의 외주) 관측소의 안전하고 효율적인 관리ㆍ운영을 위해 필요한 경우에는 기상관측환경ㆍ시설의 관리 및 운영을 외부 전문기관에 의뢰하여 수행할 수 있다.', '제5장  기상관측장비 운영 및 품질관리', '제22조(기상관측장비 운용) ① 현장근무자는 운영담당자로부터 담당 기상관측장비를 지정받아 운용한다.② 운영담당자는 매뉴얼을 각 관측소에 비치하고 현장근무자는 그 매뉴얼의 내용을 준수하여 기상관측장비를 운용하도록 하여야 한다.', '제23조(기상관측장비 계획중단) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 기상관측장비 및 기상관측자료 생산은 중단될 수 있다.1. 기상관측장비의 점검 및 개선2. 기상관측장비의 검ㆍ교정3. 위험기상으로 인해 안전에 문제가 생길 것으로 예상되는 경우4. 기타 운영부서장의 승인이 있는 경우', '제24조(기상관측장비 장애 보고 및 조치) ① 현장근무자는 장애 발견 즉시 운영담당자와 상의하고 매뉴얼에 따라 응급조치를 실시하여야 한다. 이후 운영담당자는 조치 결과를 토대로 운영부서장에게 이를 보고하여야 한다.② 응급조치에도 장애가 해결되지 않으면 유지보수업체 또는 제조사 등 관련 업체에 의해 긴급하게 취할 수 있는 추가 조치를 취하도록 한다.③ 복구를 위해 수리가 필요할 경우, 유지보수업체를 통해 수리 절차를 수행한다. 단, 유지보수업체가 없는 경우 운영담당자와 협의하여 진행하도록 한다.④ 운영담당자는 수리에 따른 관측공백을 최소화하기 위해 관련 예비품 및 부대품을 추가로 확보할 수 있다.⑤ 현장근무자는 복구가 완료될 때까지 관련 사항을 별지 제13호서식에 따라 기록ㆍ보관하여야 한다.', '제25조(기상관측장비 검ㆍ교정) ① 운영담당자는 운영 중인 기상관측장비의 정확도 유지를 위해 최소 2년마다 예산의 범위 내에서 검ㆍ교정 계획을 수립하고 공인 인증기관 또는 제작사에 의뢰하거나 자체 교정을 실시하도록 한다.② 운영담당자는 검ㆍ교정이 완료된 기상관측장비에 대해 검ㆍ교정 전후로 자료의 연속성에 이상이 있는지 여부를 확인하고 그 결과를 운영부서장에게 보고한다.', '제26조(기상관측장비 이력관리) 현장근무자는 관측소의 모든 기상관측장비의 운용 중 교정ㆍ수리ㆍ교체 등의 내용을 별지 제14호서식에 따라 기록ㆍ보관하여야 한다.', '제27조(기상관측자료 품질관리) 운영담당자는 기상관측자료에 대한 품질을 향상할 수 있도록, 주기적인 모니터링을 통해 플래깅 정보에 대한 통계적 의미를 분석하여 개선사항이 필요할 경우 이를 수행한다.', '제6장  측정선도센터 운영', '제28조(운영 목적) 측정선도센터의 운영 목적은 다음 각 호와 같다.1. 지상 원격ㆍ직접 관측장비 실험으로 성능에 대한 표준화, 상호 운용성 및 호환성에 대해 높은 수준의 전문 지식 제공2. 지상 원격ㆍ직접 관측장비에 대한 최신의 관측 기술 및 시스템 운영3. 연구 결과와 자료에 대한 배포 및 국내외 기술 자문', '제29조(운영 방법 및 내용) ① 운영부서장은 측정선도센터 운영을 전담하는 담당자를 지정하여 운영한다.② 기상관측장비 성능개선의 선도ㆍ핵심기술을 확보하고 국제 기준의 기상관측자료 형식을 표준화하기 위해 관측소와 연계하여 운영한다.③ 측정선도센터의 운영업무 수행범위는 세계기상기구에서 규정하는 직무기술서(Terms of Reference)에 따른다.', '제7장  기상관측자료 공유 및 활용', '제30조(자료공유) ① 수요기관은 관측소 이용 기간 중에 생산된 자료를 국립기상과학원이 활용할 수 있도록 제공하여야 한다.② 운영부서는 수요기관이 제공한 자료를 내부업무 자료로 활용할 수 있다.', '제31조(자료활용) 기상관측자료 활용에 관한 사항은 다음 각 호의 사항을 따른다.1. 기상관측자료를 학술논문, 보고서 등에 활용할 경우에는 상호간에 공저자 또는 사사 기입 여부를 사전에 협의하여 결정함2. 국립기상과학원과 같은 목적으로 생산하는 관측요소에 대해서는 국립기상과학원의 자료가 대ㆍ내외적인 대표성을 가짐3. 기상관측자료의 대외 활용 권한은 관측자료를 생산한 기관에 우선하며, 기상관측자료 생산 기관 외 공개 또는 활용은 해당 기관의 사전 동의를 얻어야 함', '제8장  안전관리 및 보안', '제32조(관측소 안전관리) ① 현장근무자는 안전사고와 물적 손실을 방지하기 위하여 최선을 다해야 하며 안전사고가 발생한 경우에는 즉시 운영부서장에게 보고하여야 한다.② 운영부서는 「기상청 안전ㆍ보건관리 규정」 제20조, 제22조에 따라 안전ㆍ보건 조치 및 점검을 수행하여야 한다.③ 현장근무자는 「기상청 안전ㆍ보건관리 규정」 제21조에 따라 시설에 대한 방호조치를 수행하여야 한다.④ 관측소 안전사고의 범위는 다음 각 호와 같은 인적 및 물적 재해를 말한다.1. 충돌, 화재, 폭발2. 유독성 화학약품으로 인한 피해3. 도난으로 인한 피해4. 작업 중 부주의 등에 의한 인적ㆍ물적 피해5. 감전 및 화상6. 그 밖에 안전사고', '제33조(기상관측탑 안전관리) ① 운영부서는 기상관측탑 승강기의 긴급상황에 대비하여야 하며, 기상관측탑 승강기는 별표1에 따라 운영한다.② 제5조의 임무수행을 위해 기상관측탑 승강기에 탑승하는 자는 별지 제15호서식에 따라 기상관측탑 승강기 탑승자 서약서를 작성하여 제출하여야 하며, 승강기 탑승은 제5조의 임무수행을 위해서만 허용된다.③ 기상관측탑 작업자 및 승강기 탑승자는 별표2를 따라야 한다.', '제34조(위험기상, 화재 등 비상상황 대응) ① 현장근무자는 위험기상, 화재 등 비상상황이 발생하거나 예상될 때 기상관측장비 및 기상관측환경을 안전하게 보호하기 위한 안전점검 및 사전 조치를 해야 한다.② 현장근무자는 주말이나 휴일에 위험기상 등의 비상상황이 예상될 경우에는 관측소에서 야간 또는 휴일(주말 포함) 근무를 수행할 수 있다.③ 현장근무자는 건물 내 화재발생 시 신속히 화재신고를 하고 근무자의 안전을 최우선시 하면서 전원을 차단하며, 가스보관실 등 위험물질 보관 장소를 화재로부터 차단한다.④ 화재진압 후 피해가 경미하고 전원공급에 이상이 없다고 판단되면 현장근무자는 매뉴얼에 따라 기상관측장비를 재가동하고 모든 기상관측장비에 대한 점검을 실시한다.⑤ 위험기상 현상에 의하여 피해가 예상되는 지역의 관측소에서는 기상관측장비 또는 부대시설에 대해 해당 기상관측장비의 기상관측을 중단하고 바람에 의한 기상관측장비의 손상이 없도록 결박이나 실내이동 조치를 취할 수 있다.⑥ 운영담당자는 위험기상, 화재 등에 의한 피해내용을 파악하여 운영부서장에게 보고하고 이후 운영부서장의 지시에 따라 사후 처리를 한다.', '제35조(정전대응) ① 현장근무자는 예고된 정전인 경우 무정전전원공급장치를 사전에 점검하고 예상되는 정전시간이 무정전전원공급장치의 용량을 초과할 경우에는 운영담당자의 지시에 따라 전원을 차단한다.② 무정전전원공급장치 용량을 초과하여 정전이 지속될 것으로 판단될 경우 발전기 설비가 되어 있는 관측소는 지체 없이 발전기를 가동하도록 한다.③ 정전으로 기상관측장비를 끄고 켜는 경우 매뉴얼을 준수하며, 기상관측장비를 재가동한 후에는 점검을 실시한다.', '제36조(보안) ① 현장근무자는 「기상청 보안업무규정 시행세칙」을 숙지하고 보안 유지관리에 최선을 다해야 한다.② 현장근무자는 관측소를 출입하는 외부인에 대하여는 별지 제16호서식에 따른 출입관리대장에 인적사항을 기록 유지하여야 한다.', '제9장 보칙', '제37조(기타 세부 운영사항 등) 원장은 관측소 운영에 필요한 사항을 별도의 지침으로 정할 수 있다.', '제38조(재검토기한) 원장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


개정문

⊙국립기상과학원훈령 제138호

  표준기상관측소 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2024년 9월 9일

        국립기상과학원장

표준기상관측소 운영 규정 일부개정훈령

표준기상관측소 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조에 제11호를 다음과 같이 신설한다.

  11. "기상관측장비 사용자 매뉴얼(이하 "매뉴얼"이라 한다)"은 기상관측장비의 운영ㆍ유지관리에 대해 운영부서 또는 제조사에서 작성한 매뉴얼을 말한다.

제5조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

  5. 「표준기상관측소 관리규정」 제2조제1호부터 제3호까지의 기능

제6조제1항제6호 중 "기상관측장비 사용자 매뉴얼"을 "매뉴얼"로 한다.

제7조제3항제1호 중 "기후연구부장, 기상응용연구부장"을 "기상응용연구부장, 지구대기감시연구과장"으로 한다.

제10조제4항, 제5항 및 제6항을 각각 제6항, 제4항 및 제5항으로 한다.

제13조제1항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호를 제6호로 하며, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

  1. 이번 연도 집행 및 다음 연도 편성 예산(안)

  5. 관측소 활용 계획

제13조제5항을 제2항으로 하고, 제2항부터 제4항까지를 각각 제3항부터 제5항까지로 하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 "차년도"를 "다음 연도의"로, "당해연도"를 "이번 연도"로 하고, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 중 "차년도 관측소 연간이용요청서"를 "다음 연도 관측소 이용요청서"로, "당해연도"를 "이번 연도"로 하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

  다만, 사용 기간은 이번 연도 12월까지로 한다.

제13조제5항(종전의 제4항) 중 "차년도 연간운영계획을 당해연도"를 "다음 연도 연간운영계획을 이번 연도"로 한다.

제14조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

  ③ 운영부서는 수요기관의 변경 요청 또는 연간이용요청서를 제출하지 않은 관측소 이용요청에 대해 위원회의 자문ㆍ검토를 거쳐 연간운영계획을 변경 및 수립할 수 있다.

제17조를 다음과 같이 한다.

제17조(운영성과보고서) 운영부서는 이번 연도 운영성과보고서를 다음 연도 3월까지 작성한다.

제20조제1항 각 호 외의 부분 중 "각 관측소의 시설을 최적으로 유지할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 주기적으로 점검하고 각 별지 서식에 따라 작성ㆍ보관하여야"을 "제2항 및 제3항에 따라 각 관측소의 시설을 최적으로 유지할 수 있도록 하여야"로 하고, 같은 항 각 호를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

  ② 보성 관측소는 다음 각 호와 같이 점검하고 각 별지 서식에 따라 작성ㆍ보관하여야 한다.

  1. 일별 점검: 별지 제7호서식, 별지 제8호서식, 별지 제9호서식

  2. 월별 점검: 별지 제10호서식

  3. 반기별 점검: 별지 제11호서식

  ③ 고창 관측소는 다음 각 호와 같이 점검하고 각 별지 서식에 따라 작성ㆍ보관하여야 한다.

  1. 주별 점검: 별지 제12호서식

  2. 월별 점검: 별지 제10호서식

제20조제4항(종전의 제2항) 중 "점검하여, 필요한 경우에는 개선 대책을 수립ㆍ시행한다"를 "점검하여야 한다"로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

  다만, 고창 관측소의 경우에는 현장근무자가 방문 및 점검할 수 있다.

제20조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

  ⑤ 각 관측소 점검결과를 바탕으로 필요한 경우에는 개선 대책을 수립ㆍ시행한다.

제22조제2항 중 "각 기상관측장비의 작동방법, 주기적 점검내용, 소모품 교체주기, 운영프로그램 관리, 장애 조치요령, 자료품질 모니터링 등 기상관측장비 운용의 세부사항이 기술된 「기상관측장비 사용자 매뉴얼」"을 "매뉴얼"로 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

제24조제1항 중 "「기상관측장비 사용자 매뉴얼」"을 "매뉴얼"로 하고, 같은 조 제2항 중 "관련"을 "제조사 등 관련"으로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "경우, 해당"을 "경우,"로 하고, 같은 조 제4항 중 "확보해 두어야 하고, 현장근무자는 복구가 완료될 때까지 관련 사항을 별지 제14호서식에 따라 기록ㆍ보관하여야 한다"를 "확보할 수 있다"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

  ⑤ 현장근무자는 복구가 완료될 때까지 관련 사항을 별지 제13호서식에 따라 기록ㆍ보관하여야 한다.

제25조의 제목 "(기상관측장비 교정)"을 "(기상관측장비 검ㆍ교정)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "교정 계획"을 "검ㆍ교정 계획"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "교정이"를 "검ㆍ교정이"로, "교정 전후"를 "검ㆍ교정 전후"로 한다.

제34조제4항 중 "「기상관측장비 사용자 매뉴얼」"을 "매뉴얼"로 한다.

제35조제3항 중 "「기상관측장비 사용자 매뉴얼」"을 "매뉴얼"로 한다.

별표1, 별지 제7호서식부터 별지 제16호서식을 다음과 같이 한다.

[별지 생략]

          부칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 기상관측탑 승강기 운행 준수사항(제33조제1항 관련)

[별표1] 

기상관측탑 승강기 운행 준수사항(제33조제1항 관련)

┌─────────────────────────────────────┐

│1. 승강기 운행 및 조작은 현장근무자가 하여야 한다.                        │

│                                                                          │

│2. 승강기에 탑승하기 위해서는 안전대, 안전모, 안전보호구 등을 반드시 착   │

│용하여야 한다.                                                            │

│                                                                          │

│3. 다음과 같은 기상 상태에서는 운행을 절대 금지한다.                      │

│ 1) 풍속 7m/s 이상 시 운행 금지(지상 기준)                                │

│ 2) 우천 시 운행 금지(약한 비, 시간당 1mm)                                │

│ 3) 적설 시 운행 금지(약한 눈, 시간당 1cm)                                │

│ 4) 기타 위험하다고 판단될 경우 운행 금지                                 │

│┌───────────────────────────────────┐│

││※(참고) 산업안전보건기준에 관한 규칙(약칭: 안전보건규칙)             ││

││제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지)① 사업주는 비·눈·바람 또는 그 밖││

││의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우    ││

││작업을 중지하여야 한다. 다만, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어  ││

││긴급 복구작업을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니한다.               ││

││② 사업주는 순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치·││

││수리·점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당 15미터   ││

││를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.         ││

│└───────────────────────────────────┘│

│                                                                          │

│4. 승강기 적재하중은 300kg 이하 및 인원은 4인 이하로 운행한다.            │

│                                                                          │

│5. 승강기 운행 시에는 화기엄금 및 금연 등 안전표식과 수칙을 철저히 지킨   │

│다.                                                                       │

│                                                                          │

│6. 승강기 운행 시 잦은 상승·하강 기동을 절대 금지한다.                   │

│                                                                          │

│7. 승강기 운행 후 작업장 및 리프트 내부의 청결상태를 유지한다.            │

│                                                                          │

│8. 비상상황이나 이상 현상 발생 시에는 보성표준기상관측소 현장근무자에게   │

│즉시 보고한다.                                                            │

│                                                                          │

│9. 위 사항의 위반과 본인의 부주의로 사고 발생 시 보성표준기상관측소에게   │

│어떠한 민·형사상의 이의를 제기하지 않으며, 보안상의 책임과 관련법령      │

│에 의한 조치에 따를 것을 준수한다.                                        │

└─────────────────────────────────────┘

별표 0002: 기상관측탑 작업자 및 승강기 탑승자 준수사항(제33조제3항 관련)

[별표2] 

기상관측탑 작업자 및 승강기 탑승자 준수사항(제33조제3항 관련)

┌───────────────────────────────────────┐

│ 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 아래와 같이 준수사항을 반드시 지켜야되며,      │

│현장근무자 지시에 따르지 않는 탑승자는 탑승을 불허한다.                       │

│                                                                              │

│1. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 승강기 운행 전 반드시 현장근무자로부터       │

│안전교육을 받고 탑승하여야 한다.                                              │

│                                                                              │

│2. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 음주를 하여서는 아니되며, 반드시 현장근      │

│무자의 지시에 따라야 한다.                                                    │

│                                                                              │

│3. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 안전대, 안전모, 안전보호구 등 안전보호장     │

│비를 착용하여야 한다.                                                         │

│                                                                              │

│4. 기상관측탑 승강기는 현장근무자와 동승하여야 하며, 탑승인원(운전원 포함     │

│4인 이상)을 초과하여 탑승하면 안된다.                                         │

│   ※ 승강기 적재하중은 300kg 이하 및 인원은 4인 이하로 운행한다.             │

│                                                                              │

│5. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 현장근무자(운전원)의 운행을 방해하여서는     │

│안되며, 적발 시 모든 일정을 취소할 수 있다.                                   │

│                                                                              │

│6. 승강기 탑승 중이거나 기상관측탑에서 작업할 경우에는 현장근무자의 직무      │

│상 안전 관련 의견을 따른다.                                                   │

│                                                                              │

│7. 작업자는 현장근무자의 동의 없이 단독 행동을 하지 않는다.                   │

│                                                                              │

│8. 승강기 탑승 중 긴급상황이 발생한 경우 현장근무자의 지시에 반드시 따라      │

│야 한다.                                                                      │

│                                                                              │

│9. 현장근무자와 통신할 수 있는 무선통신장비(휴대폰, 무전기)를 휴대하여야 한다.│

│                                                                              │

│10. 모든 작업자는 작업 시 낙하물이 떨어지지 않도록 주의를 철저히 하여야 한다. │

│                                                                              │

│11. 위 사항의 위반과 본인의 부주의로 사고 발생 시 보성표준기상관측소에게      │

│어떠한 민·형사상의 이의를 제기하지 않으며, 보안상의 책임과 관련법령에        │

│의한 조치에 따를 것을 준수한다.                                               │

└───────────────────────────────────────┘

별표 0001: 표준기상관측소 자문위원회 청렴서약서

[별지 제1호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                          ┃

┃표준기상관측소 자문위원회 청렴서약서                                      ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃  국립기상과학원은 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요  ┃

┃한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 표준기상관측소 운영 업무의 공정성과 국민의  ┃

┃권익보호, 국민으로부터 신뢰받는 행정을 구현하기 위하여 “표준기상관측소 자┃

┃문위원회” 참석자에 대해 청렴서약을 시행합니다.                           ┃

┃                                                                          ┃

┃○ 본인은 “표준기상관측소 자문위원회” 위원(참석자)으로서 관계법령에 규정┃

┃된 내용과 절차에 따라 공정하고 투명하게 자문?검토하고,                   ┃

┃○ 임무 수행 과정에서 어떠한 경우라도 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을   ┃

┃요구하지 않고 받지도 않겠음을 서약합니다.                                 ┃

┃○ 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.            ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃20  년    월    일                                                        ┃

┃                                                                          ┃

┃서 약 자                                                                  ┃

┃   소  속 :                                                               ┃

┃   직  위 :             직급(직위) :              성명 :           (서명) ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃국립기상과학원장 귀하                                                     ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                          

별표 0002: 표준기상관측소 자문위원회 보안서약서

[별지 제2호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                          ┃

┃표준기상관측소 자문위원회 보안서약서                                      ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃  본인은 표준기상관측소 자문위원회의 위원(참석자)으로서 다음 사항을 준수  ┃

┃할 것을 서약합니다.                                                       ┃

┃                                                                          ┃

┃○ 본인은 본 “표준기상관측소 자문위원회”에서 논의되고 인지한 제반사항을 ┃

┃절대로 누설하지 않겠습니다.                                               ┃

┃○ 본인은 위 사항을 위반 시 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수할 것을 엄  ┃

┃숙히 서약합니다.                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃20  년    월    일                                                        ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃서 약 자                                                                  ┃

┃   소  속 :                                                               ┃

┃   직  위 :             직급(직위) :              성명 :           (서명) ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┃국립기상과학원장 귀하                                                     ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                          

별표 0003: 표준기상관측소 이용요청서

[별지 제3호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃표준기상관측소 이용요청서               ┃

┠────────────────────┨

┃                                        ┃

┃○ 연구주제명:                          ┃

┃                                        ┃

┃○ 기관명/담당자/연락처(전화, 이메일):  ┃

┃                                        ┃

┃○ 표준기상관측소 활용 계획             ┃

┃  1. 목적                               ┃

┃                                        ┃

┃  2. 사용 관측소명(보성, 고창)          ┃

┃                                        ┃

┃  3. 사용 기간과 일수(횟수, 시간)       ┃

┃                                        ┃

┃  4. 필요 기상관측장비와 관측종류       ┃

┃                                        ┃

┃  5. 활용계획                           ┃

┃                                        ┃

┃  6. 예상실적과 성과                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)        

별표 0004: 표준기상관측소 연간운영계획서

[별지 제4호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ (     )년도 표준기상관측소 연간운영계획서                                                                      ┃

┃     년   월   일                                                                                 국립기상과학원┃

┠─┬─────┬───┬──────┬────┬──────┬────┬────────────────────┨

┃월│연구주제명│기관명│사용관측소명│관측종류│사용예정기간│활용계획│비  고                                  ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┠─┼─────┼───┼──────┼────┼──────┼────┼────────────────────┨

┃  │          │      │            │        │            │        │                                        ┃

┗━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)                                                                               

별표 0005: 표준기상관측소 이용 (변경, 취소) 요청서

[별지 제5호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃표준기상관측소 이용 (변경, 취소) 요청서                           ┃

┠─────────────────────────────────┨

┃○ 당초 계획                                                      ┃

┃ 1. 연구주제명:                                                   ┃

┃ 2. 활용계획:                                                     ┃

┃ 3. 사용 관측소명(보성, 고창)                                     ┃

┃ 4. 이용기간:     년   월   일 ∼    년   월   일(  일간)         ┃

┃ 5. 필요 기상관측장비와 관측종류                                  ┃

┃                                                                  ┃

┃○ 변경사항 또는 취소사유                                         ┃

┃  * 변경의 경우, 당초 계획 중 변경된 내용만 기술                  ┃

┃  * 취소의 경우, 취소사유 기술                                    ┃

┃                                                                  ┃

┃                                                                  ┃

┃ 본인은 당초 위와 같이 계획된 표준기상관측소 이용을 (변경, 취소)  ┃

┃요청합니다.                                                       ┃

┃                                                                  ┃

┃                                                                  ┃

┃년    월    일                                                    ┃

┃                                                                  ┃

┃     신청자     기 관 명:                                         ┃

┃              직위?성명:                    (서명)               ┃

┃                                                                  ┃

┃                                                                  ┃

┃국립기상과학원장 귀하                                             ┃

┃                                                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(일반용지(2종) 70g/㎡)                                  

별표 0006: 표준기상관측소 이용 세부계획서(제15조제1항 관련)

[별지 제6호서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃표준기상관측소 이용 세부계획서                                                                    ┃

┃(제15조제1항 관련)                                                                                ┃

┠───┬───┬──────────┬────┬─────────────────────────┨

┃신청인│성 명 │                    │생년월일│                                                  ┃

┃      ├───┼──────────┴────┴─────────────────────────┨

┃      │주 소 │                                                                                  ┃

┠───┼───┴──────────┬────┬─────────────────────────┨

┃법인명│                            │전화번호│                                                  ┃

┃      │                            ├────┼─────────────────────────┨

┃      │                            │Fax     │                                                  ┃

┠───┼────────┬───┬─┴────┼───┬─────────────────────┨

┃부서명│                │직 위 │            │E-mail│                                          ┃

┠───┼────────┴───┴──────┴───┴─────────────────────┨

┃주 소 │                                                                                          ┃

┠───┼───────┬─────┬────┬────┬─────────────────────┨

┃관측  │기상관측장비, │사용      │관측종류│사용기간│비  고                                    ┃

┃장소  │센서명        │표준관측소명│        │        │                                          ┃

┃      ├───────┼─────┼────┼────┼─────────────────────┨

┃      │              │          │        │        │                                          ┃

┠───┼───────┼─────┼────┼────┼─────────────────────┨

┃공동  │기상관측장비명│기상관측  │사용자  │사용기간│활용계획                                  ┃

┃활용  │              │센서명    │        │        │                                          ┃

┃      ├───────┼─────┼────┼────┼─────────────────────┨

┃      │              │          │        │        │                                          ┃

┠───┴───────┴─────┴────┴────┴─────────────────────┨

┃ 이용조건 :                                                                                       ┃

┃   1. 자료 제공 의무: 표준기상관측소 이용 기간 중에 생산된 자료는 국립기상과학원에 제공하여야 합  ┃

┃니다. 자료 제공에 동의하지 않는 경우 이용 신청이 불가합니다.                                      ┃

┃     ※ 단, 연구, 기술개발 등을 목적으로 생산된 자료를 제공하는 경우 국유재산 사용료 면제         ┃

┃   2. 주의 의무: 신청인은 선량한 기상관측시설의 이용자로서 주의 의무를 다하여야 하며, 이용하는    ┃

┃시설 및 기상관측장비의 보호책임이 있습니다.                                                       ┃

┃   3. 배상 책임: 신청인의 고의 또는 과실로 인하여 관측시설 및 부대시설을 파손, 망실, 화재, 그밖의 ┃

┃사고 등으로 재산 및 인명의 피해가 발생한 경우에는 신청인은 즉시 원상복구를 하                     ┃

┃거나, 그 손해를 배상하여야 합니다.                                                                ┃

┃   4. 철거 의무: 신청인은 사용기간이 만료되거나 제15조에 의해 관측이 중단된 경우, 1개월 이내에    ┃

┃기상관측장비 및 관측시설을 철거하여야 합니다. 이 기간 이후에도 기상관측장비를                     ┃

┃철거하지 않는 경우 운영부서는 해당 기상관측장비를 폐기처분함을 알려드립니다.                      ┃

┃이에 동의하십니까?      동의함  □,  동의하지 않음  □                                            ┃

┠─────────────────────────────────────────────────┨

┃  「표준기상관측소 운영규정」 제15조제1항에 따라 표준기상관측소의 이용을                          ┃

┃신청합니다.                                                                                       ┃

┃                                                  년        월        일                          ┃

┃                                                                                                  ┃

┃                                                                                                  ┃

┃                              기관명 :                                                            ┃

┃                                            대표자               (인)                             ┃

┃                                                                                                  ┃

┃     국립기상과학원장 귀하                                                                        ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                                  

별표 0007: 기상관측탑 기계설비 점검일지

[별지 제7호서식] 

     기상관측탑 기계설비 점검일지                                                                                     

  (     년         월         일                          /  날씨 :          풍속 :         최저온도 :          )     

┌─────────────────┬────────┬─────┬───────────────┬─────┬──┐

│기상관측탑 기계설비 점검          │점검 결과       │조치 내용 │기상관측탑 계측관리시스템     │수치 기록 │비고│

├────┬────────────┼────────┼─────┼───┬───┬───────┼─────┼──┤

│기상    │기초 콘크리트 외관 상태 │□ 양호 □ 조치 │　        │기상  │정적  │SGU001        │　        │　  │

│관측탑  ├────────────┼────────┼─────┤관측탑│변형율├───────┼─────┼──┤

│        │철탑의 볼트 풀림 여부   │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU002        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │철탑의 도장 상태        │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU003        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │안전시설물 부착상태     │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU004        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │경사/변형율센서부착 상태│□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU005        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │붐대 위치 및 상태       │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU006        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │기타 외관 점검          │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU007        │　        │　  │

├────┼────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│지선    │기초 콘크리트 외관 상태 │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU008        │　        │　  │

│케이블  ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │지선정착부 외관 상태    │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU009        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │장력계측장비 부착 상태  │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU010        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │지선케이블 외관 상태    │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU011        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───────┼─────┼──┤

│        │기타 부착물 탈락여부    │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │SGU012        │　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      ├───┼───┬───┼─────┼──┤

│        │기타 외관 점검          │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │      │기초부│　        │　  │

├────┼────────────┼────────┼─────┤      │주탑  │X방향 ├───┼─────┼──┤

│승강기  │모터 브레이크           │□ 양호 □ 조치 │　        │      │경사  │      │중앙부│　        │　  │

│(인승용)├────────────┼────────┼─────┤      │      │      ├───┼─────┼──┤

│        │감속기 오일             │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │      │최상부│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      ├───┼───┼─────┼──┤

│        │피니언 및 랙기어        │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │Y방향 │기초부│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      │      ├───┼─────┼──┤

│        │그리스 도포 상태        │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │      │중앙부│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤      │      │      ├───┼─────┼──┤

│        │가이드 롤러             │□ 양호 □ 조치 │　        │      │      │      │최상부│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┼───┴───┼───┼───┼─────┼──┤

│        │센서류 부착 상태        │□ 양호 □ 조치 │　        │지선          │AR1-2 │CTU001│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤케이블장력    ├───┼───┼─────┼──┤

│        │마스터 볼트 풀림상태    │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR1-4 │CTU002│　        │　  │

├────┼────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│승강기  │모터 브레이크           │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR1-6 │CTU003│　        │　  │

│(화물용)├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │감속기 오일             │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR1-8 │CTU004│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │피니언 및 랙기어        │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR2-2 │CTU005│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │그리스 도포 상태        │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR2-4 │CTU006│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │가이드 롤러             │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR2-6 │CTU007│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │센서류 부착 상태        │□ 양호 □ 조치 │　        │              │AR2-8 │CTU008│　        │　  │

│        ├────────────┼────────┼─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │마스터 볼트 풀림상태    │□ 양호 □ 조치 │          │              │AR3-2 │CTU009│　        │　  │

│        │                        │                │          │              ├───┼───┼─────┼──┤

│        │                        │                │          │              │AR3-4 │CTU010│　        │　  │

├────┴────────────┴────────┴─────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│※ 가버너 작동시험 일자 :                                       │              │AR3-6 │CTU011│　        │　  │

├────────────────────────────────┤              ├───┼───┼─────┼──┤

│※ 최근 정기점검 일자 :                                         │              │AR3-8 │CTU012│　        │　  │

├────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴──┤

│특이사항 :                                                                                                        │

┕━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┙

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                                                  

별표 0008: 항공장애 표시등 점검표

[별지 제8호서식]  

  항공장애 표시등 점검표                                                                          

┌───────────────────────────────────────────────┐

│관리연도:                                                                                     │

├─────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│관리자명: 국립기상과학원  │연락처                        │팩스                              │

├─────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│장애물 명칭: 보성표준기상관측소 기상관측탑                                                    │

├───────────────────────────────────────────────┤

│장애물 종류: 기상용 철탑                                                                      │

├─────────────┬─────────────────────────────────┤

│소재지                    │장애물 높이                                                       │

│ 전남 보성군 득량만길 385 │ 지면상:  307.19  미터(m)                                         │

└─────────────┴─────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────┐

│점검 결과                                                                                     │

├───────────────────────┬──┬──┬─────────────────┤

│1. 항공장애 표시등                            │양호│불량│비 고                             │

┢━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┪

┃ 가. 종     류    │고광도 (A) 형태: 9개      │    │    │100m, 180m, 300m 각각 3개설치     ┃

┠─────────┼─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 나. 운용 방식    │자동■                    │    │    │                                  ┃

┃                  ├─────────────┤    │    │                                  ┃

┃                  │수동□                    │    │    │                                  ┃

┠─────────┼─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 다. 섬광 주기    │고광도(40∼60회/분)       │    │    │ 43회 섬광                        ┃

┠─────────┼─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 라. 감시 장치    │시각적 감시■             │    │    │ 제어반 점등상태 확인             ┃

┃                  ├─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃                  │청각적 감시□             │    │    │                                  ┃

┠─────────┼─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 마. 예비품비치상 │LED항공장애표시등         │    │    │ 1EA 비치                         ┃

┃태                │                          │    │    │                                  ┃

┠─────────┴─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 바. 주간시정 5,000미만 시 운용               │    │    │ 수동 전환                        ┃

┠───────────────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 사. 항공장애 표시등 고장 및 복구 사항 통보   │    │    │                                  ┃

┠───────────────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 아. 항공장애 표시등의 청결상태               │    │    │                                  ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│2. 항공장애 주간표지                                                                          │

┢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┪

┃ 가. 도색상태(도장, 오염여부)                 │    │    │ 주간표지 적색과 백색 11등분 도색 ┃

┠─────────┬─────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 나. 설치기준     │장애물제한구역 내: (11)등 │    │    │                                  ┃

┃                  │분                        │    │    │                                  ┃

┡━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│3. 그 밖의 사항                                                                               │

┢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┪

┃ 가. 장애 표시등 및 표지의 주변 장애물에      │    │    │                                  ┃

┃의한 기능 저하 여부                           │    │    │                                  ┃

┠───────────────────────┼──┼──┼─────────────────┨

┃ 나. 그 밖에 항공기 안전운항에 저촉되는 사    │    │    │                                  ┃

┃항                                            │    │    │                                  ┃

┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┩

│? 특이사항                                                                                   │

│                                                                                              │

│                                                                                              │

└───────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┬─────────────────────────┐

│점검자 성명                               │점검일시                                          │

│                           (서명 또는 인) │              년     월      일                   │

┕━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┙

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                              

별표 0009: 청사 및 관측·통신장비(지상) 점검일지

[별지 제9호서식] 

  청사 및 관측ㆍ통신장비(지상) 점검일지                                                     

      년    월    일    요일   날씨 :              점 검 자:                                

   관측소명: 보성 표준기상관측소                                                            

  □ 점검장소                                                                               

┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃장소          ┃(오전) 청사 → 경비실 → 전기실 → 집중관측센터 → 기상관측             ┃

┃              ┃탑                                                                      ┃

┃              ┃(오후) 지선부 9개소 → 각 부지별 울타리 → 전기 및 통신 함              ┃

┃              ┃체                                                                      ┃

┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  □ 점검사항                                                                               

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃점검항목      │세부내용                                  │점검결과              │조치┃

┃              │                                          ├───┬───┬───┤사항┃

┃              │                                          │양호: │불량: │정비: │    ┃

┃              │                                          │○    │×    │△    │    ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━┫

┃청사          │○ (외부) 청사 건물 외관 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (외부) 주차장 및 울타리 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (외부) 옥상 및 외부 배수로 이상유무    │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 남,여 화장실 이상유무           │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) LED전등 및 에어컨 작동유무      │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 전산실 PC, 통신망 점검          │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃경비실        │○ (외부) 건물 외관 상태 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃전기실        ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 균열, 비 샘 등 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 전기실 청소상태 이상유무        │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 비상발전기, 항온항습기 이상유   │      │      │      │    ┃

┃              │무                                        │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃위험기상      │○ (외부) 건물 외관 상태 및 제초상태      │      │      │      │    ┃

┃집중관측센터  ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (외부) 동물 등에 의한 피해 이상유      │      │      │      │    ┃

┃              │무                                        │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 균열, 비 샘 등 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) UPS, 통신망 점검                │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃기상관측탑    │○ 거미줄 및 오염물질 제거 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃(지상)        ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 운영실 내 전기 및 에어컨 작동 이상유무 │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 잠금장치 및 울타리 파손 등 이상유무    │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃지선부 9개소  │○ 잠금장치 및 울타리 파손 등 이상유무    │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 경비 센서 및 제초상태 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 지선부 도장상태 이상유무               │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃각 부지별     │○ 잠금장치 및 울타리 파손 등 이상유무    │      │      │      │    ┃

┃울타리        ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 안내판 설치물 파손 이상유무            │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃전기 및 통신  │○ 전기 및 통신함체 파손 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃함체          ├─────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 전기·통신 케이블 피복 이상유무        │      │      │      │    ┃

┠───────┼─────────────────────┴───┴───┴───┴──┨

┃※ 특이사항   │                                                                        ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                        

별표 0010: 소방시설 외관 점검표

[별지 제10호서식] 

  소방시설 외관 점검표                                                          

     관측소명:                                                                  

  정상:○   불량:×   요정비:△                                                 

┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┓

┃점   검   내   용 │점 검 자                                │    │     년 ┃

┃                  ├────────────────────┼──┴────┨

┃                  │점검월일                                │              ┃

┠───┬─────┴────────────────────┼───────┨

┃소    │ 잘 보이는 위치에 소화기 설치여부                   │              ┃

┃화    ├──────────────────────────┼───────┨

┃기    │ 보행거리 적정 설치여부                             │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 소화기 용기 변형·손상·부식 여부                  │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 안전핀 고정 여부                                   │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 가압식소화기(폐기 대상, 압력계 미부착 분말소화기)  │              ┃

┃      │비치 여부                                           │              ┃

┠───┼──────────────────────────┼───────┨

┃자동  │ 소화약제용기 지시압력치 적정여부                   │              ┃

┃소화  ├──────────────────────────┼───────┨

┃장치  │ 소화약제 방출 시 장애물 존재여부                   │              ┃

┠───┼──────────────────────────┼───────┨

┃자    │ 수신기 작동에 지장을 주는 장애물 유무              │              ┃

┃동    ├──────────────────────────┼───────┨

┃화    │ 스위치 정위치(자동) 여부                           │              ┃

┃재    ├──────────────────────────┼───────┦

┃탐    │ 변형·손상·탈락·현저한 부식 등의 유무            │              │

┃지    ├──────────────────────────┼───────┧

┃설    │ 구획된 실마다 감지기 설치 여부                     │              ┃

┃비    ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 비상전원의 방전 여부                               │              ┃

┠───┼──────────────────────────┼───────┨

┃피    │ 출입구 및 비상구 상단에 설치 유무                  │              ┃

┃난    ├──────────────────────────┼───────┨

┃및    │ 비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개  │              ┃

┃방    │방되는지 여부                                       │              ┃

┃화    ├──────────────────────────┼───────┨

┃시    │ 피난에 방해가 되는 물건 적치 여부                  │              ┃

┃설    ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 옥외계단의 노후·파손 유무                         │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 유도등의 파손, 변형, 탈락 유무                     │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 유도등의 전원 점등 유무                            │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 피난계단구조 적정 설치여부 및 장애물로 인한 피난   │              ┃

┃      │지장 여부                                           │              ┃

┃      ├──────────────────────────┼───────┨

┃      │ 흡연구역 관리(담배꽁초, 담뱃불 꺼짐 확인 등)       │              ┃

┠───┼──────────────────────────┼───────┨

┃위험물│ 가연물 방치 여부                                   │              ┃

┠───┼──────────────────────────┴───────┨

┃비고  │                                                                    ┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                            

별표 0011: 기상관측탑 접지저항 점검기록표

[별지 제11호서식]  

  기상관측탑 접지저항 점검기록표                                        

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃기상관측탑 접지설비 개요                                            ┃

┣━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┫

┃접지분류        │공통 접지       │Mesh 포설길이 │973m            ┃

┠────────┼────────┼───────┼────────┨

┃대지저항률      │350～400Ωm     │구조체접지    │44개소          ┃

┠────────┼────────┼───────┼────────┨

┃접지봉 모델     │탄소저항 접지봉 │접지봉 수량   │40set           ┃

┃                │(150?×800mm)  │              │                ┃

┠────────┼────────┼───────┼────────┨

┃기준 접지저항치 │2Ω 이하        │접지봉 위치   │기상관측탑 하부 ┃

┠────────┴────────┴───────┴────────┨

┃                                                                    ┃

┃■ 측정일자:        년     월     일                                ┃

┃■ 측정장비:                                                        ┃

┃■ 낙뢰카운터:     회                                               ┃

┃■ 사용전압:      [V]                                               ┃

┃■ 측정치:        [Ω]                                              ┃

┃■ 측정결과:                                                        ┃

┃                                                                    ┃

┃                                                                    ┃

┃                                                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                    

별표 0012: 청사 및 관측·통신장비(지상) 점검일지

[별지 제12호서식]  

  청사 및 관측ㆍ통신장비(지상) 점검일지                                                   

      년    월    일    요일   날씨 :              점 검 자:                              

   관측소명: 고창 표준기상관측소                                                          

  □ 점검장소                                                                             

┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃장소          ┃ 청사 → 경비실 → 전기실 → 관측노장 → 관측장비 → 전기 및          ┃

┃              ┃ 통신함체→ DFIR → PIT GAUGE                                         ┃

┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  □ 점검사항                                                                             

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃점검항목      │세부내용                                │점검결과              │조치┃

┃              │                                        ├───┬───┬───┤사항┃

┃              │                                        │양호: │불량: │정비: │    ┃

┃              │                                        │○    │×    │△    │    ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━┫

┃청사          │○ (외부) 청사 건물 외관 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (외부) 주차장 및 울타리 이상유무     │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (외부) 옥상 및 외부 배수로 이상유무  │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 남,여 화장실 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) LED전등 및 에어컨 작동유무    │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 전산실 PC, UPS, 통신망 점검   │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃경비실        │○ (외부) 건물 외관 상태 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 균열, 비 샘 등 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 청소상태 이상유무             │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃전기실        │○ (외부) 경비센서 이상유무             │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 비상발전기 이상유무           │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ (내부) 배·분전함 이상유무           │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃관측 노장     │○ 잠금장치 및 울타리 파손 등 이상유무  │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 제초상태                             │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 동물 등에 의한 피해 이상유무         │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 안내판 설치물 파손 이상유무          │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃관측장비      │○ 관측장비 운영pc 및 소프트웨어 상태   │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 통신, 케이블 연결상태                │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 자료저장, 전송 및 백업 여부          │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃전기 및 통신  │○ 전기 및 통신함체 파손 이상유무       │      │      │      │    ┃

┃함체          ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 전기·통신 케이블 피복 이상유무      │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃DFIR          │○ 외관 파손 등 이상유무                │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 거미줄 및 오염물질 제거 이상유무     │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃PIT GAUGE     │○ 안내판 설치물 파손 이상유무          │      │      │      │    ┃

┃              ├────────────────────┼───┼───┼───┼──┨

┃              │○ 수중펌프 배수 이상유무               │      │      │      │    ┃

┠───────┼────────────────────┴───┴───┴───┴──┨

┃※ 특이사항   │                                                                      ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                      

별표 0013: 기상관측장비 장애 조치 보고서

[별지 제13호서식]

  기상관측장비 장애 조치 보고서       

┌─────────────┬───┐

│관측소명                  │      │

├───┬─────────┼───┤

│장애  │기상관측장비명    │      │

│개요  │(모델명/제조번호) │      │

│      ├─────────┼───┤

│      │기상관측장비 위치 │      │

│      ├─────────┼───┤

│      │발견 일시         │      │

│      ├─────────┼───┤

│      │내용              │      │

├───┴─────────┼───┤

│조치 내용                 │      │

├─────────────┼───┤

│사진                      │      │

│(장애 발생 시, 장애 조치  │      │

│시, 조치 완료 시 등)      │      │

┕━━━━━━━━━━━━━┷━━━┙

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)  

별표 0014: 기상관측장비 운용 보고서

[별지 제14호서식]

  기상관측장비 운용 보고서            

                        ┏━━━━━┓

                        ┃담당자    ┃

                        ┣━━━━━┫

                        ┃          ┃

┌──────────┬┺━━━━━┩

│관측소명            │            │

├──────────┼──────┤

│기상관측장비명      │            │

│(모델명/제조번호)   │            │

├──────────┼──────┤

│기상관측장비 위치   │            │

├──────────┼──────┤

│구분                │            │

│(교정/수리/교체 등) │            │

├──────────┼──────┤

│작 업 일 정         │            │

├──────────┼──────┤

│상 세 내 용         │            │

├──────────┼──────┤

│사진                │            │

┕━━━━━━━━━━┷━━━━━━┙

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)  

별표 0015: 기상관측탑 승강기 탑승자 서약서

[별지 제15호서식] 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                                          ┃

┃기상관측탑 승강기 탑승자 서약서                                                           ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃소속(주소):                                                                               ┃

┃성     명:           생년월일:      년   월   일                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃  본인은      .   .   부터      .   .   까지 기상관측탑 승강기를 탑승함에 있어서 안전 지  ┃

┃침을 준수하고, 긴급상황 발생 시에는 표준기상관측소 직원의 직무상 명령에 복종하며, 탑승 중 ┃

┃에 본인의 고의 또는 과실로 발생하는 제반 사고에 대하여는 그 책임을 묻지 않겠음을 서약합니 ┃

┃다.                                                                                       ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃년       월       일                                                                      ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃ 서약자   성명:                (인)                                                       ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃국립기상과학원장 귀하                                                                     ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┃                                                                                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                          

별표 0016: 방문자 출입 기록부

[별지 제16호서식] 

방문자 출입 기록부

                                                                                           관측소명:  

┌──┬────┬─────────────┬────┬─────┬────┬──┐

│번호│출입일시│방 문 자                  │방문목적│피방문자  │차량번호│비고│

│    │        ├──┬────┬─────┤        │(방문부서)│        │    │

│    │        │성명│생년월일│주소(상호)│        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

├──┼────┼──┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──┤

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

│    ├────┤    │        │          │        │          │        │    │

│    │        │    │        │          │        │          │        │    │

└──┴────┴──┴────┴─────┴────┴─────┴────┴──┘

  210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)                                                


부칙

['        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20230919', '20240909'] (공포번호: ['127', '138'])