# 국립수산물품질관리원 분석실 운영 및 관리 요령
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20241112, 시행일자=20241112, 소관부처=국립수산물품질관리원)
행정규칙번호: 62
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립수산물품질관리원 분석실 운영 및 관리 요령
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20241112
발령번호: 62
시행일자: 20241112
소관부처: 국립수산물품질관리원
담당부서기관: 국립수산물품질관리원(운영지원과)
현행여부: Y

조문내용:
['   제1장 총 칙', '제1조(목적) 이 요령은 「농수산물 품질관리법」, 「수산생물질병 관리법」 등에 따른 수산물 안전성 조사, 수출입 검역, 수산생물 방역 등의 분석업무를 수행하는 국립수산물품질관리원의 분석실 운영 및 관리 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 분석실의 효율적인 업무 수행을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 분석업무와 관련되는 법령, 고시, 예규, 행정지시 등에서 정하고 있는 경우를 제외하고 이 요령에 따른다.', '제3조(용어정의) 이 요령에서 사용하고 있는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.1. "분석실"이란 수산물 등의 유해물질, 잔류물질 등에 대하여 정성ㆍ정량분석 기능을 갖춘 시설과 수산생물질병 진단 및 수산물의 원산지검정 기능을 갖춘 시설을 말한다.2. "분석기관"이란 분석실을 설치ㆍ운영하는 본원, 센터 및 지원을 말한다.3. "정밀검사"란 물리적, 화학적 또는 생물학적 방법에 따라 실시하는 검사를 말한다.4. "주요분석장비"란 정밀검사 업무에 활용하는 장비 중 관리ㆍ운용할 때 전문성과 정밀성이 요구되는 분석장비로 취득가격 3,000만원 이상의 장비를 말한다. 다만, 취득가격이 3,000만원 이상이라도 단순한 시험 전처리 및 일상적으로 사용되는 원심분리기, 자동세척기 등은 제외한다.5. "정도관리"란 분석업무의 정확도와 정밀도를 높이기 위하여 분석시험방법, 기기분석 등 일련의 분석과정 및 결과에 대한 검증을 말한다.6. "실험실 정보관리 시스템"(이하 "LIMS"라 한다)이란 분석실에서 생산되는 데이터의 수집, 저장, 분석, 보고, 보관 등의 분석실 데이터 전체를 관리하는 시스템을 말한다.', '   제2장 분석실 운영', '제4조(설치ㆍ운영) ① 국립수산물품질관리원장(이하 "원장"이라 한다)은 본원 및 지원에 수산물 등의 정밀검사를 위한 분석실을 설치하고, 분석업무를 수행할 수 있다.② 분석기관의 장은 분석업무 담당자에 대하여 분석업무를 우선적으로 수행하도록 관리해야 한다.', '제5조(관할지원) 분석실별 관할지원은 별표 1과 같다.', '제6조(담당자 지정) 분석기관의 장은 분석장비 및 소모품 등 효율적 관리를 위하여 다음 각 호의 사항에 해당하는 경우 분석실별 담당자를 지정하여 관리해야 한다.1. 분석실 안전사고 관리(생물안전 포함)2. 분석장비 관리3. 방사성 동위원소 안전관리4. 시약 및 초자기구 등 소모품 관리5. 분석폐수 및 폐기물 관리6. 동물실험관리7. 그 밖에 필요한 사항', '   제3장 분석실 관리', '제7조(안전) 분석실 사고 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 세부사항은 「국립수산물품질관리원 연구실 안전관리규정」을 따른다.', '제8조(장비) ① 분석기관의 장은 정기적으로 분석장비의 점검 및 이상 유무를 확인해야 하며, 이상이 있을 경우는 신속히 수리하여 업무에 지장을 주지 않도록 조치해야 한다.② 주요분석장비는 장비의 처리능력, 내용연수 등을 고려하여 적정하게 사용ㆍ관리되어 최적의 상태를 유지해야 한다.③ 방사성 동위원소가 내장된 장비(GC/ECD 등)의 안전관리를 위하여 관련법규에서 정한 사항을 차질 없이 수행해야 한다.④ 분석장비 관리에 관하여 필요한 세부사항은 별표 2와 같다.', '제9조(소모품) ① 분석기관의 장은 사전 수요량 예측이 가능한 소모품(시약 및 시액, 소모성 소모품 등을 말한다. 이하 같다)에 대하여는 연간 구매계획을 수립하여 그 계획에 따라 구매해야 한다. 다만, 특별수요가 있는 경우에는 구매계획을 변경하여 구매할 수 있다.② 구입가 20만원 이상의 소모품은 수불현황을 기록ㆍ관리(LIMS, 랩매니저 등 전산화 포함)하며, 소모품 관리에 관하여 필요한 세부사항은 별표 5와 같다.', '제10조(시료) ① 분석기관의 장은 분석실로 의뢰ㆍ송부된 시료에 대한 인계ㆍ인수사항을 별지 제3호서식의 시료 인수/인계대장에 기록ㆍ관리해야 한다. 시료의 봉인 상태나 시료 상태가 불량할 경우 반환 또는 폐기하고, 그 결과를 비고란에 작성한다.② 접수된 시료에 대한 접수사항을 별지 제4호서식의 시료관리대장이나 LIMS 또는 국가수산생물방역통합시스템에 기록ㆍ관리해야 한다.③ 보관하는 시료에는 시료명, 일련번호, 보관일자 등 필요한 사항을 기록하여 글씨가 지워지지 않도록 관리해야 한다.④ 정밀검사 후 남은 시료는 반환하지 않음을 원칙으로 한다.⑤ 정밀검사 결과 적합으로 판정된 남은 시료는 음식물쓰레기 등 일반적인 방법으로 즉시 폐기할 수 있다. 폐기대상의 남은 시료 중 재활용 우려가 있는 경우 남은 시료 발생 시점 이후 지체 없이 파손, 파쇄, 도색(착색) 및 이물 혼합 등의 방법으로 재활용 방지 조치를 해야 한다. 다만, 신종질병의 출현 및 그 밖에 전염병의 선제적 연구를 위해 필요하다고 판단되는 경우 1년간 시료를 보관할 수 있다.⑥ 정밀검사 결과 적합하지 않은 것으로 판정된 남은 시료는 「수산물 검사 예규」 별지 제11호서식의 분석표를 붙여 분석결과 통보일부터 60일 동안 보관해야 한다. 다만, 냉동ㆍ냉장품 등 상온(常溫)보관이 곤란하거나 부패하기 쉬운 시료의 경우에는 그렇지 않으며, 별도 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.⑦ 제6항의 남은 시료의 폐기는 제5항의 재활용 방지 조치를 한 후 「폐기물관리법」에서 정한 폐기물처리시설에 의뢰하여 폐기해야 한다.⑧ 제5항 및 제7항의 규정에 따라 남은 시료를 폐기한 경우에는 별지 제4호서식의 시료관리대장이나 LIMS 또는 국가수산생물방역통합시스템에 처리사항을 기록ㆍ관리해야 한다.', '제11조(교육) ① 원장은 분석기술 발전과 기술습득 등 전문화를 도모하기 위하여 자체교육 훈련계획을 수립하여 실시해야 하며, 필요한 경우 국내외 분석관련 연구기관 등에 위탁교육을 실시하거나 전문가를 초빙할 수 있다.② 매년 12월 말일까지 교육분야, 교육방법 등을 포함한 다음 연도 교육계획을 수립하고, 이를 교육 대상 분석실에 통보해야 한다.', '제12조(정도관리) ① 원장은 분석실 간 분석능력 비교ㆍ평가를 통한 분석업무의 표준화 및 분석 신뢰도를 높이기 위하여 매년 1회 이상 정도관리를 실시한다.② 매년 12월 말일까지 정도관리 분야, 평가방법 등을 포함한 다음 연도 정도관리 계획을 수립하고 이를 정도관리 대상 분석실에 통보해야 한다.③ 정도관리 계획에 따라 실시한 정도관리 평가결과가 "미흡"한 경우에는 즉시 재평가를 실시하고 재평가 결과 "미흡"한 경우 조사팀을 구성 빠른 시일 내에 그 원인을 밝히고 적절한 조치를 해야 한다.④ 조사팀의 구성은 본원 및 지원의 해당분야 분석업무 담당자 3명 내외로 하며, 필요에 따라서는 외부 전문가를 포함시킬 수 있다.', '제13조(결과판정) ① 분석기관의 장은 최초시험 분석결과가 기준을 초과한 경우 재시험을 실시할 수 있으며, 다음 각 호의 절차에 따라 판정한다. 다만, 미생물 분석과 시험판정 방법이 별도로 정해져 그 시험방법에 따르는 경우에는 재시험을 생략할 수 있다.1. 재시험은 최초시험에 사용된 검사 대상물을 사용하여 3회 동시 실시한다.2. 부적합 판정은 분석결과가 기준을 초과하는가로 결정하며, 판정 결과 2개 이상의 분석결과가 일치하는 것으로 최종 판정한다.3. 최종결과 값은 분석결과 값의 최고치로 한다.② 제1항에 따른 재시험 시 재시험에 필요한 남은 검사 대상물의 양이 부족한 경우 동일 검사 대상물[제조사, 품목, 제조일자, 로트(제조단위) 등이 동일한 제품]에 대하여 실시할 수 있다.③ 제1항에 따라 재시험을 실시하는 경우 기기 교차실험 또는 분석실간 교차실험을 실시할 수 있다.', '제14조(재검토 기한) 이 요령은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


개정문

⊙국립수산물품질관리원훈령 제2024-62호

  국립수산물품질관리원 분석실 운영 및 관리 요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2024년 11월 12일

        국립수산물품질관리원장

국립수산물품질관리원 분석실 운영 및 관리 요령 일부개정훈령

국립수산물품질관리원 분석실 운영 및 관리 요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제1항 본문 중 "초자기구 등을 말한다. 이하"를 "시액, 소모성 소모품 등을 말한다.이하"로 하고, 같은 조 제2항 중 "LIMS"를 "LIMS, 랩매니저"로, "한다"를 "하며, 소모품 관리에 관하여 필요한 세부사항은 별표 5와 같다"로 한다.

          부칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 분석실별 관할지원(제5조 관련)

[별표 1]

분석실별 관할지원(제5조 관련)

┌──────┬───────────────────┐

│기관명      │거점분석실                            │

│            ├────┬────┬────┬────┤

│            │검 사   │검 역   │방 역   │원산지  │

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│전    국    │본    원│본    원│본    원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│부산지원    │부산지원│본    원│본    원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│인천지원    │인천지원│인천지원│인천지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│인천공항지원│인천지원│인천지원│인천지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│서울지원    │인천지원│인천지원│인천지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│평택지원    │인천지원│인천지원│인천지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│장항지원    │인천지원│인천지원│목포지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│전주지원    │인천지원│인천지원│목포지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│목포지원    │인천지원│인천지원│목포지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│완도지원    │인천지원│인천지원│여수지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│여수지원    │인천지원│인천지원│여수지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│제주지원    │부산지원│본    원│제주지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│통영지원    │부산지원│본    원│통영지원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│포항지원    │부산지원│본    원│본    원│본    원│

├──────┼────┼────┼────┼────┤

│강릉지원    │부산지원│본    원│강릉지원│본    원│

└──────┴────┴────┴────┴────┘

별표 0002: 분석장비 관리에 관한 세부사항(제8조 관련)

[별표 2]

분석장비 관리에 관한 세부사항(제8조 관련)

1. 심의위원회 설치 및 운영

  가. 분석장비 구입 등 중요한 사항을 심의 및 조정하기 위하여 국립수산물품질관리원에 분석장비 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둔다.

  나. 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이내로 구성하되, 위원장은 운영지원과장이 되고, 위원은 본원 각 부서 연구관(사무관) 및 각 지원 지원장 중에 위원장이 위촉하며, 필요시 관련전문가 등의 외부위원을 위촉한다.

  다. 심의위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 소집하며, 회의안건이 경미하거나 회의소집이 비효율적이라고 판단되는 경우 영상 또는 서면 심의로 갈음할 수 있다.

2. 분석장비의 구입

  가. 분석실을 운용하고 있는 분석기관의 장은 분석장비의 수요가 있을 경우에는 매년 11월 말일까지 정밀검사 실적을 고려하여 다음 연도 계획을 작성하여 운영지원과로 제출해야 한다.

  나. 위원장은 심의위원회를 개최하여 장비별 구입 타당성을 심의하고 그 결과를 원장에게 보고한 후 분석기관에 통보한다.

3. 분석장비의 등록

  가. 분석기관의 장은 분석장비를 신규(관리전환 포함)로 구입한 경우, LIMS에 등록해야 한다.

4. 분석장비 관리책임자 지정 운영 

  가. 분석기관의 장은 주요분석장비에 대하여 관리 정(正)책임자와 부(副)책임자(이하 "관리책임자"라 한다)를 지정해야 한다.

  나. 가목의 관리책임자는 성실한 관리자로서의 책임과 의무를 다하여 주요분석장비를 관리ㆍ운영해야 하며 화재, 도난, 안전사고 등의 예방에 최선을 다해야 한다.

5. 분석장비의 교정 및 점검

  가. 분석기관의 장은 분석장비의 처리능력, 내용연수(耐用年數) 등을 고려하여 적정하게 사용하고 관리하여 최적의 상태를 유지하도록 노력해야 하고 별표3의 교정이 필요한 장비에 대하여 정기적으로 국가교정기관에 의뢰하여 교정을 실시해야 한다.

  나. 관리책임자는 주요분석장비의 전원, 작동상태, 성능 등 매월 1회 정기적으로 이상 유무를 점검ㆍ관리해야 한다.  

6. 분석장비의 수리요구 및 수리

  가. 분석장비의 사용자는 제5호에 따른 교정 및 점검 등 장비에 이상이 발견되었을 때에는 지체 없이 별지 제1호서식의 분석장비 수리요청서를 작성하여 수리를 요구해야 한다.

  나. 장비의 수리는 최소한으로 하며, 필요한 부분만을 수리 또는 교환해야 한다.

7. 분석장비 사용실적 기록 

  가. 관리책임자는 주요분석장비를 사용한 경우에는 그 사용실적을 별지 제2호서식의 분석장비 사용대장에 기록하고 관리해야 한다.

8. 경제적 수리한계 

  가. 분석기관의 장은 분석장비를 수리 정비가 필요한 경우 해당 장비를 정비하여 계속 사용하는 것과 신품으로 대체하는 것에 대한 경제적 수리한계를 비교 판단하여 결정해야 한다.

  나. 경제적 수리한계의 일반기준은 그 장비의 내용연수와 수리비용의 상관관계에서 정해야 하며, 별표 4의 조달청 일반기준을 적용한다.

9. 유지보수계약 

  가. 분석기관의 장은 분석장비의 고장 시 즉시 수리하지 않을 경우 정밀검사 업무에 상당한 지장을 가져오거나 정비점검에 전문적인 지식이 요구되는 분석장비에 대해서는 전문업체와 유지보수계약을 체결할 수 있다. 

10. 정비ㆍ점검 등 기록 

  가. 분석장비 사용자는 분석장비에 대한 정비, 교정 및 점검 등의 모든 결과를 LIMS에 입력해야 한다.

11. 활용 불가능 분석장비 조치 

  가. 분석기관의 장은 매년 11월 말일까지 활용 불가능(미활용 포함)한 장비에 대하여 다음 연도 불용(不用) 계획을 작성하여 운영지원과로 제출해야 한다.

  나. 위원장은 심의위원회를 개최하여 장비별 불용 타당성을 심의하고 그 결과를 원장에게 보고한 후 분석기관에 통보한다.

  다. 분석기관의 장은 불용이 결정된 장비에 대하여 물품관리법 절차에 따라 조치한 후 불용이 완료된 경우, LIMS에서 삭제한다.[별표 2] 생략

별표 0003: 교정 및 정기점검 대상장비 목록

[별표 3]

교정 및 정기점검 대상장비 목록

┌──┬───────────────┬───┬──┐

│구분│장비명                        │주기  │비고│

├──┼───────────────┼───┼──┤

│교  │고압증기멸균기                │연1   │    │

│정  ├───────────────┼───┼──┤

│대  │인큐베이터                    │연1   │    │

│상  ├───────────────┼───┼──┤

│장  │원심분리기                    │연1   │    │

│비  ├───────────────┼───┼──┤

│    │항온배양진탕기                │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │약품냉장?냉동고              │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │초저온냉동고                  │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │pH메타                        │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │분광광도계                    │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │전자저울                      │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │전기회화로                    │연1   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │기타 분석결과의 신뢰성 확보를 │필요시│    │

│    │위하여 교정이 필요한 장비     │      │    │

├──┼───────────────┼───┼──┤

│정  │가스크로마트그래프            │2년   │    │

│기  ├───────────────┼───┼──┤

│점  │액체크로마토그래프            │2년   │    │

│검  │(이온크로마토그래프 포함)     │      │    │

│대  ├───────────────┼───┼──┤

│상  │가스크로마토그래프-질량분석기 │2년   │    │

│장  ├───────────────┼───┼──┤

│비  │액체크로마토그래프-질량분석기 │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │유도결합플라즈마-질량분석기   │2년   │    │

│    │(유도결합플라즈마분광기 포함) │      │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │전자현미경(TEM)               │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │수은분석기                    │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │감마핵종분석기                │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │미생물동정기                  │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │염기서열분석장치              │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │전기영동장치                  │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │단백질분석기                  │2년   │    │

│    ├───────────────┼───┼──┤

│    │기타 최종 분석결과를 도출하여 │필요시│    │

│    │판정하는 장비                 │      │    │

└──┴───────────────┴───┴──┘

*정기정검대상장비는 2년에 1회 성능점검을 실시하나, 보유예산에 따라 연1회 실시 가능

별표 0004: 경제적 수리한계의 일반기준

[별표 4]

경제적 수리한계의 일반기준

1. 「정부물품정비관리규정」(조달청고시) 제14조에 따른 경제적 수리한계 비율 및 경제적 수리한계 금액의 계산은 다음과 같다.

  - 최초 사용연도에 있어서는 수리비가 취득가격의 100분의 70이 될 때를 수리한계의 최대치로 하고, 내용연수 최종연도에 있어서는 100분의 20을 최대치로 한다.

   ㉮ 경제적 수리한계 비율=최초연도의 최대치-(최초연도의 최대치 - 최종연도의 최대치)÷내용연수×사용연수

                          =÷내용연수×사용연수

                          =

   ㉯ 경제적 수리한계 금액=최초연도의 최대치×취득가격-×취득가격

                         =-

2. 경제적 수리한계를 결정하는 때에는 일반기준 외에 다음 사항을 고려해야 한다.

   ㆍ 수리 후의 사용수명

   ㆍ 대체 시 물품취득가격 및 비용

   ㆍ 수리부속품의 획득 가능성

   ㆍ 신개발기종의 유무 및 유통상황

* 정비의 원칙: ㉮ 고장예방의 원칙 ㉯ 정기정비의 원칙 ㉰ 경제적 수리의 원칙 ㉱ 정비업무의 효율화 원칙

* 상태구분: ㉮ 신품 ㉯ 중고품 ㉰ 수리 필요품 ㉱ 폐품 → 수리 필요품은 수리대상

별표 0005: 소모품 관리에 관한 세부사항(제9조2항 관련)

[별표 5]

소모품 관리에 관한 세부사항(제9조2항 관련)

1. 입고(入庫)

  가.소모품을 신규(관리전환 포함)로 구입한 경우, 전산시스템에 등록해야 한다.

  나. 소모품은 사용자가 효율적으로 관리할 수 있는 번호 또는 코드 등을 부여할 수 있다.

  다.필요한 경우 아래 해당되는 문서를 확인한 후 입고한다.

    -물질안전자료(MSDS, Material safety data sheets)

    -성적서

    -Validation 또는 Verification 자료

    -기타 과학적인 근거 자료

  라. 입고 시 다음의 사항을 확인하여 적절한 소모품이 입고되도록 한다.

    -용기 및 라벨의 손상 여부

    -내용물이 새어 나가는지 여부

    -라벨에 필요한 정보(물질명, CAS번호, 사용기한, 보관조건 등)가 모두 기록되었는지 여부

    -부착되어 있는 라벨의 내용과 제공받은 문서의 정보 일치 여부

    -적절한 보관조건 확인 및 해당 조건에 맞게 운송되었는지 여부

    -소모품의 파손 여부

2. 라벨

  가.소모품의 용기 표면에 사용처에서 자체 발행한 라벨을 필요시 부착하여 사용한다. 라벨 부착 시 가급적 원 제조사의 라벨을 가리거나 손상시키지 않도록 주의한다.

  나.자체 발행하는 라벨의 구성: 자체 발행하는 라벨에는 다음의 내용을 기록하여 관리한다.

    1) 원 제조사에서 제공한 용기를 그대로 사용하는 시약의 경우

      - 사용처에서 부여하여 관리하는 번호 혹은 코드

      - 사용기한(필요한 경우)

      - 보관조건(필요한 경우)

      - 물질명 또는 제품명(필요한 경우)

      - 제조사(제조자)가 부여한 제조번호(필요한 경우)

      - 입고일자, 개봉일자(필요한 경우)

      - 순도 및 기타 정보(필요한 경우)

    2) 구매한 시약 중 원 제조사에서 제공한 용기가 아닌 다른 용기에 옮겨 사용하는 시약

      - 물질명 또는 제품명

      - 사용처에서 부여하여 관리하는 번호 혹은 코드

      - 사용기한

      - 보관조건

      - 제조사(제조자)가 부여한 제조번호

      - 보관용기 변경일자 또는 소분(小分)일자(필요한 경우)

      - 순도 및 기타 정보(필요한 경우)

    3) 자체 제조한 시약 및 조제한 시액

      - 물질명 또는 제품명 또는 시액명

      - 사용처에서 부여하여 관리하는 번호 혹은 코드

      - 제조일자 혹은 조제일자

      - 사용기한

      - 보관조건

      - 제조자 혹은 조제자

      - 순도 및 기타 정보(필요한 경우)

3. 출고

  가. 소모품을 사용한 경우, 사용 수량 및 명세 등을 전산시스템에 기록한다.

4. 사용기한

  사용기한은 시약 및 시액의 특성에 맞춰 설정하며 각 특성에 따라 개봉 전/후의 사용기한을 달리하여 설정할 수 있다. 다음과 같이 분류하여 사용기한을 설정할 수도 있다.

  가.제조사에서 제공하는 정보가 있을 경우에는 그에 따라 사용기한을 설정한다.

  나.제조사에서 제공하는 정보가 없을 경우에는 참고문헌 고찰 등의 방법으로 해당하는 물질군의 화학적 안정성을 평가하고 그에 따라 적절히 사용기한을 설정한다.

  다.사용기한 설정 후 다음 항목이 사용기한에 영향을 줄 수 있다고 판단되면 새로운 사용기한을 적용하되, 적절한 방법으로 기록을 남긴다.

     - 시약 개봉

     - 보관 조건

     - 보관 조건 변경

     - 기타

5. 보관

  가.시약 및 시액은 「국립수산물품질관리원 연구실 안전관리규정」 에 따라 보관한다.

  나.소모성 소모품의 경우 제조사가 권장하는 환경에서 보관하여 되도록 온도와 습도가 조절이 가능한 공간에서 보관한다.

6. 폐기

  가.사용기한이 경과된 시약 및 시액은 「국립수산물품질관리원 연구실 안전관리규정」 및 「폐기물관리법」에 따라 폐기하며 폐기사항을 전산시스템에 기록한다.

  나.소모성 소모품은 제조사가 제시하는 폐기 방법에 따라 폐기하며, 달리 폐기 방법이 정해지지 않았을 경우 사업장 폐기물로 폐기 후 폐기사항을 전산시스템에 기록한다. 

7. 재고

  가.소포품의 출납ㆍ보관 등에 대하여 적정하게 관리되고 있는지를 확인하기 위하여 전산시스템상의 재고량과 실제의 재고량을 연 2회(반기별) 점검하고 그 결과를 전산시스템에 기록한다. 

별표 0001: 분석장비 수리요청서

[별지 제1호서식]

분석장비 수리요청서

┌─────────────┬────┬┐

│  아래와 같이 요청합니다. │운용부서││

│                          ├────┼┤

│20  년   월   일          │신 청 자││

├──────────┬──┴────┴┤

│품       명         │                │

├──────────┼────────┤

│자 산 번 호         │                │

├──────────┼────────┤

│모델명/제조사       │                │

├──────────┼────────┤

│사 용 위 치         │                │

├──────────┼────────┤

│취 득 일 자         │                │

├──────────┼────────┤

│취 득 단 가         │                │

├──────────┼────────┤

│고 장 일 자         │                │

├──────────┼────────┤

│고장원인 및         │                │

│수리요청내역(자세히)│                │

├──────────┼────────┤

│수리예상금액        │                │

├──────────┼────────┤

│수리한계비용        │                │

├──────────┼────────┤

│예 산 과 목         │                │

├──────────┼────────┤

│비       고         │                │

└──────────┴────────┘

별표 0002: 분석장비 사용대장

[별지 제2호서식]

분석장비 사용대장

┌────────┬┬─────┬┐

│장비번호        ││장비명    ││

├────────┼┼─────┼┤

│모델            ││구입일자  ││

│(제작국, 제조사)││(구입가격)││

└────────┴┴─────┴┘

┌────┬────┬──────┬───┐

│사용일자│사 용 자│사 용 목 적 │비 고 │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

├────┼────┼──────┼───┤

│        │        │            │      │

└────┴────┴──────┴───┘

별표 0003: 시료 인수/인계대장

[별지 제3호서식]

시료 인수/인계대장

┌──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬────┬───┬──┬──┐

│일시│의뢰│접수│품명│수량│인계자│인수자│봉인  │시료    │시료  │인수│비고│

│    │지원│번호│    │    │      │      │상태  │성상    │상태  │시간│    │

│    │    │    │    │    │      │      │(양호/│(활/냉장│(양호/│    │    │

│    │    │    │    │    │      │      │불량) │/냉동)  │불량) │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

├──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼──┼──┤

│    │    │    │    │    │      │      │      │        │      │    │    │

└──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴────┴───┴──┴──┘

별표 0004: 시료관리대장

[별지 제4호서식]

시료관리대장

┍━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┑

│시료접수                                  │시료처리                                  │

├──┬───┬───┬──────┬───┼───┬──┬───┬──────┬───┤

│접수│접수일│시료명│접수자      │확인자│시험  │시료│시료  │처리자      │확인자│

│번호│      │      ├───┬──┼───┤완료일│처리│처리일├───┬──┼───┤

│    │      │      │시료수│확인│확인  │      │    │      │시료수│확인│확인  │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤

│    │      │      │      │    │      │      │    │      │      │    │      │

├──┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┴───┴──┴───┤

│ [비 고]                                                                              │

│  ※ 시료처리 : 보관, 반환, 폐기                                                      │

│                                                                                      │

└───────────────────────────────────────────┘


부칙

['        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20211102', '20240711', '20241112'] (공포번호: ['46', '61', '62'])