# 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20180615, 시행일자=20180615, 소관부처=환경부)
행정규칙번호: 2018-94
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20180615
발령번호: 2018-94
시행일자: 20180615
소관부처: 환경부
담당부서기관: 환경부(수자원관리과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총칙', '제1조(목적) 이 기준은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 수문조사의 방법 및 기준 등의 표준화에 필요한 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용 범위) 이 기준은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항 및 제4항, 같은 법 제10조에 따라 수문조사를 실시하는 기관(이하 "수문조사기관"이라 한다)이 수행하는 수문조사시설의 설치 및 유지·관리와 수문자료 품질관리 업무에 대하여 적용한다.', '제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "수문조사"(水文調査)란 하천·호수·늪의 수위, 유량(취수량, 방류수량을 포함한다), 유사량(流砂量) 및 하천유역의 강수량, 증발산량(蒸發散量), 토양수분 함유량에 관하여 과학적인 방법으로 관찰·측정·조사·분석하는 것을 말한다. 다만, 「기상관측표준화법」 등 기상 관계 법률에 따른 기상관측은 제외한다.2. "유역(流域)"이란 하천의 어느 일정지점을 동일한 유출점으로 갖는 지표면의 범위를 말한다.3. "수계(水系)"란 본류하천의 종점을 기준으로 동일 유역에 속하는 하천 전체를 말한다.4. "강수량"이란 일정한 시간 동안에 내린 비, 이슬비, 우박, 서리, 눈, 싸락눈 등의 수량을 단위면적당 깊이로 표시한 것을 말하며, 크게 강우량과 강설량으로 나눈다.5. "적설"이란 일정한 시간 동안에 내린 눈, 싸락눈 등이 지면에 내려 쌓여있는 수직 깊이를 말한다.6. "수위"란 일정한 기준면으로부터 하천의 수면까지의 높이를 말한다.7. "유량"이란 하천의 횡단면을 단위시간에 통과하는 물의 부피를 말한다.8. "유사량(流砂量)"이란 하천의 흐름에 따라 이송되는 단위시간당 토사의 양을 말하며, 이송형태에 따라 소류사(掃流砂)량과 부유사(浮遊砂)량으로 나눈다.9. "증발산량"이란 일정한 시간 동안에 지면 또는 수면에서 대기로 증발되는 수증기량(증발량)과 식물의 잎에서 대기로 증산되는 수증기량(증산량)을 합한 양을 말한다.10. 토양수분량이란 토양에 함유된 수분의 양으로서 토양표본에 포함된 건토의 질량에 대한 수분의 질량비나 부피에 대한 수분의 질량비를 말한다.11. "기준수위표"란 하천의 수위를 관측하기 위해 설치한 표척을 말한다.12. "영점(零點)표고검정수준점"이란 기준수위표의 영점을 결정하기 위하여 「수준측량 작업규정」(국토지리정보원 고시)에 따라 1등 수준점(불가피한 경우 2등 수준점)을 기점으로 2등 수준측량에 의하여 수위관측소 인근에 설치한 수위표 전용 수준점을 말한다.13. 이 고시에서 정의하지 않은 용어는 관계 법령 및 규정을 준용한다.', '제2장 수문조사시설의 설치환경 표준', '제4조(수문조사시설의 배치 및 위치 선정) ① 수문조사기관의 장은 체계적이고 효율적인 수문조사를 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여 수문조사시설을 배치하여야 한다.1. 관측목적 및 자료의 대표성을 고려할 것2. 관측밀도의 균질성을 고려할 것3. 다른 기관 자료의 활용가능성을 고려할 것② 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 별표 1에서 정하는 바에 따라 수문조사시설의 위치를 선정하여야 한다.', '제5조(수문조사시설의 설치) 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 별표 2에서 정하는 기준에 따라 수문조사시설을 설치하여야 한다.', '제6조(수문조사기기의 선정) 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여 수문조사기기를 선정하여야 한다.1. 수문조사기기의 특성 등이 설치장소의 자연조건에 적합할 것2. 지속적으로 안정된 자료를 얻을 수 있을 것3. 수문조사기기의 설치 및 운영, 유지·관리가 용이할 것4. 법 제12조에 따른 수문조사기기의 검정에 합격한 것', '제7조(수문조사시설의 이중화) ① 수문조사기관의 장은 홍수예보 등 하천관리가 중요한 지점에는 결측 및 오측에 따른 피해를 최소화하고 안정적인 수문자료를 수집하기 위하여 측정계기, 전송장비, 저장매체, 전원시설 등을 이중화할 수 있다.② 제1항에 따라 수문조사시설을 이중화하는 경우 기존에 설치된 기종과 동일한 원인으로 발생한 결측 및 오측을 방지하기 위하여 다른 기종으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.', '제8조(수문조사시설의 코드관리) ① 한강홍수통제소장은 수문조사시설의 효율적 관리를 위하여 별표 3의 기준에 따라 수문조사시설에 대한 코드를 부여하여야 한다.② 수문조사기관의 장은 별지 제3호서식의 신청서를 작성하여 그가 설치·관리하는 수문조사시설에 대한 코드 부여를 한강홍수통제소장에게 요청하여야 한다.③ 한강홍수통제소장은 제2항에 따라 코드부여를 요청받은 수문조사시설에 대하여 제1항에 따라 코드를 부여하고, 별지 제4호서식에 따라 코드 부여증 발급 및 이를 기록·관리하여야 한다.', '제9조(수문조사의 중복방지 협의) ① 법 제9조제4항 및 제10조 본문에 따라 수문조사를 실시하는 기관(이하 "다른 수문조사기관"이라 한다)의 장은 법 제9조제4항에 따른 수문조사의 중복방지 협의를 위하여 매년 12월말까지 다음 연도 수문조사계획을 관할 홍수통제소장에게 제출하여야 한다.② 관할 홍수통제소장은 제1항에 따라 다른 수문조사기관의 장으로부터 제출받은 다음 연도 수문조사계획에 대하여 별표 4의 기준에 따라 수문조사 중복방지 협의를 하여야 한다.', '제3장 수문조사시설의 유지·관리 표준', '제10조(수문조사시설의 유지·관리 계획의 수립) 수문조사기관의 장은 수문자료의 품질을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 수문조사시설의 유지·관리 계획을 매년 수립하여야 한다.1. 수문조사시설 점검 계획2. 수문조사시설 보수·개선계획3. 수문조사시설 설치, 교체, 이전 및 폐지 계획4. 수문조사기기 검정 계획5. 그 밖에 수문자료의 품질을 확보하기 위하여 필요한 사항', '제11조(수문조사시설의 점검) ① 수문조사기관의 장은 수문조사시설의 원활한 유지·관리를 위하여 다음 각 호의 사항에 따라 수문조사시설을 점검하여야 한다.1. 정기점검 : 반기별 1회(연2회) 이상 관측기기, 구조물, 주변 환경 등 세부적 점검을 실시2. 임시점검 : 태풍 등 대비 또는 기타 수문조사기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 정기점검에 준하여 점검을 실시3. 긴급점검 : 수문조사시설이 피해를 입었거나 고장이 있다고 판단되는 경우에는 조속한 시일내에 긴급점검을 실시② 수문조사기관의 장은 제1항에 따른 점검 결과 수문조사시설이 피해를 입었거나 고장이 있을 경우에는 별표 5에 따라 신속하게 조치하여야 한다.', '제12조(수문조사시설 관리대장의 작성 및 보관) ① 수문조사기관의 장이 수문조사시설을 설치하였을 경우에는 법 시행규칙 별지 제17호서식부터 별지 제21호서식까지에 따른 수문조사시설 관리대장을 작성·비치하고 유지·관리 및 점검 현황 등을 정확히 파악하여 기록하여야 한다.② 수문조사시설을 교체·이전 또는 개량하거나 보수한 때에는 수문조사시설 관리대장에 소정의 사항을 기재하고, 종전의 수문조사시설 관리대장을 합쳐 보관하여야 한다.③ 환경부장관은 수문조사시설 관리대장을 전자정보로 저장하여 통합 관리할 수 있으며 다른 수문조사기관의 장에게 통합관리를 위한 자료를 요청할 수 있다.④ 환경부장관은 제3항에 따른 수문조사시설 관리대장을 다른 수문조사기관에서 공동활용할 수 있도록 방안을 마련하여야 한다.', '제13조(수문조사시설의 표지판 설치) 수문조사기관의 장은 그가 관리하는 수문조사시설에 대한 기본정보를 제공하고 훼손 등을 방지하기 위하여 별표 6에 따라 수문조사시설 표지판을 설치하여야 한다.', '제4장 수문자료의 품질관리 표준', '제14조(수문자료의 품질관리) 수문조사기관의 장은 별표 7의 수문조사 주기에 따라 수집된 모든 수문자료에 대하여 별표 8의 기준에 따른 품질관리를 객관적이고 투명하게 실시하여야 한다.', '제15조(수문자료의 정확도 확보를 위한 지원) ① 환경부장관은 다른 수문조사기관의 장이 제14조에 따른 수문자료의 품질관리를 적정하게 시행하는지 여부를 확인할 수 있다.② 환경부장관은 제1항에 따른 품질관리의 적정한 시행 여부를 확인하기 위하여 다른 수문조사기관의 장과 협의하여 해당 수문조사시설에 출입·조사할 수 있으며, 품질관리와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 해당 수문조사기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 수문조사시설의 조사 및 자료의 제출요청에 따라야 한다.③ 환경부장관은 수문자료의 정확도를 제고하기 위하여 제2항의 조사결과에 따라 수문자료의 품질관리에 관한 기술제공 등 다른 수문조사기관을 지원할 수 있다.', '제5장 보칙', '제16조(재검토 기한) 환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 수문조사시설 설치위치(제4조 관련)

[별표 1]

수문조사시설 설치위치(제4조 관련)

1. 강수량관측소

  가. 설치 지점의 관측값은 관측밀도와 고도를 고려하여 그 지역의 강수량을 대표할 수 있는 곳이어야 한다.

  나. 건물?나무?숲 등 장애물의 영향이 적거나, 평활하게 개방된 곳이어야 한다.

  라. 관측시설물의 설치 및 유지?관리가 용이한 곳이어야 한다.

  마. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

2. 수위?유량?유사량관측소

  가. 물의 흐름상태가 일정하고 유속이 크게 변하지 않아 정확한 관측이 가능한 곳이어야 한다.

  나. 수면경사가 급하지 않고 흐름이 안정된 곳이어야 한다.

  다. 근접한 하류 측의 인공구조물 등에 의해 인위적인 수위변동이 발생하지 않는 곳이어야 한다. 다만, 시설물운영을 목적으로 설치하는 경우는 제외한다.

  라. 유로 및 하상의 변동이 적고 상?하류 직선하도가 확보되는 곳이어야 한다.

  마. 갈수시에도 수심이 확보되어 관측이 가능한 곳이어야 한다.

  바. 관측시설물의 설치 및 유지?관리가 용이한 곳이어야 한다.

  사. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

3. 증발산량 관측소

  가. 주변지역의 기상?지형?토양?식생 등을 대표하는 곳이어야 한다.

  나. 주변지형은 편평하며 균질하여야 한다. 다만, 산지증발산량 측정 등 특수 목적을 위해 산악지역에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  다. 나무, 건물 등의 개별 장애물에 영향을 받지 않는 곳이어야 한다. 

  라. 관측시설물의 설치 및 유지?관리가 용이한 곳이어야 한다.

  마. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

4. 토양수분량 관측소

  가. 주변지역의 토양?지질?식생?기상 등을 대표하는 곳이어야 한다.

  나. 비교적 균질한 토양층이 충분한 깊이로 발달되어 토양수분의 수평 및 수직 방향의 공간적 거동을 관측할 수 있는 곳이어야 한다.

  다. 관측시설물의 설치 및 유지?관리가 용이한 곳이어야 한다.

  라. 관측시설물의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.

별표 0002: 수문조사시설 설치기준(제5조 관련)

[별표 2]

수문조사시설 설치기준(제5조 관련)

1. 강수량관측소

  가. 강수량계는 「자동기상관측장비의 표준규격」에 따라 설치하는 것을 원칙으로 한다.

  나. 강수량계 수수구의 높이는 지면 바닥면에서 30cm 이상이어야 한다.

  다. 수수구는 반드시 수평으로 설치한다.

  라. 강수량계는 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 2배 이상 떨어진 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

  마. 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.

  바. 강수량계는 동절기 강설에 대한 측정이 가능하도록 관련 설비를 설치하여야 한다.

2. 수위?유량?유사량관측소

  가. 영점표고검정수준점의 표석은 수위관측소 인근에 설치하고, 10년 주기로 수준측량을 통해 확인하여야 하며, 지반침하 등으로 변동이 있다고 판단되는 경우에는 즉시 재확인 하여야 한다. 

  나. 수위관측소에는 영점표고검정수준점으로부터 영점표고를 정한 기준수위표를 반드시 설치하여야 한다.

  다. 기준수위표의 영점과 최고눈금은 아래의 사항을 준수하여 설정한다.

    1) 기준수위표의 영점은 저수로 하상의 값 또는 최저수위보다 1m 이상의 값 중 높은 값을 설정하여 음(-)의 수위가 발생하지 않도록 한다.

    2) 기준수위표의 최고눈금은 제방이 있는 경우 제방보다 50cm 이상 높게, 제방이 없는 경우 계획홍수위 또는 기왕최고수위보다 1m 이상 높게 설정한다.

  라. 기준수위표의 규격은 폭 150㎜ 이상으로 하며, 표기 방법은 아래와 같다.

  1) 최소눈금은 1㎝ 간격으로 표기(특수목적에 따라 1㎝ 이하 가능)

  2) 10㎝ 간격으로 구분하고 숫자 표기(해당 수위범위 내에 숫자 표기)

      예 : 5m 10cm를 표기할 때 → 5m 10cm 눈금의 바로 상단에 숫자 10을 검정색으로 표기

  3) 1m 간격으로 구분하고 숫자 표기(m 단위는 적색 눈금 및 글자) 

      예 : 5m를 표기할 때 → 5m 눈금의 바로 상단에 숫자 5를 적색으로 표기

  4) 수위표 바탕은 흰색을 원칙으로 한다. 다만, 야간에 시인성(視認性)을 확보하기 위하여 야광처리를 하거나 부식방지를 위하여 부식방지 처리를 한 경우에는 수위표의 눈금, 바탕, 숫자의 색은 다른 색을 사용할 수 있다.

  마. 기준수위표의 훼손 등으로 교체하거나 지반 침하 등으로 인하여 기준수위표  영점표고의 변동이 있다고 판단될 경우에는 영점표고검정수준점으로부터 영점표고를 재확인하여야 한다.

  바. 영점표고 및 영점표고검정수준점은 “가”목 및 “마”목에 따라 설치하거나 변동사항이 있을 경우 설치기록과 변동기록을 별지 제1호서식과 별지 제2호서식에 따라 작성?보관하여야 한다.

  사. 영점표고검정수준점과 기준수위표 영점표고의 최소 단위는 1㎜로 한다.

  아. 수위계에 의한 관측 수위값은 기준수위표에서 읽는 수위값과 동일하여야 한다.

  자. 수위계 및 기준수위표의 최소눈금 단위표준은 1㎝로 하며, 1㎝ 이하의 최소눈금 단위를 사용할 경우에는 1㎝ 간격으로 수위를 관측할 수 있도록 한다.

3. 증발산량관측소

  증발량 및 증발산량 관측을 위한 관측기기의 설치 조건은 「기상관측표준화법」을 따른다.

4. 토양수분량관측소

  가. 표본추출기 또는 원격탐사나 다른 특정한 원리를 이용하여 토양수분량을 관측하는 경우에는 관측지점의 특성에 적합한 관측기기를 사용하여야 한다.

  나. 관측기기는 자료의 동질성을 위하여 동일 관측지점에서는 가능한 한 통일된 장비를 사용할 것을 권장한다.

5. 공통사항

  수문관측자료를 실시간 자동수집하기 위하여 통신시설을 설치할 경우에는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

  가. 통신망의 확보 가능 여부

  나. 전원공급 및 접지 등의 보호시설 확보 가능 여부

  다. 악기상에서의 안정성 확보 가능 여부

  라. 통신시설의 경제성?신속성?효율성 등의 확보 가능 여부

  마. 관련 통신시설과의 접속성?호환성?확장성 등의 확보 가능 여부

  바. 통신시설의 유지?관리 용이성 등

별표 0003: 수문조사시설 코드 부여 기준(제8조 관련)

[별표 3]

수문조사시설 코드 부여 기준(제8조 관련)

수문관측소 코드는 다음과 같이 총 7자리 숫자로 구성하는 것을 원칙으로 한다.

│○  ○│○  ○│○│○  ○│

│      │      │  │      │

│①    │②    │③│④    │

 ① 대권역 : 우리나라에서 사회 통념적으로 형성된 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강의 자연적 대하천을 중심으로 구분된 권역과 해안지역, 제주도로 구분

 ② 중권역 : 대권역의 본류를 기준으로 이에 큰 지류하천들이 자연적으로 합류하는 지점에서 구분

 ③ 구  분 : 기상/유인(1), 기상/무인자동(2), 기상/레이더(3), 강수량(4), 유량(5), 수위(6), 유사량(7), 증발산량(8), 토양수분량(9)

 ④ 일련번호 

   - 기상?강수량?증발산량?토양수분량관측소 : 설치년도순(설치년도가 같은 경우는 상류에서 하류 방향으로 번호 부여

   - 수위?유량?유사량 : 상류에서 하류순

※ 대권역 및 중권역은 수질개선기획단 물관리정보협의회에서 ‘04년 4월 확정한「물관리정보 표준」을 기준으로 한다.

별표 0004: 수문조사지점 중복기준(제9조 관련)

[별표 4]

수문조사지점 중복기준(제9조 관련)

1. 강수량관측소 중복기준

  가. 새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전히 일치하는 지점

  나. 인근의 기존 강수량관측소와 지리적으로 일치하지 않으나 기상 및 지형정보(표고차, 평면정보 등)가 동질성을 가짐에 따라 유사한 강수량을 나타낼 것으로 예측되는 지점

  다. 기타 강수량관측소의 중복기준은 「기상관측표준화법」등 기상 관계 법률에 따른다.

2. 수위관측소의 중복기준

  가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점

  나. 동일 하천에서 지리적으로 일치하지 않으나 근거리에 위치하여 수위가 동질성을 갖는 지점(동질성이라 함은 두 관측소간에 지류, 저류시설, 통제 단면 등이 없어 수위가 거의 동일한 변동 특성을 갖는 것을 말함) 

  다. 수위관측을 유량측정과 동시에 실시하기 위한 목적일 경우에는 유량관측소의 중복기준을 따른다.

  라. 새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소의 목적(홍수예보, 하천수 사용 관리, 오염총량관리 등)에 적합하지 못하여 자료공유를 통한 활용이 어렵다고 판단되는 경우에는 중복지점에서 제외한다.

3. 유량관측소의 중복기준

  가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 일정 하도구간 내에 지류의 유입, 저류시설, 취?배수시설 등이 없어 유량이 동일하다고 인정되는 지점

  나. “가”목에 해당하는 중복지점 중 배수나 조석의 영향을 받는 지점은 중복지점에서 제외한다. 다만, 자동유량측정시설이 설치되어 신뢰성 있는 유량자료가 생산되는 지점은 중복지점으로 간주한다.

  다. “가”목에 해당하는 중복지점 중 과거 3년 내 수위-유량관계곡선식이 없거나 개발된 적용수위 및 적용기간 등이 사용 목적에 적합하지 못하는 경우는 중복지점에서 제외한다.

4. 유사량관측소의 중복기준

  가. 동일 하천에서 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 일정 하도구간 내에 지류의 유입, 저류시설, 취?배수시설 등이 없어 유사량이 동일하다고 인정되는 지점

  나. “가”목에 해당하는 중복지점 중 배수나 조석의 영향을 받는 지점은 중복지점에서 제외한다.

  다. “가”목에 해당하는 중복지점 중 과거 3년 내 유량-유사량관계곡선식이 없거나 개발된 적용유량 및 적용기간 등이 사용 목적에 적합하지 못하는 경우는 중복지점에서 제외한다.

5. 증발산량관측소의 중복기준

  새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 인근의 기존 관측소와 기상?지형?토양?식생의 변화 등이 거의 없다고 인정되는 지점

6. 토양수분량관측소의 중복기준

  새로이 설치하고자 하는 지점이 기존 관측소와 지리적으로 완전하게 일치하는 지점이거나 인근의 기존 관측소와 지상 및 토양내부의 흐름구조 변화 및 지질?식생?기상의 변화 등이 거의 없다고 인정되는 지점

별표 0005: 수문조사시설의 점검시 조치사항(제11조 관련)

[별표 5]

수문조사시설의 점검시 조치사항(제11조 관련)

1. 주변환경에 대한 조치

  수문조사시설의 점검 시 주변환경에 의한 영향으로 이상이 발생한 경우에는 법 제16조에 따라 이를 즉시 개선하여야 한다.

2. 관측기기에 대한 조치

  가. 수문조사시설의 점검 시 관측기기의 이상이 발견되었을 경우에는 관측기기의 수리, 보완 및 교체를 신속히 수행하여야 한다.

  나. 관측기기의 수리, 보완 및 교체에 장시간 소요될 경우에는 수문자료의 결측을 최소화하기 위하여 예비 관측기기를 그 기간 동안 한시적으로 설치?운영하여야 한다.

  다. 관측기기의 수리, 보완에 따라 관측 정확도에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우에는 수문조사기기의 검정을 받아야 한다.

3. 예비 관측기기 조건

  가. 강수량계 : 자기우설량계

  나. 수위계 : 자기수위계

  다. 토양수분량 및 증발산량계 : 기존의 관측기기와 동일한 기종

  라. 수문조사기기의 검정에 합격한 것

별표 0006: 수문조사시설의 표지판 내용 및 규격(제13조 관련)

[별표 6]

수문조사시설의 표지판 내용 및 규격(제13조 관련)

1. 수문조사시설별 표지판 내용

  가. 강수량관측소 

    - 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 수수구 표고(EL. m), 연락처, 관리기관명 

  나. 수위?유량?유사량관측소

    - 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 하천명(한국하천일람 기준),  하구 또는 지류와의 합류점으로부터의 거리(km), 수위표영점표고(EL. m), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 연락처, 관리기관명

  다. 증발산량 및 토양수분량관측소

    - 관측소명, 관측소 코드, 관측소 위치(법정동), 수계명(한국하천일람 기준), 경도, 위도, 설치년월일, 관측개시일, 계기표고(EL. m), 연락처, 관리기관명

  ※ 경도, 위도 값은 WGS84 좌표를 기입한다. 

2. 수문조사시설별 표지판 규격

  가. 일반규격 : 600mm × 450mm

  나. 표식구성 : 안내판의 표식구성은 테두리선, 관측소 종류명, 내용, 관리정보 표식 및 관리기관의 표식으로 한다. 

  다. 표지판   : 표지판의 색상은 녹색과 청색, 글자체는 신명조체를 기본으로 하며, 수문조사기관별 MI(Ministry Identity) 색상에 따라 다르게 할 수 있다.

3. 표지판 설치 위치

  가. 수문조사시설 중 잘 보이고 훼손이 적은 곳에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

    - 강수량관측소 표지판 규격

    - 수위관측소 표지판 규격(유량 및 유사량 관측소 동일)

    - 강수량?수위관측소 표지판 규격

   - 유량관측소 표지판 규격

- 증발산량관측소 표지판 규격

    - 토양수분량관측소 표지판 규격

별표 0007: 수문조사 주기(제14조 관련)

[별표 7]

수문조사 주기(제14조 관련)

1. 자기관측 또는 실시간 자동수집방식에 의하여 수문자료를 수집?조사하는 주기는 다음과 같다.

  가. 강수량

   - 정시를 기준으로 최소한 1시간 주기(1시간 누적강수량)로 관측할 수 있어야 한다.

  나. 수위

   - 정시를 기준으로 최소한 1시간 주기로 관측할 수 있어야 한다.

  다. 유량?유사량

   - 각 기관별 측정 목적을 달성할 수 있도록 충분하게 관측하여야 한다.

  라. 증발산량

   - 최소한 1일(1시～24시) 주기(일 증발산량)로 관측할 수 있어야 한다.

  마. 토양수분량

   - 최소한 1일(1시～24시) 주기(일 토양수분량)로 관측할 수 있어야 한다.

별표 0008: 수문자료의 품질관리 기준(제14조 관련)

[별표 8]

수문자료의 품질관리 기준(제14조 관련)

1. 품질관리 절차

  가. 자료의 수집

    1) 자료의 수집대상은 실시간으로 전송된 관측자료, 관측기기에 장착된 기록지 및 데이터로거 자료, 수문조사 종사자에 의한 보통관측자료 및 현장 측정자료(유량, 유사량 등)를 원칙으로 한다.

    2) 관측소 기본정보, 현장점검자료, 유지?관리 정보, 측정사진 등은 관련된 수문자료에 참조가 될 수 있도록 수집한다.

    3) 수집된 모든 자료는 전산화하여 저장하는 것을 원칙으로 한다.

  나. 자료의 처리

    1) 자료의 처리는 자료의 예비 검사, 이상치 검출 및 검?보정 과정을 포함하는 과정으로 관측종목별 자료의 품질관리 방법을 참조하여 수행한다.

    2) 처리된 자료는 일련의 표식을 부여하여 처리되기 전의 자료와 구분될 수 있도록 하여야 한다.

    3) 처리된 과정 및 결과는 문서화하거나 전산화하여 추후에 확인할 수 있도록 하여야 한다.

  다. 자료의 저장

    1) 자료의 저장 시에는 원시(原始)자료, 일련의 처리과정을 거친 잠정자료, 확정과정을 거친 확정자료로 구분하여 저장하여야 한다.

    2) 기록지 등 문서로 기록된 자료는 손실되지 않도록 보관되어야 한다.

    3) 자료의 손실을 예방하기 위해 전산화된 자료는 반드시 별도의 장치에 저장한 후 분리보관되어야 한다.

    4) 전산화된 자료는 저장장치의 용량을 주기적으로 관찰하여 저장용량 초과로 인한 자료의 손실이 없도록 하여야 한다.

  라. 공통사항

    1) 자료의 수집?처리?저장 단계별로 최소한 1차 및 2차 확인자를 두어 잘못된 판단에 따른 자료의 손실을 최소화하여야 한다.

    2) 수문자료를 기록, 보고 또는 배포하는 경우에는 별표 9에서 정하는 단위 및 소수점 이하 최소자릿수를 사용하여야 한다.

2. 품질관리 업무 기간

  가. 수문조사기관의 장은 수문자료 또는 관측기기의 이상이 발견되었을 경우에는 즉각적인 현장조치를 할 수 있도록 상시 품질관리를 하여야 한다.

  나. 수문조사기관의 장은 월간 누적된 자료에 대해 월 단위로 품질관리 업무절차를 수행하여야 한다.

  다. 연간 품질관리는 상시 및 월간 품질관리를 통해 검증된 수문자료를 확정하는 단계로서 수문조사기관의 장은 상시 및 월간 품질관리를 통한 검토사항의 수정여부 등을 포함하는 종합적인 품질관리를 실시하여야 한다.

3. 관측종목별 자료의 품질관리 방법

  가. 강수량?수위?증발산량?토양수분량조사 자료

  1) 이상치 또는 결측자료가 발생한 경우 신속하게 발생원인을 파악하고 현장조치 등 즉각적인 조치방안을 강구하여야 한다

  2) 이상치 또는 결측된 강수량?증발산량 자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 인근 관측소와의 동질성 분석 등을 통해 보간을 실시하여야 한다.

  3) 이상치 또는 결측된 수위자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 통계적 분석을 통한 선형보간법, 상?하류관계를 이용한 자료보간법 등을 활용하여 보간을 실시하여야 한다.

  4) 이상치 또는 결측된 토양수분량자료는 해당 관측소의 자동기록장치를 이용하거나 통계적 분석을 통한 선형보간법, 인근 관측소의 자료를 이용한 자료보간법 등을 활용하여 보간을 실시하여야 한다.

  나. 유량측정성과

    유량측정성과의 품질관리는 다음과 같은 항목에 대하여 실시하여야 한다.

  1) 현장조건에 따른 유량조사 방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성

  2) 유량조사 기준(측선수, 측점수, 측정시간 등) 준수 여부

  3) 수위범위(홍수위의 첨두, 상승부 및 하강부를 포함)에 대한 성과확보 여부 등

  4) 유량측정성과에 대한 타당성과 정확도(최대구간유량비, 수위-평균유속, 수위-단면적, 수위-유량, 수위-, 불확실도) 확보 여부 등

  5) 기존 수위-유량관계곡선과 조사 자료의 차이

  6) 본 기준에서 정하지 않은 사항은 수문조사매뉴얼을 따른다

  다. 유사량측정성과

    유사량측정성과의 품질관리는 다음과 같은 항목에 대하여 실시하여야 한다.

  1) 현장조건에 따른 유사량조사 방법(측정위치, 측정방법 등)의 적절성

  2) 유사량조사 기준(측선수, 채취시간, 채취기의 이동속도 등) 준수 여부

  3) 부유사 농도 산정방법 및 입도분포 분석방법의 적절성

  4) 수위상승과 하강, 첨두 유사량 발생 시점 및 강우사상별로 성과확보 여부

  5) 본 기준에서 정하지 않은 사항은 수문조사매뉴얼을 따른다.

별표 0009: 수문자료 단위 및 소수점 이하 최소자릿수(제14조 관련)

[별표 9]

수문자료 단위 및 소수점 이하 최소자릿수(제14조 관련)

┌────────────┬────┬────────────┐

│구    분                │단   위 │소수점 이하 최소자릿수1)│

├────────────┼────┼────────────┤

│기    온                │℃      │1자리                   │

│강 수 량                │㎜      │1자리                   │

│강우강도                │㎜/h    │1자리                   │

│적    설                │㎝      │1자리                   │

│증발(산)량              │㎜      │1자리                   │

│토양수분량              │%       │0자리                   │

│수    위2)              │m,  EL.m│2자리                   │

│댐 수 위                │EL. m   │2자리                   │

│수    심                │m       │2자리                   │

│유    속                │㎧      │2자리                   │

│단 면 적                │㎡      │2자리                   │

│유    량                │㎥/s    │2자리                   │

│결    빙                │㎝      │1자리                   │

│유사농도                │㎏/㎥   │2자리                   │

│유 사 량                │t/d     │2자리                   │

│유역면적                │㎢      │2자리                   │

│하도거리                │㎞      │2자리                   │

│영점표고검정수준점 표고 │EL. m   │3자리                   │

│수위표 영점표고         │EL. m   │3자리                   │

└────────────┴────┴────────────┘

     주1) 유역면적이 작거나 기타 사유로 해서 최소자릿수로 구분이 되지 않을 경우에는 최소자릿수를 조정할 수 있다.

     주2) 수위를 표기할 때는 수위표 전용 수준점으로부터 산정된 일정한 기준면으로부터 수면까지의 높이(단위 : m)와 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에서 정하는 수준원점으로부터 하천의 수면까지의 높이(단위 : EL.m)를 병기(倂記)함을 원칙으로 한다.

별표 0001: 영점표고검정수준점 기록서

[별지 제1호 서식] (제5조 관련)

  ○○○○부                                                    

┌──────────────────────────────┐

│영점표고검정수준점 기록서                                   │

├───┬───┬─────┬──┬────┬────────┤

│수계명│      │하천명    │    │관측소명│        (  등급)│

│      │      │          │    │(코 드) │(              )│

├───┼───┴─┬───┴──┴────┴────────┤

│위  치│원  점    │도        군       면       리          │

│      ├─────┼────────────────────┤

│      │영점표고  │도        군       면       리          │

│      │검정수준점│                                        │

├───┼─────┴───┬────┬───────────┤

│원점명│                  │영점표고│                      │

│      │                  │검정수준점명│                      │

├───┼──┬──┬───┼────┼┬───┬──────┤

│경위도│경도│    │표고  │원    점││측량자│            │

│좌표  │    │    │(EL.m)├────┼┤      │            │

│      ├──┼──┤      │ 영점표고│├───┼──────┤

│      │위도│    │      │검정수준점││측량  │년 월 일    │

│      │    │    │      ├────┼┤연월일│            │

│      │    │    │      │영점표고││      │            │

├───┴──┴──┴───┴────┴┴───┴──────┤

│ 약  도                                                     │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

│                                                            │

├────┬──────┬───┬──────────────┤

│작성일  │년  월  일  │작성자│소속 및 성명                │

└────┴──────┴───┴──────────────┘

 (주) 약도는 원점과 영점표고검정수준점의 위치를 확실히 알 수 있도록 기입한다.

※ 경?위도는 WGS84 좌표를 기입한다.

별표 0002: 영점표고검정수준점 관리기록부

[별지 제2호 서식] (제5조 관련)

  ○○○○부                                              

┌───────────────────────────┐

│영점표고검정수준점 관리기록부                         │

├───┬────┬───┬┬────┬────────┤

│수계명│        │하천명││관측소명│      (   등급) │

│      │        │      ││(코 드) │(             ) │

├───┼───┬┴──┬┴┴────┴┬───┬───┤

│구분  │측량  │표고  │내  용        │작성  │작성자│

│      │연월일│(EL.m)│              │연월일│      │

├───┼───┼───┼───────┼───┼───┤

│영    │      │      │              │      │      │

│점    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│표    │      │      │              │      │      │

│고    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│검    │      │      │              │      │      │

│정    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│수    │      │      │              │      │      │

│준    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│점    │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

├───┼───┼───┼───────┼───┼───┤

│영    │      │      │              │      │      │

│점    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│표    │      │      │              │      │      │

│고    ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

│      ├───┼───┼───────┼───┼───┤

│      │      │      │              │      │      │

└───┴───┴───┴───────┴───┴───┘

별표 0003: 수문조사시설 코드 부여 신청서

[별지 제3호 서식]

(앞 쪽)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃수문조사시설 코드 부여 신청서                                                   │처리기한                  ┃

┃                                                                                ├─────────────┨

┃                                                                                │14일                      ┃

┠──┬─────────────┬───────┬───────────┬───┴─────────────┨

┃신  │①  기 관 명              │              │②    사업자등록번호  │                                  ┃

┃청  ├─────────────┼───────┴───────────┴─────────────────┨

┃인  │③  주    소              │                                                                          ┃

┃    ├─────────────┼─────────────────────────────────────┨

┃    │④  성    명              │                                                                          ┃

┃    ├─────────────┼───────┬───────────┬─────────────────┨

┃    │⑤  전화번호              │              │⑥    팩 스 번 호     │                                  ┃

┠──┼─────────────┼───────┼───────────┼──┬──────────────┨

┃신  │⑦  조사종목              │              │⑧    관측소명        │한글│                            ┃

┃청  │                          │              │                      ├──┼──────────────┨

┃개  │                          │              │                      │영문│                            ┃

┃요  ├─────────────┼───────┴───────────┴──┴──────────────┨

┃    │⑨  위   치               │                                                                          ┃

┃    ├─────────────┼───────┬───────────┬─────────────────┨

┃    │⑩  수계/하천명           │              │⑪    경도/위도       │                                  ┃

┃    ├─────────────┼───────┼───────────┼─────────────────┨

┃    │⑫  설치년월일            │              │⑬    관측개시일      │                                  ┃

┃    ├─────────────┼───────┼──┬────────┼─────────────────┨

┃    │⑭  합류점으로부터거리    │          (km)│⑮  │수위표 영점표고 │(EL.m)                            ┃

┃    ├─────────────┼───────┼──┴────────┼─────────────────┨

┃    │    영점표고검정수준점표고│(EL.m)        │      유 역 면 적     │㎢                                ┃

┃    ├─────────────┼───────┴───────────┴─────────────────┨

┃    │    비고                  │                                                                          ┃

┠──┴─────────────┴─────────────────────────────────────┨

┃                                                                                                            ┃

┃「수문조사시설의 설치환경 및 유지?관리와 수문자료의 품질관리 기준」제8조제2항에 따라 위와 같이             ┃

┃수문조사시설 코드 부여를 신청합니다.                                                                        ┃

┃                                                                                                            ┃

┃                                                                                                            ┃

┃년    월     일                                                                                             ┃

┃                                                                                                            ┃

┃신청인               (서명 또는 인)                                                                         ┃

┃                                                                                                            ┃

┃한강홍수통제소장 귀하                                                                                       ┃

┠──────────────────────────────────────────────────────┨

┃※ 첨부서류 : 1/50,000 지형도상에 관측소 위치를 표시한 지형도                                               ┃

┠──────────────────────────────────────────────────────┨

┃※ 비고                                                                                                     ┃

┃   - 강수량?토양수분량?증발산량관측소의 경우 하천명, 유역면적, 하구(합류점)로부터 거리는 기재하지 않는다. ┃

┃   - 경?위도는 WGS84 좌표를 기입한다.                                                                      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

※ 지점이 많을 경우 비고에 ‘붙임자료(○○○ 지점 외 ○○개 지점) 첨부’ 기입

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

별표 0004: 수문조사시설 코드 부여증

[별지 제4호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 제      호                                                                                   ┃

┃                                                                                              ┃

┃수문조사시설 코드 부여증                                                                      ┃

┠──────┬───┬────────┬──┬────────────────────────┨

┃조사종목    │      │관측소명        │한글│                                                ┃

┃            │      │                ├──┼────────────────────────┨

┃            │      │                │영문│                                                ┃

┠──────┼───┴────────┴──┴────────────────────────┨

┃위   치     │                                                                                ┃

┠──────┼───┬────────┬───────────────────────────┨

┃수계/하천명 │      │경도/위도       │                                                      ┃

┠──────┼───┼────────┼───────────────────────────┨

┃설치년월일  │      │관측개시일      │                                                      ┃

┠──────┼───┼────────┼───────────────────────────┨

┃하구(합류점)│(km)  │수위표 영점표고 │(EL.m)                                                ┃

┃으로부터거리│      │                │                                                      ┃

┠──────┼───┼────────┼───────────────────────────┨

┃영점표고검정│(EL.m)│유역면적        │㎢                                                    ┃

┃수준점표고  │      │                │                                                      ┃

┠──────┼───┼────────┼───────────────────────────┨

┃수문조사시설│      │관리기관명      │                                                      ┃

┃코드        │      │                │                                                      ┃

┠──────┼───┴────────┴───────────────────────────┨

┃비고        │                                                                                ┃

┠──────┴────────────────────────────────────────┨

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃「수문조사시설의 설치환경 및 유지?관리와 수문자료의 품질관리 기준」제8조제3항에 따라 위와 같 ┃

┃이 수문조사시설 코드를 부여합니다.                                                            ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃년    월     일                                                                               ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃한강홍수통제소장 [직인]                                                                       ┃

┃                                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

※ 지점이 많을 경우 비고에 ‘붙임자료(○○○ 지점 외 ○○개 지점) 첨부’기입

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]

  공통유역도(대권역, 중권역) 코드

┏━━┯━━━━━┯━━┯━━━━━┯━━┯━━━━━┯━━┯━━━━━━┓

┃유역│유역명    │유역│유역명    │유역│유역명    │유역│유역명      ┃

┃코드│          │코드│          │코드│          │코드│            ┃

┣━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━━┫

┃1001│남한강상류│2001│안동댐    │3001│용담댐    │4001│섬진강댐    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1002│평창강    │2002│임하댐    │3002│용담댐하류│4002│섬진강댐하류┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1003│충주댐    │2003│안동댐하류│3003│무주남대천│4003│오수천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1004│달천      │2004│내성천    │3004│영동천    │4004│순창        ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1005│충주댐하류│2005│영강      │3005│초강      │4005│요천        ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1006│섬강      │2006│병성천    │3006│대청댐상류│4006│섬진곡성    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1007│남한강하류│2007│낙동상주  │3007│보청천    │4007│주암댐      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1008│금강산댐  │2008│위천      │3008│대청댐    │4008│보성강      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1009│평화의댐  │2009│낙동구미  │3009│갑천      │4009│섬진강하류  ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1010│춘천댐    │2010│감천      │3010│대청댐하류│4101│섬진강서남해┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1011│인북천    │2011│낙동왜관  │3011│미호천    │4102│완도        ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1012│소양강    │2012│금호강    │3012│금강공주  │4103│금산면      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1013│의암댐    │2013│회천      │3013│논산천    │4104│이사천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1014│홍천강    │2014│낙동고령  │3014│금강하구언│4105│수어천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1015│청평댐    │2015│합천댐    │3101│삽교천    │4106│여수시      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1016│경안천    │2016│황강      │3201│대호방조제│5001│영산강상류  ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1017│팔당댐    │2017│낙동창녕  │3202│부남방조제│5002│황룡강      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1018│한강서울  │2018│남강댐    │3203│금강서해  │5003│지석천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1019│한강고양  │2019│남강      │3301│만경강    │5004│영산강중류  ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1020│고미향천  │2020│낙동밀양  │3302│동진강    │5005│고막원천    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1021│임진강상류│2021│밀양강    │3303│직소천    │5006│영산강하류  ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1022│한탄강    │2022│낙동강하구│    │          │5007│영암천      ┃

┃    │          │    │언        │    │          │    │            ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1023│임진강하류│2101│형산강    │    │          │5008│영산강하구언┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1024│한강하류  │2201│태화강    │    │          │5101│탐진강      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1101│안성천    │2301│회야강    │    │          │5201│진도        ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1201│한강서해  │2302│수영강    │    │          │5202│영암방조제  ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1202│시화호    │2401│왕피천    │    │          │5301│주진천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1301│양양남대천│2402│영덕오십천│    │          │5302│와탄천      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1302│강릉남대천│2403│대종천    │    │          │5303│신안군      ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃1303│삼척오십천│2501│가화천    │    │          │6001│제주서해    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃    │          │2502│남해도    │    │          │6002│제주북해    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃    │          │2503│거제도    │    │          │6003│제주남해    ┃

┠──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼──────┨

┃    │          │2504│낙동강남해│    │          │6004│제주동해    ┃

┗━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━┷━━┷━━━━━━┛


부칙

부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20180615 (공포번호: 2018-94)