# 악취검사기관의 지정 및 관리에 관한 업무처리규정
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20211115, 시행일자=20211115, 소관부처=국립환경과학원)
행정규칙번호: 824
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 악취검사기관의 지정 및 관리에 관한 업무처리규정
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20211115
발령번호: 824
시행일자: 20211115
소관부처: 국립환경과학원
담당부서기관: 국립환경과학원(환경측정분석센터)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 규정은 「악취방지법」(이하 "법"이라 한다) 제18조 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제15조 내지 제17조의 규정에 의하여 악취검사기관(이하 "검사기관"이라 한다)의 지정 및 관리 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 이 규정은 사업장에서 배출되는 악취의 시료채취 및 측정ㆍ분석과 채취된 시료의 악취검사를 행하는 악취검사기관의 지정 및 관리에 대하여 적용한다.', '제3조(검사기관지정신청서 접수 및 검토) ① 규칙 제15조에 따른 악취검사기관지정신청서(이하 "지정신청서"라 한다)와 관련서류를 민원인으로부터 접수한 때에는 다음의 5단계로 처리한다.가. 지정신청서 접수(민원실)나. 서류검토다. 현지평가라. 종합검토마. 지정서 교부② 검사기관의 지정에 필요한 구비 서류는 규칙 제15조 제1항에 관련된 증빙서류를 접수하며 다음과 같은 서류 등을 검토한다.가. 지정신청서(규칙 별지 5호 서식)○ 지정신청서상의 기재사항의 적정 및 누락 여부, 구비 서류 첨부 여부 검토○ 지정신청서상의 실험실소재지와 건물등기부등본 또는 임대차계약서상의 소재지와의 일치여부 확인나. 법인인 경우 법인등기부등본다. 검사시설ㆍ장비 명세서○ 검사시설- 건물등기부등본 등 소유권을 확인할 수 있는 서류 또는 임대차계약서- 실험실 평면도○ 장비- 실험기기 및 장비보유현황(임차계약에 의하여 장비를 보유한 경우에는 임차계약서)- 실험기기 및 장비의 보유를 확인할 수 있는 증빙서류(예: 구입에 따른 세금계산서, 거래명세서 사본 등)- 장비관리대장- 장비배치 전경사진라. 기술인력 보유현황 및 이를 증명하는 서류○ 재직을 증명하는 서류(민간기업인 경우 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서, 공무원인 경우 재직증명서)○ 국가기술자격수첩 사본○ 대체 기술인력을 증명하는 서류③ 국립환경과학원장(이하 "과학원장"이라 한다)은 검사기관 지정신청서의 검사시설, 장비, 기술인력에 대한 확인을 위하여 규정 별표2에 정하는 바에 따라 현지평가 등을 실시한다. 현지평가 시에는 규정 별표1의 검사시설ㆍ장비기준을 참고하여 현지평가를 수행한다.가. 현지평가○ 검사시설ㆍ장비- 검사기관 지정을 위한 검사시설 및 장비는 제출된 서류와 대조 확인- 검사장비의 고장, 파손여부, 정밀도 등 정상 측정ㆍ분석 가능여부 확인○ 기술인력- 기술인력 본인과 이미 제출된 기술자격수첩과의 일치여부를 확인', '제4조(지정신청서의 보완) ① 민원실과 검사기관지정에 관한 검토부서(이하 "검토부서"라 한다)에서는 접수한 지정신청서에 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 민원인에게 보완을 요구하여야 하며 보완에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다(보완요청을 발송한 날과 보완된 증빙서류가 도달한 날을 포함 한다). 이 경우 보완의 요구는 문서ㆍ모사전송 또는 컴퓨터통신으로 하되, 민원인이 특별히 요구한 때에는 문서로 한다.② 민원실과 검토부서에서는 민원인이 제1항의 규정에 위한 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 다시 보완을 요구할 수 있다. 이 경우 보완의 기일을 7일로 한다.③ 제1항 및 제2항에 규정에도 불구하고 보완요구를 받은 민원인이 보완에 필요한 기간을 명시하여 기간연장을 요청하거나 민원인이 국외에 거주할 경우에는 이를 고려하여 보완의 기간을 정하여야 한다.④ 민원인은 당해 사무처리가 종결되기 전에는 지정신청서의 내용을 보완하거나 변경 또는 취하할 수 있다.', '제5조(지정신청서의 반려) ① 민원실과 검토부서에서는 제4조 제1항내지 제3항의 규정에 의한 기간 내에 민원서류를 보완하지 아니한 때에는 그 이유를 명시하여 접수된 지정신청서와 관련서류를 되돌려 보낼 수 있다.② 민원실과 검토부서에서는 소재지가 분명하지 아니하여 보완의 요구가 2회에 걸쳐 반송된 때에는 민원을 취하한 것으로 보아 이를 종결처리 할 수 있다.③ 민원인이 검사기관지정신청을 취하하여 지정신청서와 관련서류의 반환을 요청한 경우에는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이를 민원인에게 돌려주어야 한다.', '제6조(처리기간의 연장) ① 민원처리에 관한 법률 시행령 제21조 및 제24조에 의거 과학원장은 지정신청서 또는 변경보고서의 사무처리가 곤란하다고 인정되는 경우에는 필요 기간을 분명하게 명시하여 2회에 한하여 그 처리기간을 연장할 수 있다.② 제1항의 규정에 의하여 처리기한을 연장한 때에는 처리기간의 연장사유와 처리예정기한을 지체 없이 민원인에게 통지하여야 한다.', '제7조(평가위원의 위촉) ① 과학원장은 규정 제3조제3항에 의한 현지평가를 위하여 환경시험검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 제10조에 따른 악취분야 평가위원을 활용할 수 있다.② 관계공무원은 필요한 경우 평가위원 1인 이상과 함께 현지평가를 실시 할 수 있다.', '제8조(평가위원 수당 및 여비) 평가위원이 현지평가에 참여하는 경우 평가수당 및 국내여비 규정에 준하여 여비를 지급할 수 있다. 다만, 평가위원이 공무원인 경우에 평가수당은 본문규정에 불구하고 이를 지급하지 아니한다.', '제9조(검사기관 지정서교부) 과학원장은 규정 제3조에 의한 서류검토 및 현지평가결과에 따라 악취검사기관을 지정하고자 하는 때에는 규칙 별지 제6호 서식에 의한 악취검사기관지정서(이하"지정서"라 한다)를 교부하고 이를 공고 한다.', '제10조(지정사항 변경보고) ① 지정사항변경보고의 업무처리는 규칙 제16조에 따라  다음의 변경사항에 관하여 처리한다.가. 상호나. 사업장 또는 실험실 소재지다. 기술인력(대기환경기사, 악취분석요원에 한함)라. 대표자② 지정사항의 변경업무는 10일 이내에 처리하며 악취검사기관 지정사항 변경보고서(이하 "변경보고서)는 규칙 별지 제7호 서식을 사용한다.③ 상호 변경 시 구비 서류는 변경보고서, 법인등기부등본 및 사업자 등록증사본, 지정서 원본을 제출받아 변경사유 및 변경에 따른 증빙서류를 검토 한다.④ 사업장 또는 실험실의 소재지 변경 시에는 변경보고서, 건물등기부등본, 임대차계약서(임차에 한함), 실험실평면도 및 실험기기 배치전경사진, 지정서원본 등을 제출받아 변경사유 및 변경에 따른 증빙서류를 검토한다.⑤ 기술인력(대기환경기사 또는 악취분석요원) 변경 시 변경보고서, 재직증명서, 국가기술자격수첩 사본, 대체 기술인력을 증명하는 서류(관련분야 경력증명서, 학위증명서 등)및 지정서 원본을 제출받아 변경사유 및 변경에 따른 증빙서류를 검토한다.⑥ 대표자 변경 시에는 사업자등록증, 지정서 원본을 제출받아 변경사유 및 변경에 따른 증빙서류를 검토한다.⑦ 과학원장은 필요 시 지정사항 변경검토를 위한 현지실사를 할 수 있으며 제출된 변경보고서가 적정하다고 인정되는 경우에는 접수한 날부터 10일 이내에 지정서 뒷면에 변경사항을 기재하고 관인 날인하여 신청자에게 교부하여야 한다.', '제11조(검사항목 추가지정) ① 규정 제9조에 의거 검사기관으로 지정받은 자가 검사항목을 추가하고자 할 때는 다음의 서류를 제출받아 검토한다.가. 지정서 원본나. 지정신청서(추가 검사항목)다. 추가검사항목에 관련된 시설ㆍ장비의 확보상황을 증빙할 수 있는 서류○ 검사시설- 건물등기부등본 등 소유권을 확인할 수 있는 서류 또는 임대차계약서- 실험실 평면도○ 장비- 실험기기 및 장비보유현황(임차계약에 의하여 장비를 보유한 경우에는 임차계약서)- 실험기기 및 장비의 구입에 따른 세금계산서, 거래명세서 사본- 장비관리대장- 장비배치 전경사진② 과학원장은 검사항목의 추가지정신청을 한 자에 대하여 규정 제3조의 절차에 준하여 증빙서류의 검토와 현지평가를 실시한다.③ 과학원장은 서류검토 및 현지평가결과에 따라 추가로 검사항목을 지정하고자 할 때는 추가검사항목을 모두 기재한 규칙 별지 제6호 서식에 의한 지정서를 교부하고 이를 공고한다.', '제12조(검사기관의 사후관리 등) ① 과학원장은 검사기관의 분석능력의 지속성 및 정확성 확인을 위하여 사후관리를 할 수 있다. 다만, 「환경 분야 시험검사 등에 관한 법률」제18조의2에 따른 정도관리에 적합 판정을 받은 경우에는 현장평가 최종일로부터 3년의 범위 내에서 사후관리를 받은 것으로 본다.② 과학원장은 제1항의 경우에도 불구하고 과학원의 「환경시험ㆍ검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」제18조의 숙련도 시험결과가 부적합으로 평가된 경우, 또는 당해 년도 현장평가에서 80점 미만을 취득한 경우는 제1항의 단서조항을 적용하지 아니한다.③ 규칙 제17조 별표8 제2항에 의하여 검사기관의 정도관리에 관한 준수사항의 확인을 위하여 필요시 정도관리수행기록철 및 관련실험일지 및 챠트 등을 제출받아 확인 한다.④ 정도관리수행기록철은 표준작업절차서(SOP), 악취공정시험기준에 따른 내부정도관리 수행결과, 판정요원 데이터베이스, 국립환경과학원장이 실시한 정도관리 평가 기록 등을 의미한다.']


별표

별표 0001: 검사시설·장비 기준

[별표 1] 

검사시설ㆍ장비 기준

1. 검사시설

  가. 공기희석관능 실험실

   악취공정시험기준에서 정한 공기희석관능법에 따라 관능실험을 할 수 있는 실험실로서 주변 취기물질로부터의 영향이 없으며 통풍과 배기가 원활해야 한다. 

  나. 지정악취물질 실험실

   악취공정시험기준 중 기기분석법의 측정ㆍ분석장비 및 실험기기를 설치하고 측정ㆍ분석하는 실험실

2. 장비

  가. 무취공기 제조장치

   수동식 무취공기제조장치 혹은 자동식 공기희석장치의 무취공기제조장치 1식 

  나. 악취희석장비

   수동식 악취희석장치 혹은 자동식 공기희석장치 1식

  다. 지정악취물질 전처리 및 농축장비

   지정악취물질별 악취공정시험방법 측정에 필요한 전처리 및 시료농축장치 각1식

  라. 지정악취물질 측정ㆍ분석장비

   다음에 기기분석장치 각 1식을 갖추어야 한다.

    - 암모니아 측정ㆍ분석장비 1식 

    - 황화물 측정ㆍ분석장비 1식 

    - 트라이메틸 측정ㆍ분석장비 1식 

    - 알데하이드류 측정ㆍ분석장비 1식 

    - 스타이렌 측정ㆍ분석장비 1식 

    - 휘발성유기화합물 측정ㆍ분석장비 1식

    - 지방산류 측정ㆍ분석장비 1식

     (1)여러 항목을 측정할 수 있는 장비를 보유한 경우에는 당해 장비를 측정할 수 있는 장비를 갖춘 것으로 본다.

     (2)지정악취물질을 측정ㆍ분석할 수 있는 장비를 임차한 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다.

별표 0002: 악취검사기관 현지평가서

[별표 2] 

악취검사기관 현지평가서

┌─────┬───────────────────────────────┐

│신청기관명│                                                              │

├─────┼───────────────────────────────┤

│소  재  지│                                                              │

├─────┼───────────────────────────────┤

│대  표  자│                                                              │

├─────┼───────────────────────────────┤

│종합의견  │                                                              │

├─────┼───────────────────────────────┤

│보완사항  │                                                              │

├─────┴───────────────────────────────┤

│                                                                          │

│    위 기관에 대하여 악취검사기관 지정기준에 따라 붙임과 같이 현지평가를  │

│실시하고 그 결과를 보고합니다.                                            │

│                                                                          │

│                                  년     월     일                        │

│                                                                          │

│     현지평가자    소속        성명           서명                        │

│                                                                          │

├─────────────────────────────────────┤

│ ※붙임 : 검사시설?장비?인력 현황 조사표 1부                            │

└─────────────────────────────────────┘

(붙임) 검사시설?장비?인력 현황조사표

1. 검사시설 현황

┌─────────────────┬────┐

│내          용                    │적합여부│

├─────────────────┼────┤

│가. 공기희석관능 실험실           │        │

│ ○ 공기희석관능 실험실 확보 여부 │        │

│ ○ 통풍과 배기 상황              │        │

│ ○ 주변 취기물질로부터의 영향    │        │

├─────────────────┼────┤

│나. 지정악취물질 실험실           │        │

│  ○ 지정악취물질 실험실 확보 여부│        │

├────┬────────────┴────┤

│검토의견│                                  │

└────┴─────────────────┘

2. 인력 현황

┌───────────────────────────────────────┬────┐

│내          용                                                                │적합여부│

├───────────────────────────────────────┼────┤

│가. 대기환경기사 조건                                                         │        │

│  (1) 국?공립연구기관의 연구직공무원으로서 대기환경연구분야에 1년 이상       │        │

│근무한 자                                                                     │        │

│  (2) 「고등교육법」에 의한 대학에서 대기환경분야를 전공하여 석사 이상의      │        │

│학위를 취득한 자                                                              │        │

│  (3) 「고등교육법」에 의한 대학에서 대기환경분야를 전공하여 학사학위를       │        │

│취득한 자로서 동일분야에서 3년 이상 근무한 자                                 │        │

│  (4) 대기환경산업기사를 취득한 후 악취검사기관에서 악취분석요원으로 5년      │        │

│이상 근무한 자                                                                │        │

├───────────────────────────────────────┼────┤

│나. 악취분석요원조건                                                          │        │

│  (1) 대기환경기사, 화학분석기능사, 환경기능사 또는 대기환경산업기사 이상의   │        │

│자격을 가진 자                                                                │        │

│  (2) 국?공립연구기관의 대기분야 실험실에서 3년 이상 근무한 자               │        │

│  (3) 「국가표준기본법」 제23조의 규정에 의하여 기술표준원으로부터 시험?검사 │        │

│기관의 인정을 받은 기관에서 악취분석요원으로 3년 이상 근무한 자               │        │

│  (4) 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제19조에 따른 대기환경측정분     │        │

│석 분야 환경측정분석사의 자격을 가진 사람                                     │        │

├───────────────────────────────────────┼────┤

│다. 악취판정요원                                                              │        │

│ (1) 악취공정시험기준에 따라 악취판정요원 선정검사에 합격한 사람              │        │

└───────────────────────────────────────┴────┘

3. 장비 현황

┌──┬────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│번호│분석항목        │전처리 장비                                       │분석 장비                                                             │

│    │                ├───────────┬────┬─────┬──┼─────────────────────┬────┬─────┬──┤

│    │                │장비명                │제조사/ │제작년도/ │적합│장비명                                    │제조사/ │제작년도/ │적합│

│    │                │                      │모델    │일련번호  │여부│                                          │모델    │일련번호  │여부│

├──┼────────┼───────────┼────┼─────┼──┼─────────────────────┴────┴─────┴──┤

│1   │복합악취        │무취공기제조장치      │        │          │    │해당 없음                                                             │

├──┤                ├───────────┼────┼─────┼──┼───────────────────────────────────┤

│2   │                │악취희석장비          │        │          │    │해당 없음                                                             │

├──┼────────┼───────────┴────┴─────┴──┼─────────────────────┬────┬─────┬──┤

│3   │암모니아        │해당 없음                                         │①자외선/가시선 분광기                    │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┬────┬─────┬──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│4   │황화합물        │①저온농축장치        │        │          │    │①기체크로마토그래피/불꽃광도검출기       │        │          │    │

│    │                │②전기냉각저온농축장치│        │          │    │②기체크로마토그래피/펄스형불꽃광도검출기 │        │          │    │

│    │                │                      │        │          │    │③기체크로마토그래피/원자발광검출기       │        │          │    │

│    │                │                      │        │          │    │④기체크로마토그래피/황화학발광검출기     │        │          │    │

│    │                │                      │        │          │    │⑤기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┼────┼─────┼──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│5   │트라이메틸아민  │①헤드스페이스        │        │          │    │①기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기     │        │          │    │

│    │                │②고체상미량추출장치  │        │          │    │②기체크로마토그래피/질소인검출기         │        │          │    │

│    │                │②저온농축장치        │        │          │    │③기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┴────┴─────┴──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│6   │알데하이드류    │해당 없음                                         │①액체크로마토그래피/자외선가시선 분광기  │        │          │    │

│    │                │                                                  │②기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기     │        │          │    │

│    │                │                                                  │③기체크로마토그래피/질소인검출기         │        │          │    │

│    │                │                                                  │④기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┬────┬─────┬──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│7   │스타이렌        │①저온농축장치        │        │          │    │①기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기     │        │          │    │

│    │                │②고체상미량추출장치  │        │          │    │②기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┼────┼─────┼──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│8   │휘발성유기화합물│①저온농축장치        │        │          │    │①기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기     │        │          │    │

│    │                │                      │        │          │    │②기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┼───────────┼────┼─────┼──┼─────────────────────┼────┼─────┼──┤

│9   │지방산류        │①헤드스페이스        │        │          │    │①기체크로마토그래피/불꽃이온화검출기     │        │          │    │

│    │                │②고체상미량추출장치  │        │          │    │②기체크로마토그래피/질량분석기           │        │          │    │

├──┼────────┴───────────┴────┴─────┴──┴─────────────────────┴────┴─────┴──┤

│검토│*동등 이상 장비 사용 가능                                                                                                                   │

│의견│                                                                                                                                            │

└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. 장비의 정상작동 여부 

┌──┬─────────────────┬──────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┐

│번호│신청항목                          │정밀도      │검출한계              │검정곡선 R2                 │회수율          │시험근거의 적합성 │

│    │                                  │            │(해당물질)            │(작성농도범위)              │                │판정              │

│    │                                  │            │                      │                            │                │(적합/ 부적합)    │

├──┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│1   │암모니아                          │≤10 %      │0.01 ppm 이하         │ R2≥0.98                   │해당 없음       │                  │

│    │                                  │            │                      │ (0~40 mL)                  │                │                  │

├──┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│2   │황화합물                          │≤10 %      │0.2 ppb 이하          │ R2≥0.98                   │80% 이상        │                  │

│    │                                  │(10 ppb)    │(메틸메르캅탄)        │(1~50 ppb)                  │(상대습도 10%), │                  │

│    │                                  │            │                      │                            │60% 이상        │                  │

│    │                                  │            │                      │                            │(상대습도 80%)  │                  │

├──┼────────┬────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│3   │트라이메틸아민  │헤드스페이스    │≤10 %      │0.5 ppb 이하          │ R2≥0.98                   │해당 없음       │                  │

│    │                │고체상 미량추출 │(10 μg/L)  │(트라이메틸아민)      │(2~20 μg/L)                │                │                  │

│    │                ├────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│    │                │저온농축        │≤10 %      │0.5 ppb 이하          │ R2≥0.98                   │해당 없음       │                  │

│    │                │                │(5 μg/L)   │(트라이메틸아민)      │(1~20 μg/L)                │                │                  │

├──┼────────┴────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│4   │알데하이드류                      │≤10 %      │1 ppb 이하            │ R2≥0.98                   │해당 없음       │                  │

│    │                                  │(0.1 mg/L)  │(i-발데르알데하이드)  │(0.01~2.0 mg/L)             │                │                  │

├──┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5   │스타이렌                          │≤10 %      │1 ppb 이하            │ R2≥0.98                   │해당 없음       │                  │

│    │                                  │(50 ppb)    │                      │(10~100 ppb)                │                │                  │

├──┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│6   │휘발성유기화합물                  │≤10 %      │1 ppb 이하(스타이렌), │R2≥0.98                    │해당 없음       │                  │

│    │                                  │(10~100 ppb)│10 ppb 이하(그 외)    │(10~100 ppb)                │                │                  │

├──┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│7   │지방산류                          │≤10 %      │ 5 ppb 이하           │R2≥0.98                    │70% 이상        │                  │

│    │                                  │(500 μg/L) │(프로피온산)          │(프로피온산 200~1000 μg/L, │(프로피온산)    │                  │

│    │                                  │            │                      │그 외 50~1000 μg/L)        │                │                  │

├──┼─────────────────┴──────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────┤

│검토│                                                                                                                                            │

│의견│                                                                                                                                            │

└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


부칙

['부칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 규정은 공고한 날부터 시행한다.제2조(재검토기한) 과학원장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 규정은 공고한 날부터 시행한다.제2조(재검토기한) 과학원장은「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 규정은 공고한 날부터 시행한다.제2조(재검토기한) 과학원장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']

부칙 공포정보: ['20141202', '20181011', '20191120', '20200915', '20211115'] (공포번호: ['668', '752', '779', '797', '824'])