# 식품의약품안전처 및 그 소속기관 시험·검사장비 운용관리 규정
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20241216, 시행일자=20241216, 소관부처=식품의약품안전처)
행정규칙번호: 214
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 식품의약품안전처 및 그 소속기관 시험·검사장비 운용관리 규정
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20241216
발령번호: 214
시행일자: 20241216
소관부처: 식품의약품안전처
담당부서기관: 식품의약품안전처(시험검사정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총칙', '제1조(목적) 이 규정은 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 시험ㆍ검사장비를 효율적이고 적정하게 운용ㆍ관리하는 것을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.1. "시험ㆍ검사장비(이하 ‘장비’라 한다)"는 「식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제2조에 따른 시험ㆍ검사의 용도로 운용되는 기계적, 전기적 기능을 가진 내구성 물품을 말한다.2. "물품관리관"은「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」(식품의약품안전처 훈령, 이하 같다) 제10조에 따라 물품관리 사무를 위임받은 공무원을 말한다.3. "물품출납공무원"은「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」 제11조에 따라 물품의 출납과 보관 사무를 위임받은 공무원을 말한다.4. "물품운용관"은「식품의약품안전처와 그 소속기관 회계직공무원 업무관리규정」 제12조에 따라 물품사용 사무를 위임받은 공무원을 말한다.5. "사업부서장"은 식품ㆍ의약품등 안전에 관한 업무를 수행하는데 필요한 장비 운영ㆍ관리 예산을 확보하여 장비의 취득, 임차, 정기예방 점검ㆍ보수, 밸리데이션 사업을 수행하는 부서의 장을 말한다.6. "정기예방 점검ㆍ보수"는 운용중인 장비의 업무 중단방지, 기기 성능의 최적유지 등을 위한 사전예방조치로서 정기점검ㆍ보수 및 긴급 점검ㆍ보수를 수행하는 것을 말한다.7. "밸리데이션(Validation)"은 운용 중인 장비의 시험 결과가 판정기준에 맞게 도출되는 것을 검증하기 위하여 주기적으로 적격성 평가, 시험 또는 교정 등을 수행하고 이를 문서화 하는 것을 말한다.8. "수시수리"는 정기예방점검ㆍ보수 대상 이외의 장비가 고장발생, 운용 환경 변화 등 정상 가동이 어려운 경우 수리 및 보수 조치 등으로 정상 운용 상태로 복구시켜주는 것을 말한다.9. "시험장비종합관리시스템(이하, ‘장비관리시스템’이라 한다)"은 장비의 취득에서 사용, 사후관리(정기예방점검ㆍ보수, 밸리데이션 및 수시수리를 말한다. 이하 같다) 및 처분에 이르는 정보를 효율적으로 관리할 수 있는 전산시스템을 말한다.', '제3조(적용범위) 이 규정은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분과 관련한 업무에 적용한다.', '제4조(다른 법령과의 관계) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「물품관리법」등 관계 법령에 따른다.', '제5조(업무 범위) ① 시험검사정책과장은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분(제6조제2항제2호 및 제27조제2항으로 한정한다) 등 장비의 운용ㆍ관리를 총괄한다.② 시험검사정책과장, 물품관리관 및 물품운용관은 장비의 취득, 임차, 사용, 사후관리 및 처분에 관한 사항을 협조하여 운용ㆍ관리한다.③ 물품운용관은 장비 운용에 관한 업무를 보좌하는 장비 담당자 1인 이상을 별도로 지정하여 운용ㆍ관리하여야 한다.', '제2장 장비관리심의단 구성 및 운영', '제6조(심의단) ① 식품의약품안전처 및 그 소속기관의 장비를 효율적으로 관리하기 위하여 소비자위해예방국장 소속으로 장비관리심의단(이하 ‘심의단’이라 한다)을 둔다.② 심의단은 다음 각 호의 사항을 심의한다.1. 장비의 취득, 정기예방 점검ㆍ보수 및 밸리데이션 계획의 수립 및 변경에 관한 사항(심의 안건당 추정가격 1억원 이상의 예산이 소요되는 경우로 한정하며, 「국가연구개발 시설ㆍ장비의 관리 등에 관한 표준지침(과학기술정보통신부 고시)」 제4조에 따라 국가연구시설장비심의위원회에서 사전 심의된 사항은 제외)2. 「물품관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 불용의 결정에 관한 사항.3. 「물품관리법 시행령」 제26조에 따른 중앙관서 간의 관리전환 타당성에 관한 사항4. 물품관리관이 식품의약품안전처 및 그 소속기관 간의 관리전환의 타당성에 대해 심의 요청한 사항5. 물품관리관이 사용전환의 타당성에 대해 심의 요청한 사항6. 기타 장비의 효율적인 관리를 위하여 단장이 필요하다고 인정하는 사항', '제7조(심의단 구성) ① 심의단은 단장을 포함하여 15인 이내의 단원으로 구성한다.② 단장은 소비자위해예방국장으로 하며, 심의단을 대표하고 운영업무를 총괄한다.③ 단원은 다음 각 호에 해당하는 자로 한다.1. 시험검사정책과장2. 식품의약품안전평가원 식품위해평가과장, 의약품연구과장, 독성연구과장, 첨단분석과장3. 지방식품의약품안전청 유해물질분석과장4. 그 밖에 단장이 필요하다고 인정하여 위촉하는 외부전문가 등④ 단장이 부득이한 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 단장이 지정하는 단원이 그 직무를 대행한다.⑤ 심의단의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 시험검사정책과 장비담당 사무관(또는 연구관)으로 한다.', '제8조(심의단 회의) ① 회의는 재적단원 1/3 이상의 소집 요구가 있을 때 또는 단장이 필요하다고 인정할 때 단장이 소집하며, 대면 회의 또는 서면 회의로 진행할 수 있다.② 회의는 재적단원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석단원 과반수의 찬성으로 의결한다.③ 심의단은 장비 취득 심의 시 별표 2의 취득장비 심의평가 자체진단서에 따라 시험ㆍ검사장비의 취득 타당성을 검토하여야 한다.', '제9조(회의록) ① 간사는 회의 개최 시 회의록을 작성하여 보관한다.② 회의록에는 심의단의 의사경과 및 결과를 기록하고, 단장이 최종 결재한다.', '제10조(수당) 회의에 참석한 외부 전문가 등에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.', '제3장 장비의 취득', '제11조(장비선정 기준) ① 물품운용관은 다음 각 호의 장비선정 기준에 따라 필요한 장비를 사업부서장에게 요청하여야 한다.1. 직무수행목적 적합 여부2. 중복 취득 여부3. 공동 사용 가능 여부4. 취득 후 활용도, 사용기간 및 설치 조건 확보 여부 등5. 취득 목적의 적합성ㆍ필수성② 물품운용관이 제1항에 따라 필요한 장비를 요청할 경우 다음 각 호의 서류를 사업부서장에게 제출하여야 한다.1. 품목명세서2. 구매규격서3. 규격적합 조사표(외자장비에 한해 규격적합 조사표를 제출하지 못하는 특별한 사정이 있는 경우에는 외국산 기자재 구매규격ㆍ시장조사서로 갈음할 수 있음)4. 공통규격 확인서5. 장비 취득 전 검토조서6. 그 밖에 사업부서장이 취득 계획 수립에 필요하다고 인정하는 사양서, 견적서 등의 서류', '제12조(계획의 수립) ① 사업부서장은 장비 취득을 위한 계획을 수립 시 시험검사정책과장과 사전협의를 거쳐 추진한다.② 계획에는 다음 각 호 내용을 포함한다.1. 목적 및 규모2. 세부 사업내역3. 절차 및 일정4. 제11조제2항 각 호의 서류', '제13조(규격 작성) ① 물품운용관은 제11조제2항제2호의 구매규격서 작성 시, 2개 이상의 대비모델을 경쟁성과 시장성 등이 확보될 수 있도록 작성하여야 한다.② 시험검사정책과장은 장비 경쟁성 등 확보를 위하여 물품운용관이 제시한 규격 등을 확인ㆍ조정할 수 있다.③ 장비 구매계약 특수조건에 다음 각 호의 내용을 포함할 수 있다.1. 무상하자보증 기간은 설치 후 2년 이상의 기간이 되도록 설정2. 제19조제1항에 따른 밸리데이션 대상 장비는 총 2회(설치 시 및 1년 후 각 1회) 이상의 밸리데이션을 실시하도록 설정3. 계약상대자가 외자장비의 설치 후 내용연수 종료시점까지 부품 및 전용 시약 등을 공급하도록 공급 의무 명시', '제14조(심의요청) 장비를 취득하고자 하는 부서는 다음 각 호의 서류를 구비하여 시험검사정책과장에게 장비관리 심의를 요청하여야 한다.1. 시험장비 취득계획2. 제11조제2항에 따른 서류3. 별표 2의 취득장비 심의평가 자체진단서', '제15조(검사ㆍ검수) ① 물품운용관은 취득한 장비의 계약사항 이행을 확인한 날로부터 14일 이내에 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 검사ㆍ검수조서를 작성하여 사업부서장에게 제출하여야 한다. (단, 본부에서 예산을 집행하는 소속기관의 장비의 검수는 운용기관 물품출납공무원이 한다.)② 물품운용관은 취득한 장비의 검사ㆍ검수결과 계약조건에 부적합한 경우 즉시 사업부서장과 물품관리관에게 문서로 통보하여야 한다.', '제16조(구성품명세서 관리) ① 물품운용관은 여러 개의 구성품을 결합하여 운용하는 장비에 대해 별지 제3호서식의 구성품명세서를 부착하고 물품관리관에게 통보하여야 한다.② 물품관리관은 제1항의 구성품명세서를 물품관리대장(「국고금 관리법 시행령」 제10조제2항에 따른 디지털예산ㆍ회계시스템)에 등재하여 전자적으로 관리하여야 한다.', '제17조(임차) ① 사업부서장은 장비의 긴급한 수요의 대응과 단기간 사용에 필요한 경우 임차할 수 있다.② 물품운용관은 임차 요청 목록과 규격을 2개 이상의 대비모델로 작성하여 사업부서장에게 제출하여야 한다. 다만, 「국가계약법 시행령」 제26조에 따른 특별한 사정이 있는 경우는 제외할 수 있다.③ 물품운용관은 설치된 장비의 계약사항 이행을 확인한 날로부터 14일 이내에 별지 제4호서식의 설치확인서를 사업부서장에게 제출하여야 한다.', '제4장 장비의 사용 및 사후관리', '제18조(장비의 사용) ① 물품운용관은 장비를 항상 사용 가능하도록 유지ㆍ관리하여야 한다.② 물품운용관은 다음 각 호의 장비에 대해 장비관리시스템 또는 수기로 사용ㆍ점검일지를 작성ㆍ보관하여야 한다.1. 제19조에 따른 정기예방점검ㆍ보수 사업 대상 장비(사용ㆍ점검일지)2. 제20조에 따른 밸리데이션 사업 대상 장비(점검일지)3. 기타 물품운용관이 사용내역 또는 정기적인 점검에 대한 기록관리가 필요하다고 판단하는 장비③ 사용ㆍ점검일지에는 장비명, 장비코드, 사용ㆍ점검일, 사용ㆍ점검내용, 사용자 등이 포함되어야 한다.④ 물품운용관과 물품관리관은 구성품의 변동이 발생한 경우 구성품 명세서를 현행화하고 제16조에 따라 관리하여야 한다.', '제19조(정기예방점검ㆍ보수) ① 시험검사정책과장은 장비의 적정운용을 위하여 물품운용관이 요청한 장비의 우선순위에 따라 정기예방점검ㆍ보수 계획을 조정ㆍ수립한다.② 물품운용관은 제1항의 계획에 포함되지 않은 장비에 대하여 자체적으로 점검ㆍ보수 계획을 수립ㆍ시행한다.③ 물품운용관은 정기예방점검ㆍ보수 완료 후 별지 제5호서식의 검사ㆍ검수조서를 작성하여 시험검사정책과장에게 제출한다.', '제20조(밸리데이션) ① 시험검사정책과장은 시험결과의 신뢰성 확보를 위하여 물품운용관이 요청한 장비의 우선순위에 따라 밸리데이션 계획을 조정ㆍ수립한다.② 물품운용관은 밸리데이션 실시 후 그 절차의 적절성, 수행내용 및 결과보고서를 검토하고 별지 제6호서식에 따라 검사ㆍ검수조서를 작성하여 시험검사정책과장에게 제출한다.', '제21조(수시수리) ① 물품운용관은 수리가능 여부, 잔여 내용연수 등을 고려하여 물품관리관에게 수시수리 요청을 하여야 하며, 장비수리가 완료되면 물품관리관에게 검사ㆍ검수 내용을 통보하여야 한다.② 물품관리관은 「정부물품정비관리규정」(조달청 고시) 제13조, 제14조, 제15조 및 「내용연수」(조달청 고시) 제2호에서 정한 바에 따라 장비의 수리여부를 결정한다.③ 물품운용관은 고장 등의 사유로 장비부속품을 교체하는 경우, 발생한 폐부속품 내역을 기록관리 하여야 한다.', '제22조(내용연수 초과 장비 운용) 물품운용관은 장비의 내용연수가 초과되었어도「물품관리법 시행규칙」 제51조에 따른 불용 사유가 발생할 때까지 지속적으로 운용ㆍ관리를 하여야 한다.', '제23조(반출ㆍ반입) 장비 수시수리 등을 목적으로 각 기관에서 외부로 장비를 반출하거나 반출된 장비를 반입 하고자 하는 경우 다음 각 호에 따라 진행한다.1. 물품운용관은 장비 반출 시 물품관리관 및 물품출납공무원에게 별지 제7호서식에 따라 반출 요청ㆍ승인을 받아 반출하여야 한다.2. 물품운용관은 반출된 장비의 수리완료 후 반입 시 물품관리관 및 물품출납공무원에게 별지 제8호서식에 따라 반입사실을 확인 받아야 한다.', '제24조(지도ㆍ점검) 시험검사정책과장은 장비의 효율적 운용관리를 위하여 소속기관에 대한 지도ㆍ점검을 실시할 수 있다.', '제25조(통계의 관리) 물품관리관은 매년 12월31일을 기준으로 정기재물 조사를 실시하고, 다음연도 1월 31일까지 보유 장비 목록을 작성하여 시험검사정책과장에게 제출하여야 한다.', '제5장 장비의 처분 등', '제26조(불용요청) ① 물품운용관은 장비를 불용요청 하는 경우 물품관리관에게「물품관리법 시행규칙」별지 제12호서식의 반납 및 인수증 또는 디지털 예산ㆍ회계시스템을 이용하여 문서로 통보하여야 한다.② 물품운용관은 불용요청 장비의 상태를 「물품관리법 시행규칙」 제27조제4항 별표 1의 물품상태 분류기준에 따라 신품, 중고품, 정비 필요품, 폐품으로 구분하여야 한다.', '제27조(불용결정) ① 물품관리관은 물품운용관의 불용요청 장비에 대하여 물품상태를 분류하고 「물품관리법 시행규칙」 제54조와「불용품 처분지침」(조달청 고시) 제3호나목 및 다목에 따라 불용을 결정한다.② 물품관리관은 「물품관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 장비의 불용에 대하여는 장비관리심의단의 심의를 거쳐 불용을 결정한다.③ 물품관리관은 불용요청 받은 장비에 대해서, 1개월 이내에 불용 여부를 결정하고, 그 결과를 불용요청한 물품운용관과 시험검사정책과장에게 통보하여야 한다.', '제28조(처분결과 통보) ① 물품운용관 및 물품관리관은「물품관리법」및 「불용품 처분지침」(조달청 고시) 등 관련 규정에 따라 처분을 진행하여야 한다.② 물품관리관은 불용장비의 처분이 완료된 경우, 즉시 물품관리대장에 기록하고 장비를 불용요청한 물품운용관과 시험검사정책과장에게 처분내역을 통보하여야 한다.', '제29조(장비관리시스템 운영 등) ① 시험검사정책과장은 효율적인 장비 운용을 위하여 장비관리시스템을 운영한다.② 시험검사정책과장은 소속기관에서 취득한 장비를 장비별로 별표 1의 장비 코드를 부여하고 장비관리시스템에 등재하여 관리하여야 한다.③ 물품운영관은 장비관리시스템의 장비 정보를 수시로 확인하고 사후관리 등의 정보를 입력하는 등 현행화하여야 한다.④ 시험검사정책과장은 제25조, 제27조제3항 및 제28조제2항에 따라 통보받은 사항을 장비관리시스템에 반영하여 관리하여야 한다.']


별표

별표 0001: 시험·검사장비 코드

[별표 1]  

시험ㆍ검사장비 코드

 ○ 장비코드 구성: 고유코드-표준코드-일련번호

   - 고유코드 : 소속(부/센터/청)코드-부서코드

      * 표시된 코드는 소속 및 부서명 변경 전 식품의약품안전처 및 그 소속기관 시험ㆍ검사장비 운용관리 규정(식품의약품안전처예규 제108호, 2018.5.23.)에 따라 부여받은 코드를 적용

   - 일련번호 : 표준코드별 소관 전체에 대하여 누적되어 연속되게 부여

 1. 고유코드

┌─────┬────────────────────────┬────┐

│기관      │소속(부/센터/청)                                │고유코드│

├─────┼──────────┬─────────────┼────┤

│식품의약품│식품위해평가부(EF)  │식품위해평가과(RA)        │EF-RA   │

│안전평가원│                    ├─────────────┼────┤

│(E)       │                    │잔류물질과(VR)            │EF-VR   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │오염물질과(CM)            │EF-CM   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │미생물과(MB)              │EF-MB   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │첨가물포장과(AP)          │EF-AP   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │영양기능연구과(NF)        │EF-NF   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │신종유해물질과(NH)        │EF-NH   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │신소재식품과(NI)          │EF-NI   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │바이오생약심사부(EB)│백신검정과(NV)            │E-NV*   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │혈액제제검정과(BD)        │E-BD*   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │의료제품연구부(ED)  │의약품연구과(PS)          │ED-PS   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │바이오의약품연구과(BR)    │ED-BR   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │첨단바이오융복합연구과(BP)│ED-BP   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │생약연구과(HM)            │ED-HM   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │화장품연구과(CR)          │ED-CR   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │의료기기연구과(MD)        │ED-MD   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │독성평가연구부(ET)  │독성연구과(TR)            │ET-TR   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │약리마약연구과(PR)        │ET-PR*  │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │임상연구과(CR)            │ET-CR   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │비임상자원연구과(LA)      │ET-LA*  │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │첨단분석과(AA)            │ET-AA*  │

├─────┼──────────┼─────────────┼────┤

│지방청    │서울지방식약청(RS)  │유해물질분석과(L1)        │RS-L1   │

│(R)       │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │강릉수입식품검사소(L2)    │RS-L2   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │식품기준분석과(L3)        │RS-L3   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │부산지방식약청(RB)  │시험분석센터(L1)          │RB-L1   │

│          │                    ├─────────────┼────┤

│          │                    │통영수입식품검사소(L2)    │RB-L2   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │경인지방식약청(RI)  │시험분석센터(LB)          │RI-LB   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │대구지방식약청(RD)  │유해물질분석과(LB)        │RD-LB   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │광주지방식약청(RG)  │유해물질분석과(L1)        │RG-L1   │

│          ├──────────┼─────────────┼────┤

│          │대전지방식약청(RT)  │유해물질분석과(LB)        │RT-LB   │

└─────┴──────────┴─────────────┴────┘

2. 표준코드

┌──┬────┬───────────────────────────────────────────┐

│No  │표준    │표준분류장비명                                                                        │

│    │코드    ├───────────────────┬───────────────────────┤

│    │        │국문명                                │영문명                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│1   │ARST    │가변저항기                            │Adjustable Resistor, Variable Resistor,       │

│    │        │                                      │Varister                                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│2   │HTB     │가열기(가열블럭)                      │Heating Block                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│3   │PTR     │각도기                                │Protractor, Graduator                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│4   │LPM     │검광기(광측정기)                      │Light Power Meter                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│5   │SLPT    │경사시험기(경사대)                    │Slope Tester                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│6   │TDLT    │경위의                                │Theodolite, Altazimuth, Transit               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│7   │HPTLC   │고성능박층크로마토그래피              │HPTLC, High Performance Thin Layer            │

│    │        │                                      │Chromatography                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│8   │ACV     │고압멸균기                            │Autoclave                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│9   │PSL     │광자극발광검출기                      │PSL, Photostimulated Luminescence             │

│    │        │                                      │Detection System                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│10  │OWA     │광파장측정기                          │OWA, Optical Wavelength Analyzer              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│11  │DENTH   │근관길이측정기                        │Dental  Treatment Headpeace w/ elctronic      │

│    │        │                                      │canal measuring capability                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│12  │FTNIR   │근적외선분광기                        │FT-NIR Spectroscopy                           │

│    │        │(퓨리에변환-근적외선분광기)           │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│13  │METD    │금속검출기                            │Metal Detector                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│14  │BM      │기압계                                │Barometer                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│15  │GASD    │기체검출기                            │Gas Detector                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│16  │GFA     │기체분석기                            │Gas Flow Analyzer                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│17  │GC      │기체크로마토그래피                    │GC, Gas Chromatography                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│18  │GCIRMS  │기체크로마토그래피/동위원소비율       │GC/IRMS, Gas                                  │

│    │        │질량분석기                            │Chromatography/Isotope-Ratio Mass             │

│    │        │                                      │Spectrometry                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│19  │GCMS    │기체크로마토그래피/질량분석기         │GC/MS, GC/Mass Spectrometry                   │

│    │        │(GC/MS)                               │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│20  │GCTMS   │기체크로마토그래피/질량분석기         │GC/MS/MS - including GC/HR/MS etc.            │

│    │        │(GC/MS/MS)                            │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│21  │GCTOFM  │기체크로마토그래피/TOF질량분석        │GC/TOF/MS                                     │

│    │S       │기                                    │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│22  │GPT     │기체투과도시험기                      │Gas Permeability Tester, Gas Transmission     │

│    │        │                                      │rate Tester                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│23  │GS      │기체표본채집기                        │Gas Sampler, Air Sampler                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│24  │ENDOA   │내독소분석기                          │Endotoxin Analyzer                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│25  │WVT     │내전압시험기                          │Withstanding Voltage Tester                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│26  │RFG     │냉장고/냉동고(냉장/냉동, 초저온냉동기 │Refrigerator, Freezer, Deep Freezer etc.      │

│    │        │등)                                   │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│27  │LT      │누설시험기(기밀시험기)                │Leakage Tester                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│28  │LCT     │누설전류측정기(누전시험기)            │Leakage Current Tester                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│29  │RFRM    │당도계                                │Refractometer, Saccharometer                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│30  │TKG     │두께측정기                            │Thickness Gauge                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│31  │RSPC    │라만분광기                            │Raman Spectroscopy                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│32  │LSM     │레이저주사현미경                      │Laser Scanning Microscope                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│33  │LENSM   │렌즈미터                              │Lensmeter                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│34  │MMT     │마이크로미터                          │Micrometer                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│35  │MWV     │마이크로웨이브오븐                    │Microwave Oven                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│36  │MCT     │마이크로톰                            │Microtome                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│37  │UMM     │만능측장기                            │Universal Measuring Machine                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│38  │MM      │멀티미터                              │Multimeter                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│39  │EIA     │면역형광측정장치                      │Electrochemiluminescence Immunoassay          │

│    │        │                                      │Analyzer                                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│40  │CE      │모세관전기영동장치                    │Capillary Electrophoresis                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│41  │CLB     │무균대                                │Clean Bench                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│42  │STP     │무균시험기                            │Steritest Eqinox Pump                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│43  │MPC     │미립자계수기                          │Micro-Particle Counter                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│44  │MID     │미생물분석기                          │Microorganism Identification System           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│45  │DM      │밀도측정기                            │Density Meter                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│46  │DOSM    │방사능피폭선량계                      │Dosimeter                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│47  │GMC     │방사능측정기                          │Gamma Counter, HPGe Spectrometer              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│48  │RAD     │방사선측정기                          │Radioactivity Detector                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│49  │INC     │배양기(일반 인큐베이터)               │Incubator                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│50  │BOD     │배양기(BOD)                           │BOD Incubator                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│51  │VCP     │버니어캘리퍼스                        │Vernier Calipers                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│52  │VTRNS   │변압기                                │Voltage Transformer                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│53  │PWAN    │복합전기분석기                        │Power Analyzer                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│54  │AIRT    │부유균측정기                          │Air Testing System                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│55  │SPC     │분광광도계                            │UV/VIS Spectrophotometer                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│56  │BAL     │분석저울                              │Analytical  Balance                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│57  │FRCL    │분액수집기                            │Fraction Collector                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│58  │DCET    │분진효율측정기                        │Dust Collection Efficiency Tester             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│59  │PIM     │불용성이물시험기(모래검사장치)        │Particulate Inspection Machine                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│60  │DIT     │붕해시험기                            │Disintegration Tester                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│61  │SGM     │비중계                                │Specific gravity meter                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│62  │POM     │산소포화도측정기                      │Pulse-Oximeter                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│63  │AMN     │산염기분석기(아미노산분석기)          │Amino Acid Analyzer                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│64  │OPM     │삼투압측정기                          │Osmotic Pressure Meter, Osmometer             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│65  │COLRM   │색도계(비색계, 색채분석기)            │Colorimeter, Colorimetric Analyzer            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│66  │BSC     │생물학적안전캐비넷                    │Biological Safety Cabinet                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│67  │BSG     │생체신호처리장치                      │Biosignal Processing System                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│68  │CINC    │세포 및 조직 배양기                   │Cell/Tissue Culture Incubator                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│69  │ACSS    │세포모음장치                          │ACSS, Automatic Cell Separation System        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│70  │CA      │세포분석기                            │Cell Analyzer                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│71  │SLM     │소음계                                │Sound Level Meter                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│72  │MCA     │수분측정기                            │Moisture Content Analyzer                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│73  │PHM     │수소이온농도측정기                    │pH-meter                                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│74  │MER     │수은분석기                            │Mercury Analyzer                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│75  │SAMR    │시료채취기                            │Sampler                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│76  │SG      │신호발생기                            │Signal Generator                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│77  │SIGA    │신호분석기                            │Signal Analyzer                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│78  │QPCR    │실시간유전자증폭기                    │RT-PCR, Quantitative PCR                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│79  │ASPL    │실험실용주입기, 자동시료주입기        │Autosampler                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│80  │AMNA    │암모니아측정기                        │Ammonia Meter                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│81  │PG      │압력계                                │Pressure Gauge, Manometer                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│82  │LSC     │액체섬광계수기                        │Liquid Scintillation Counter                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│83  │HPLC    │액체크로마토그래피                    │HPLC, High Performance Liquid                 │

│    │        │                                      │Chromatography                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│84  │LCICPMS │액체크로마토그래피/유도결합플라즈     │LC/ICP/MS, LC/ICP/Mass Spectrometry           │

│    │        │마분광계/질량분석기                   │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│85  │LCMS    │액체크로마토그래피/질량분석기         │LC/MS, LC/Mass Spectrometry                   │

│    │        │(LC/MS)                               │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│86  │LCTMS   │액체크로마토그래피/질량분석기         │LC/MS/MS                                      │

│    │        │(LC/MS/MS)                            │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│87  │LCTOFM  │액체크로마토그래피/TOF질량분석기      │LC/TOF/MS                                     │

│    │S       │                                      │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│88  │XRG     │엑스선발생기, 엑스선 조사장치         │X-ray Generator, X-ray Radiation System       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│89  │XRD     │엑스선회절기                          │X-ray Diffractometer                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│90  │PPMP    │연동펌프                              │Peristaltic Pump                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│91  │TL      │열발광검지장치                        │TL, Thermoluminescence Detection System       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│92  │TCD     │열전도도검출기                        │Thermal Conductivity Detector                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│93  │TGDTA   │열중량 및 시차열분석기                │TG/DTA, Thermogravimetric/Differential        │

│    │        │                                      │Thermal Analyzer, DSC                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│94  │FLMPT   │염광광도계                            │Flame Photometer                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│95  │OVN     │오븐                                  │Oven                                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│96  │OSC     │오실로스코프                          │Oscilloscope                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│97  │OZA     │오존분석기                            │Ozone Analyzer                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│98  │THR     │온도측정기                            │Thermometer, Pyrometer, Temperature Recorder  │

│    │        │                                      │etc.                                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│99  │THM     │온습도측정기                          │Thermo-Hygrometer                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│100 │LCR     │용액순환기                            │Liquid Circulator                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│101 │DST     │용출시험기                            │Dissolution Tester                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│102 │ELMA    │원소분석기                            │Elemental Analyzer                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│103 │CCS     │원심농축기                            │Centrifugal Concentration System,             │

│    │        │                                      │Centrifugal Gel Dryer System                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│104 │CFG     │원심분리기                            │Centrifuge                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│105 │AAS     │원자흡수분광광도계                    │AAS, Atomic Absorption Spectrometer           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│106 │TOC     │유기탄소측정기                        │TOC Analyzer, Total Organic Carbon            │

│    │        │                                      │Analyzer                                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│107 │ICP     │유도결합플라즈마분광계                │ICP-OES,  ICP-AES, Inductively Coupled        │

│    │        │                                      │Plasma-Optical Emission Spectrometry          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│108 │ICPTMS  │유도결합플라즈마분광계/질량분석기     │ICP/MS/MS                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│109 │ICPMS   │유도결합플라즈마분광계                │ICP/MS                                        │

│    │        │/질량분석기(ICP/MS)                   │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│110 │FM      │유량계                                │Flowmeter                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│111 │FACS    │유세포측정기                          │Fluorescence Activated Cell Sorting           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│112 │MGT     │유전자검출기                          │Multiplex Genotyping & Gene Expression        │

│    │        │                                      │System                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│113 │PCR     │유전자증폭기                          │PCR, Polymerase Chain Reaction Detection      │

│    │        │                                      │System                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│114 │HZGC    │유해가스중화장치                      │Hazardous Gas Clean System                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│115 │MPM     │융점측정기(녹는점측정기)              │Melting Point Meter                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│116 │CO2     │이산화탄소배양기                      │CO2 Incubator                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│117 │SO2     │이산화황분석기                        │Sample Preparation System for SO2             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│118 │IC      │이온크로마토그래피                    │IC, Ion Chromatograpgy                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│119 │ICMS    │이온크로마토그래피/질량분석기         │IC/MS, Ion Chromatograpgy/Mass                │

│    │        │                                      │Spectrometry                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│120 │CCA     │임상화학분석기                        │Clinical Chemistry Analyzer                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│121 │PC      │입자측정기(공기청정기  시험기)        │Particle Counter                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│122 │MAG     │자력계                                │MAG, Magnetometer                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│123 │GAUM    │자속계                                │Gauss Meter                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│124 │UVBX    │자외선작업함                          │Ultraviolet Box                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│125 │LTINC   │저온배양기                            │Low Temperature Incubator                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│126 │OHM     │저항계                                │Ohmmeter                                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│127 │FTIR    │적외선분광기(퓨리에변환 적외선        │FT-IR Spectroscopy,                           │

│    │        │분광기)                               │Fourier Transform-Infrared Spectroscopy       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│128 │FUR     │전기로                                │Electric Furnace                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│129 │ECRG    │전기심전계                            │Electrocardiograph                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│130 │EPS     │전기영동장치                          │Electrophoresis System                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│131 │CM      │전도도측정기                          │Conductivity Measurer                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│132 │PWM     │전력측정기                            │Power Meter                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│133 │CRNT    │전류계                                │Current Tester                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│134 │SLD     │전압조정기(슬라이닥스)                │Power Trans, Slidacs                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│135 │PWS     │전원공급기                            │Power Supplier                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│136 │KFS     │전위차적정기                          │Karl-Fischer Titrator                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│137 │EMAG    │전자기장측정기                        │Electro-Magnetometer                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│138 │ESR     │전자스핀공명기                        │ESR, Electron Spin Resonance Spectroscopy     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│139 │ELPT    │전자제품검사장치                      │Electrical Product Tester                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│140 │INST    │절연시험기                            │Insulation Tester(Insulation Resistance       │

│    │        │                                      │Tester)                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│141 │VISC    │점도계(점도측정기)                    │Viscometer                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│142 │ERT     │접지저항측정기                        │Earth Resistance Tester                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│143 │IPA     │정량주입펌프분석기                    │Infusion Pump Analyzer                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│144 │ILL     │조도계(광도계)                        │Illuminometer, Photometer, Lux-meter,         │

│    │        │                                      │Light-meter                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│145 │TTI     │조직처리장치                          │Tissue Treatment Instrument                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│146 │AHM     │주정분측정기(알콜함량측정기)          │Alcohol hydrometer                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│147 │FC      │주파수카운터                          │Frequency Counter                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│148 │IECF    │중성자검사장치                        │Inertial-Electrostatic Confinement Fusion     │

│    │        │                                      │Device                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│149 │DISTIL  │증류기, 증류장치(보존료 분석용        │Distiller, Distillation Unit                  │

│    │        │증류장치포함)                         │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│150 │SOXH    │지방추출장치                          │Soxhlet Extractor                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│151 │VPUM    │진공펌프                              │Vaccuum Pump                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│152 │VMS     │진동성검사기                          │Vibration Measuring System                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│153 │SHK     │진탕기(왕복식, 회전식, 소용돌이       │Shaker                                        │

│    │        │식 등 포함)                           │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│154 │SHKINC  │진탕배양기(저온진탕배양기 포함)       │Shaking Incubator                             │

│    │        │                                      │ - including Low Temp. Shaking Incubator      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│155 │NEVR    │질소농축기(질소증발기)                │Nitrogen Evaporator                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│156 │KDL     │질소측정장치(단백질분석기, 킬달       │Kjeldahl Nitrogen Analyzer                    │

│    │        │질소분해장치 및 측정기구 포함)        │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│157 │DPRV    │차동프로브                            │Differential Prove                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│158 │AUDM    │청력계                                │Audiometer, Sonometer, Acumeter               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│159 │TMPC    │체온조절장치                          │Temperature Control Device,                   │

│    │        │                                      │Thermal Regulation System                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│160 │UHPLC   │초고성능액체크로마토그래피            │UHPLC, UPLC, Ultra-High Performance           │

│    │        │                                      │Liquid Chromatography                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│161 │SONI    │초음파세척기                          │Sonicator                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│162 │IMPT    │충격시험기                            │Impact Tester                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│163 │CAPT    │콘덴서시험기                          │Capacitor Tester                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│164 │COLC    │콜로니카운터(미생물계수기)            │Colony Counter                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│165 │TURBM   │탁도계                                │Turbidometer, Turbidity meter                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│166 │UVR     │태양복사열지표측정기                  │UV Radiometer                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│167 │TG      │토크게이지                            │Torque Gauge                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│168 │PLM     │편광계                                │Polarimeter                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│169 │RMS     │폐활량계                              │Respirator Monitor System                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│170 │AVM     │풍속계                                │Air Velocity Meter, Anemometer                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│171 │IFA     │피로시험기                            │Implant Fatigue Apparatus                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│172 │FAWG    │함수/임의파형발생기                   │Function / Arbitrary Waveform Generator       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│173 │WB      │항온수조                              │Water Bath                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│174 │CTHC    │항온항습챔버                          │Constant Temperature & Humidity Chamber       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│175 │NAE     │핵산추출기(DNA/RNA 추출기)            │Nucleic Acid Extractor                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│176 │NMR     │핵자기공명기                          │NMR/FT-NMR,                                   │

│    │        │                                      │Nuclear magnetic resonance Spectroscopy       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│177 │VTS     │행동분석장치                          │Video Tracking System                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│178 │MSC     │현미경(미세주입현미경 등 포함)        │Microscope                                    │

│    │        │                                      │ - including Microinjector Inverted Microscope│

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│179 │HCM     │혈구계산기                            │Hemocytometer                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│180 │BPM     │혈압측정기                            │Blood Pressure Meter                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│181 │BA      │혈액분석기                            │Blood Analyzer                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│182 │BC      │혈액응고분석기                        │Blood Coagulate System                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│183 │MLC     │형광분광분석기                        │Multilabel Counter                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│184 │LUM     │형광사검출기                          │Luminescence Reader                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│185 │IMG     │화상분석기(겔다큐멘테이션 시스템)     │Image Analyzer, Zone Sizer System, Gel        │

│    │        │                                      │Documentation System                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│186 │TCM     │회전속도측정기                        │Tachometer                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│187 │ELISA   │효소분석기(마이크로플레이트리더)      │ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent            │

│    │        │                                      │Assay, Enzyme Analyzer, Micro-plate           │

│    │        │                                      │Reader                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│188 │HOOD    │흄후드(암후드 등 포함)                │Fume Hood - including Arm Hood etc.           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│189 │ANTH    │흡입마취기                            │Anesthesa System                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│190 │DIL     │희석기                                │Diluter                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│191 │PCRW    │PCR 전처리장치                        │PCR Workstation                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│192 │AGRMS   │자동그람염색기                        │Automated  Gram Staining System               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│193 │VMIX    │소용돌이믹서                          │Vortex Mixer                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│194 │LHRW    │액체자동분주기                        │Liquid Handling & Robotic Workstation         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│195 │LGWM    │초자세척기                            │Lab Glassware Washing Machine                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│196 │RGS     │시약장(장비, 환기식 시약장 등 포      │Reagent Storage (Instrument)                  │

│    │        │함)                                   │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│197 │OTS     │수술용 장치(소동물용수술장치)         │Operation Table System                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│198 │MFC     │셀가스공급장치(유도결합플라즈마       │Mass Flow Controller(MFC) for ICP/MS          │

│    │        │/질량분석기용)                        │Cell                                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│199 │FZDRY   │동결건조기                            │Freeze Dryer                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│200 │UVIS    │자외선 투과 영상기                    │UV Illuminator System                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│201 │HBD     │교잡반응기                            │Hybridizer, Hybrid Reactor, Hybridization     │

│    │        │                                      │Station                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│202 │ICEMK   │제빙기, 덩어리얼음제조기              │Ice Maker                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│203 │TLM     │압력트랜스미터                        │Telemetry System                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│204 │WPS     │초순수제조장치(통상여과기 등 포       │Water Purification System                     │

│    │        │함)                                   │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│205 │EXTR    │추출기                                │Extractor                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│206 │MPLC    │마이크로플레이트세척기                │Microplate Cleanner                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│207 │SKNBX   │스키너상자(협응동작반응검사기)        │Skinner Box                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│208 │DNAEPS  │유전자 전기주입기                     │DNA Electoporator System                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│209 │HSTRLZ  │손소독기(장비)                        │Hand Sterilizer(Instrument)                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│210 │TDFDS   │총식이섬유측정장치                    │Total Diatary Fiber Determination System      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│211 │PHNT    │인체모형, 인체팬텀                    │Rando Phantom                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│212 │EMPT    │데시케이터                            │Desiccator                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│213 │CHILL   │냉각기                                │Cooler, Chiller                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│214 │MARS    │극초단파가속반응기                    │Microwave Accelerated Reaction System         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│215 │AED     │자동제세동기(심장충격기)              │AED, Automated External Defibrillator         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│216 │OJTL    │대물렌즈                              │Objective Lens                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│217 │LSRG    │레이저발생기                          │Laser Generator                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│218 │GBURN   │실험실용 가스버너                     │Gas Burnner (Laboratory Use)                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│219 │PUMP    │펌프(연동펌프, 진공펌프, 일반실       │Pump - including Peristaltic Pump,            │

│    │        │험용 펌프 등)                         │Vaccuum Pump, etc.                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│220 │STRR    │교반기(자력교반기, 교반가열판 등      │Stirrer - including Magnetic Stirrer, Stirrer │

│    │        │포함)                                 │& Hot Plate  etc.                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│221 │HMG     │균질화기기                            │Homogenizer                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│222 │GRD     │분쇄기(미분쇄기 등 포함)              │Grinder, Mill, Crusher, Shredder              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│223 │PHYR    │생리현상기록계                        │Physiological Recorder                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│224 │GG      │기체발생기                            │Gas Generator                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│225 │EVR     │감압농축기(감압증발기)                │Evaporator                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│226 │EPOR    │전기충격장치, 전기충격천공장치        │Electroporation System                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│227 │SALM    │염도계                                │Salinometer                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│228 │VPTS    │기체포집 장치                         │Vapour Trap Systrem                           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│229 │SCRB    │가스세정장치, 질소분해기 중화장       │Scrubber Unit                                 │

│    │        │치                                    │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│230 │CRAD    │엑스선 분석기                         │Computed Radiography                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│231 │SMKM    │자동흡연장치, 담배연기분석기          │Smoking Machine, Smoke Analyzer               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│232 │MSTS    │미생물 유전형 분류기                  │Microbial Strain Typing System                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│233 │DNAIMG  │유전자 영상분석기                     │DNA Image Analyzer                            │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│234 │DNASQ   │유전자서열 분석기                     │Genetic analyzer                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│235 │PBIA    │단백질 영상분석기                     │Protein Blot Image Analyzer                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│236 │RFGG    │냉장고/냉동고(실험실 일반물품)        │Refrigerator/Freezer(General use)             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│237 │LABS    │가정용개수대                          │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│238 │MTLD    │금속탐지기                            │Metal Detector                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│239 │HANDC   │냉난방기(냉방기, 난방기 및 냉난       │Heater and Chiller(Cooler, Air Conditioner)   │

│    │        │방기 포함)                            │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│240 │UPS     │무정전전원장치                        │UPS, Uninterruptible Power Supply             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│241 │MIXER   │혼합기(일반 믹서기 등)                │Mixer                                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│242 │BARCD   │바코드프린터(실험실용)                │Barcode Printer(Lab. use)                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│243 │RGNCAB  │시약장(가구)                          │Reagent Cabinet (furniture)                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│244 │LABTAB  │실험대                                │Testing Bench, Experiment Stand, Lab          │

│    │        │                                      │Station                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│245 │LABCH   │실험실용의자(작업용의자)              │Lab Chair                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│246 │DRYRK   │초자보관 및 건조대(저장용렉 또        │Glassware Dry-rack - including Storage        │

│    │        │는 선반 포함)                         │Rack                                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│247 │COBALT  │코발트, 방사선 선원                   │Co, Irradiation Source                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│248 │PPET    │피펫                                  │Pipette                                       │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│249 │UVLMP   │자외선등                              │Ultraviolet Light                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│250 │THMRK   │열전사마킹기                          │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│251 │PIPCLN  │피펫세척기                            │Pipette Cleaner                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│252 │FLMCLN  │필름세척기                            │Film Cleaner                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│253 │LNST    │액체질소 저장탱크                     │Liquid Nitrogen Storage Tank                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│254 │DPS     │데이타 프로세스 시스템(장비용         │Data Process System (Computer for             │

│    │        │컴퓨터)                               │Instrument)                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│255 │ROTR    │원심분리기 로터                       │Centrifuge Rotor                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│256 │ROKDR   │착암기                                │Rock Drill                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│257 │HSATZ   │손소독기(실험실용품)                  │Hand Sanitizer(for Lab Use)                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│258 │STOV    │스토브                                │Stove                                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│259 │HEAT    │히터                                  │Heater                                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│260 │COMPS   │공기압축기(콤프레셔)                  │Compressor                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│261 │STRLZ   │살균기                                │Sterilizer                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│262 │EHEAT   │전기온풍기                            │Electric Heater                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│263 │GSTNK   │기체저장 탱크 또는 실린더             │Gas Tank, Gas Cylinder                        │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│264 │THHYG   │항온항습기                            │Thermo-Hygrostat                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│265 │DSPNS   │디스펜서                              │Dispenser                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│266 │CLNB    │무균함                                │Clean Box                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│267 │WTBIL   │보일러 유풍시험장치                   │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│268 │CAGE    │동물용우리(동물사)                    │Animal Cage                                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│269 │LABSUR  │수술관련물품                          │Surgery-related items                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│270 │LABS    │압력/증기청소기                       │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│271 │LABS    │약탕기                                │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│272 │LABS    │오염제거기                            │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│273 │LABS    │옵티컬마운트                          │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│274 │LABS    │엑스선장치용관구                      │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│275 │LABS    │저역필터                              │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│276 │LABS    │전모기(소형동물용)                    │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│277 │LABS    │소방기                                │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│278 │LABS    │수반                                  │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│279 │LABS    │시간기록계                            │Time Recorder                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│280 │LABS    │예취기                                │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│281 │LABS    │온수기                                │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│282 │LABS    │정형용견인장치                        │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│283 │LABS    │현상용기기작업대                      │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│284 │LABS    │가축해부고정기                        │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│285 │LABS    │고정저항기                            │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│286 │LABS    │마취기(동물용)                        │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│287 │LABS    │기타 실험실용 가구                    │Other Furniture                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│288 │LABS    │기타 실험실용 물품                    │Othe Laboratory Supply(ies)                   │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│289 │LABS    │환축상태감시기                        │.                                             │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│290 │GASRG   │기체조절기(가스조절기)                │Gas Regulator                                 │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│291 │SFHP    │유해물질안전보관장치                  │Safekeeping Equipment for Hamful              │

│    │        │                                      │Pollutant                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│292 │ATBCHK  │항생물질검사기                        │antibiotics  checker                          │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│293 │ISOMS   │원소분석기/동위원소비율질량분석       │Isotop MS                                     │

│    │        │기                                    │                                              │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│294 │PATP    │휴대용ATP측정기                       │portable ATP  Counter                         │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│295 │LABVC   │압력/증기청소기                       │Vaccum Cleaner                                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│296 │MDITOF  │질량분석기, MALDI TOF MS              │MALDI TOF MS                                  │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│297 │ABTM    │마모시험기                            │Abrasion testing machine                      │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│298 │MASS    │질량분석기,single MS                  │Single Quadrupole Mass Spectrometer           │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│299 │LCD     │크로마토그래피디텍터                  │liquid chromatography detector                │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│300 │SATZ    │소독기                                │Sterilizer                                    │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│301 │LABF    │기타 실험실용 가구                    │Other Furniture                               │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│302 │SONIM   │초음파분쇄기                          │Sonicator                                     │

├──┼────┼───────────────────┼───────────────────────┤

│303 │UA      │뇨분석기                              │Urine Analyzer                                │

└──┴────┴───────────────────┴───────────────────────┘

별표 0002: 장비취득 심의평가 자체진단서(제8조의제3항 관련)

[별표 2]  

장비취득 심의평가 자체진단서(제8조의제3항 관련)

┌───────────────────────────────┐

│직무수행목적 적합 여부, 중복 취득 및 공동 사용 가능 여부,     │

│취득 후 활용도 및 설치 조건 확보 여부, 취득 장비의 적합성 등  │

│총 4개 평가항목 고려, 시험?검사장비 취득 타당성을 검토       │

└───────────────────────────────┘

┌────────┬───────────────────────────────┬───┐

│평가항목        │평가내용                                                      │결과  │

┝━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━┥

│직무수행목적    │ㅇ 취득하고자 하는 시험장비가 사업(연구)에 부합하는가?        │      │

│적합 여부       ├───────────────────────────────┼───┤

│                │ㅇ 사업(연구) 수행에 꼭 필요한 장비인가?                      │      │

├────────┼───────────────────────────────┼───┤

│중복 취득 및    │ㅇ 보유?운용 중인 동일 장비가 있는가?                        │      │

│공동 사용       ├───────────────────────────────┼───┤

│가능 여부       │ㅇ 보유?운용 중인 동일 장비가 있는 경우, 신규 취득이 필요한  │      │

│                │사유가 있는가?                                                │      │

│                ├───────────────────────────────┼───┤

│                │ㅇ 취득 후 기관(부서) 내 공동활용이 가능한 장비인가?          │      │

├────────┼───────────────────────────────┼───┤

│취득 후 활용도  │ㅇ 사업(연구) 내에서 활용도가 높은 장비인가?                  │      │

│및 설치 조건    ├───────────────────────────────┼───┤

│확보 여부       │ㅇ 장비 설치를 위한 공간과 시설(배관, 가스, 공조, 하중안전    │      │

│                │등)을 확보하였는가?                                           │      │

├────────┼───────────────────────────────┼───┤

│취득 장비의     │ㅇ 사업(연구) 목적 달성을 위해 적합한 구성(사양, 수량) 및     │      │

│적합성          │성능을 보유한 장비인가?                                       │      │

│                ├───────────────────────────────┼───┤

│                │ㅇ 장비 취득에 소요되는 비용이 과다하게 책정되지는 않았는가?  │      │

│                ├───────────────────────────────┼───┤

│                │ㅇ 외자장비 구매요청 시, 사전에 내자장비 구매를               │      │

│                │검토하였는가?                                                 │      │

└────────┴───────────────────────────────┴───┘

┌────────┬───────────────────────────────────┐

│검토 의견       │                                                                      │

├────────┴───────────────────────────────────┤

│검토자     소속(부서)                              성명                     (서명ㆍ인)  │

└────────────────────────────────────────────┘

별표 0001: 검사·검수조서(외자)

[별지 제1호 서식] 

검사ㆍ검수조서(외자)

┌─────┬────────────┬───┬──────┬───────────┬───────┐

│          │?품 명(영문ㆍ국문)     │수량  │금액        │하자이행보험증권 현황 │?계약업체명  │

│          │                        │ㆍ    │(외자공급분 ├─────┬─────┤              │

│?계약번호│?규격(제작국-생산회사- │단위  │+           │?보험회사│?보험기간│?물품분류번호│

│          │모델)                   │(set) │내자공급분) │?증권번호│?보험요율│  (8자리)     │

│?P.R. No │                        │      │            │          │          │              │

│          │?밸리데이션 실시여부   │      │            │          │          │?물품식별번호│

│?Item No │ - 실시완료일자         │      │            │          │          │  (8자리)     │

│          │ - 증빙서류 : 붙임      │      │            │          │          │              │

│          │                        │      │            │          │          │              │

├─────┼────────────┼───┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│          │                        │      │            │          │          │              │

└─────┴────────────┴───┴──────┴─────┴─────┴───────┘

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조 및 관련규정에 의하여    (조달)계약물품에 대한 검수ㆍ검사결과를 다음과 같이 확인합니다.

        ( □ 계약조건에 적합    /    □ 계약조건에 부적합 )

○ 납품기한(국내 공급분)

○ 납품일(인수일)

○ 밸리데이션 완료일

○ 하자보증보험증권 제출일

○ 검사ㆍ검수 요청일

○ 검사ㆍ검수 개시일

  - 검사ㆍ검수 보완 통보일

  - 보완조치 사항 

○ 검사ㆍ검수 완료일

○ 검사ㆍ검수 조서 제출일 

○ 지체일수(사유)

검사자(물품운용담당자) 소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

검수자(물품출납공무원) 소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

확인자(물품운용관)     소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

별표 0002: 검사·검수조서(내자)

[별지 제2호 서식] 

검사ㆍ검수조서(내자)

┌─────┬────────────┬───┬────┬───────────┬───────┐

│          │?품 명(국문)           │수량  │계약금액│하자이행보험증권 현황 │?계약업체명  │

│          │                        │ㆍ    │(원)    ├─────┬─────┤              │

│?계약번호│?규격                  │단위  │        │?보험회사│?보험기간│?물품분류번호│

│          │  (제작국-생산회사-모델)│(set) │        │?증권번호│?보험요율│  (8자리)     │

│          │                        │      │        │          │          │              │

│          │                        │      │        │          │          │?물품식별번호│

│          │                        │      │        │          │          │  (8자리)     │

├─────┼────────────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┤

│          │                        │      │        │          │          │              │

└─────┴────────────┴───┴────┴─────┴─────┴───────┘

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조 및 관련규정에 의하여    (조달)계약물품에 대한 검수ㆍ검사결과를 다음과 같이 확인합니다.

        ( □ 계약조건에 적합    /    □ 계약조건에 부적합 )

○ 납품기한

○ 납 품 일(인수일)

○ 밸리데이션 완료일

○ 하자보증보험증권 제출일

○ 검사ㆍ검수 요구일 

○ 검사ㆍ검수 개시일

  - 검사ㆍ검수 보완 통보일

  - 보완조치 사항

○ 검사ㆍ검수 완료일

○ 검사ㆍ검수 조서 제출일 

○ 지체일수(사유)

검사자(물품운용담당자) 소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

검수자(물품출납공무원) 소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

확인자(물품운용관)     소속(부서)                성명          (서명ㆍ인)

별표 0003: 구성품명세서

[별지 제3호 서식] 

구성품명세서

┌────────────┬──────┬───┐

│주장비의 RFID Tag       │장비코드    │      │

│                        ├──────┼───┤

│                        │계약번호    │      │

│                        │및 관리업체 │      │

├────────────┴──────┴───┤

│사진정보                                      │

├───────────────────────┤

│                                              │

├───────────────────────┤

│구성품 내역                                   │

├───────────────────────┤

│┏━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓│

│┃구성품        │모델명(형식)│제조사│제조번호(라이센스번호)│자산번호│장비코드┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃추가 부대 자산│　          │　    │　                    │　      │　      ┃│

│┠───────┼──────┼───┼───────────┼────┼────┨│

│┃              │            │      │                      │        │        ┃│

│┗━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛│

├─────────┬─────────────┤

│관리이력 변경 내용│                          │

└─────────┴─────────────┘

별표 0004: 임차 시험·검사장비 납품·설치 확인서

[별지 제4호 서식] 

임차 시험ㆍ검사장비 납품ㆍ설치 확인서

┏━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃계  약  명  │              ┃

┠──────┼───────┨

┃장비명(국문)│              ┃

┠──────┼───────┨

┃장비명(영문)│              ┃

┠──────┼┬─────┬┨

┃모델/제조사 ││수량(점)  │┃

┠──────┼┴─────┴┨

┃계 약 기 간 │              ┃

┠──────┼┬─────┬┨

┃납품/설치일 ││지체일(일)│┃

┗━━━━━━┷┷━━━━━┷┛

  □ 기타 특이사항

┏┓

┃┃

┗┛

   「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조 및 관련 규정에 의하여 단기임차 시험ㆍ검사장비에 대한 검수ㆍ검사결과 계약조건에 적합함

년    월    일

 검사자(담당자) 소속(부서)                      성명                 ??

 검수자(부서장) 소속(부서)                      성명                 ??

별표 0005: 검사·검수조서(정기예방점검·보수) 

[별지 제5호 서식]

검사ㆍ검수조서(정기예방점검ㆍ보수) 

┌─┬───┬────┬────┬─┬────────┬──────┬────┬──┐

│No│장비명│장비코드│자산번호│PM│점검?보수 내용 │검사·검수  │수행업체│비고│

│  │      │        │        │  ├──┬─────┤일자        │        │    │

│  │      │        │        │  │정기│긴급      │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

├─┼───┼────┼────┼─┼──┼─────┼──────┼────┼──┤

│  │      │        │        │  │    │          │            │        │    │

└─┴───┴────┴────┴─┴──┴─────┴──────┴────┴──┘

붙임: 증빙자료(정기예방점검·보수 / 긴급 점검·보수 확인서)

0000년 00월 00일

OOOOO부/센터/청 OOOOO과(팀)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조 및 관련규정에 의하여 ○○○○년 ○/○차 정기예방점검?보수에 대한  검수·검사결과 계약조건에 적합함

 검사자(담당자)  소속(부서)                      성명                 ??

 검수자(부서장)  소속(부서)                      성명                 ??

별표 0006: 검사·검수조서(밸리데이션)

[별지 제6호 서식]

검사ㆍ검수조서(밸리데이션)

┌─┬─────────────────┬─────┬───────┬─────┬──────┬──┐

│No│장비현황                          │운용부서  │구분          │수행업체  │검사검수일자│비고│

│  ├───┬────┬─────┬──┼──┬──┼─┬─┬─┬─┤          │(승인일자)  │    │

│  │장비명│장비코드│자산  번호│그룹│기관│부서│IQ│OQ│PQ│TC│          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

├─┼───┼────┼─────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─────┼──────┼──┤

│  │      │        │          │    │    │    │  │  │  │  │          │            │    │

└─┴───┴────┴─────┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─────┴──────┴──┘

  ※ 증빙자료(표준서식 결과 보고서 및 시험ㆍ교정 사본)는 시험장비 종합관리 시스템에 업로드

0000년 00월 00일

OOOOO부/센터/청 OOOOO과(팀)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조 및 관련규정에 의하여 ○○○○년 밸리데이션에 대한  검수ㆍ검사결과 계약조건에 적합함

 검사자(담당자)   소속(부서)                      성명                 ??

 검수자(부서장)   소속(부서)                      성명                 ??

별표 0007: 시험·검사장비 반출 요청·승인서

[별지 제7호 서식] 

시험ㆍ검사장비 반출 요청ㆍ승인서

┌──────────────┐                  

│ ▣ 반출 대상 시험·검사장비│                  

├────┬─────────┴┬──────┬┐

│운용부서│                    │자산번호    ││

├────┼──────────┴──────┴┤

│품    명│                                    │

├────┼──────────────────┤

│규    격│                                    │

├────┼──────────┬──────┬┤

│취득일자│                    │취득금액(원)││

└────┴──────────┴──────┴┘

┌───────┐                                      

│ ▣ 반출지    │                                      

├──────┬┴┬─────┬───────────┐

│업체?기관명│  │업체?기관│                  (인)│

│            │  │담당자    │                      │

├──────┼─┼─────┼───────────┤

│반출지(주소)│  │전화번호  │                      │

└──────┴─┴─────┴───────────┘

┌────────────┐  

│ ▣ 반출사유 및 기타사항│  

├──────┬─────┴┐

│반 출 사 유 │            │

├──────┼──────┤

│반입 예정일 │            │

├──────┼──────┤

│기 타 사 항 │            │

├──────┼──────┤

│첨       부 │            │

└──────┴──────┘

상기 시험·검사장비의 반출 승인을 요청 합니다.

년     월     일

물품운용관                             (서명?인)

┌───────┐                                

│ ▣ 반출 승인 │                                

├───────┴───────────────┐

│상기 시험·검사장비의 반출을 승인 합니다.     │

│년     월     일                              │

│물품관리관                          (서명?인)│

│물품출납공무원                      (서명?인)│

└───────────────────────┘

별표 0008: 시험·검사장비 반입 확인서

[별지 제8호 서식]

시험ㆍ검사장비 반입 확인서

┌──────────────┐                  

│ ▣ 반입 대상 시험·검사장비│                  

├────┬─────────┴┬──────┬┐

│운용부서│                    │자산번호    ││

├────┼──────────┴──────┴┤

│품    명│                                    │

├────┼──────────────────┤

│규    격│                                    │

├────┼──────────┬──────┬┤

│취득일자│                    │취득금액(원)││

└────┴──────────┴──────┴┘

┌───────┐                                      

│ ▣ 반출지    │                                      

├──────┬┴┬─────┬───────────┐

│업체?기관명│  │업체?기관│                  (인)│

│            │  │담당자    │                      │

├──────┼─┼─────┼───────────┤

│반출지(주소)│  │전화번호  │                      │

└──────┴─┴─────┴───────────┘

┌────────────┐              

│ ▣ 반출사유 및 기타사항│              

├──────┬─────┴┬────┬┐

│반 출 사 유 │            │반 출 일││

├──────┼──────┴────┴┤

│조 치 내 용 │                        │

├──────┼────────────┤

│기 타 사 항 │                        │

├──────┼────────────┤

│첨       부 │                        │

└──────┴────────────┘

상기 시험·검사장비가 정히 반입되었음을 통보 합니다.

년     월     일

물품운용관                             (서명?인)

┌───────┐                                

│ ▣ 반입 확인 │                                

├───────┴───────────────┐

│상기 시험·검사장비의 반입을 정히 확인 합니다.│

│년     월     일                              │

│물품관리관:                        (서명?인) │

│물품출납공무원:                    (서명?인) │

└───────────────────────┘


부칙

['부칙 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20180523', '20210811', '20241216'] (공포번호: ['108', '168', '214'])