Nükleer Düzenleme Kurulunun 8/8/2025 Tarihli ve 2025-42/2 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI | 2025-08-16

16 Ağustos 2025 CUMARTESi 
Sayı : 32988
KURUL KARARI 
Nükleer Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI 
Karar No: 2025-42/2
Karar Tarihi: 8/8/2025
95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlıği Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fikrasının (a) bendine istinaden;5/3/2022 tarihli ve 7381 sayıli Nükleer Düzenleme Kanununun 6 nci maddesi, 95 sayılıCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (d) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fikrasının (b) ve (e) bentleri ile 28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesine ve 10 uncu maddesinin ikinci fikrasına dayanılarak hazırlanan “Radyasyon Uygulamaları İçin Mekânsal Tasarım Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın onaylanmasina karar verilmiştir.

Ek: Radyasyon Uygulamaları İçin Mekânsal Tasarım Onayına İlişkin Usul ve Esaslar 
Resmî Gazete 

TAR TAAAIA ATAN AAAN  TSTSSSTSSTSSS 
BT SSt 
H 
S   C   Ce nn n    d c   d     t 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin EK-2'sinde mekânsal tasarım onayı alınması gerektiği belirtilen birinci grup radyasyon uygulamalarını kapsar.

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 6 nci maddesi, 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaskanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (d) bendi ve 5inci maddesinin birinci fikrasının (b) ve (e) bentleri ile Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanimlar 
MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Açık kaynak: Radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş, kapalıkaynak formunda olmayan kati, sıvi, gaz, aerosol veya toz hâlindeki radyoaktif maddeyi,
b) Bildirim: Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki faaliyetler ile bu faaliyetlere yönelik onaya ve yetkilendirmeye ilişkin Kuruma yapılan her türlü yazılı beyanı,
c) BT: Bilgisayarlı tomografiyi,
c) D-değeri: Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin EK-3'ünde yer alan ve radyoizotopların ciddi deterministik etkilere yol açabileceği aktivite değerini,
d) Engel: Radyasyon uygulamalarının yürütüldüğü alanlarda radyasyon kaynaklarıyla çalışanların, halkın ve çevrenin arasına yerleştirilen duvar, tavan, taban, kapı ve ilgili diğer fiziksel yapılari,
e) İş yükü: Belirli zaman aralığında, normal çalışma koşullarında radyasyon kaynağıçalışır durumdayken, tibbi amaçlı radyasyon uygulamalarında hastalara uygulanmasi, diğer radyasyon uygulamalarında radyasyon kaynağından bir metre mesafede maruz kalınmasıöngörülen maksimum toplam dozu,
f) Kapalı kaynak: Radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş, normal çalışma koşullarında ve olası radyasyon acil durumlarında dağılma, saçılma ve sızıntiya karşıbir kapsül içerisine kapatılmış veya kaplama malzemesi ile kaplanmış radyoaktif maddeyi,
g) Kaza: Radyasyon uygulamaları kapsamında meydana gelen; çalışanlar, halk ve çevre üzerinde radyolojik sonuçları olan veya potansiyel sonuçları güvenlik açısından önem taşıyan kontrol dışı durumları,
ğ) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
h) Mekânsal tasarım: Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanda radyasyon kaynakları ile güvenlik ve emniyet açısından önemli yapı, donanım ve ekipmanın yerleşimini,
1) Mekânsal tasarım onayı: Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanın; tasarım ve zırhlama ilkeleri ile onay koşulları uyarınca radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından uygunluğuna ilişkin Kurum tarafindan verilen onayi,

i) MR: Manyetik rezonansi,
j) Olay: Radyasyon uygulamaları kapsamında meydana gelen; çalışanlar, halk ve çevre üzerindeki radyolojik sonuçları veya potansiyel sonuçları kaza durumuna göre daha düşük olan ve şartların gelişimine göre kaza durumuna dönüşebilecek kontrol dışi durumlari,
k) Onay: Mekânsal tasarım onayıni,
1) PET: Pozitron emisyon tomografisini,
m) Radyasyon alanı: Planlanmış işınlanmalar nedeniyle halk için belirlenen yıllık doz sınırlarının üzerinde işınlanma olasılığı olan alani,
n) Radyasyon güvenliği: Radyasyon uygulamalarının yürütülmesi sirasinda çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasinı sağlamak üzere uygun şartların oluşturularak sürdürülmesini, kazaların önlenmesini veya kaza sonuçlarının hafifletilmesini,
o) Radyasyon kaynağı: Radyasyon üreten veya yayan cihazlar ile radyoaktif kaynaklari,
ö) Radyasyon uygulamalari: Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin EK-2'sinde mekânsal tasarım onayı alınması gerektiği belirtilen birinci grup radyasyon uygulamalarıni,
p) Radyoaktif kaynak: İçeriğindeki radyoaktif maddeden faydalanılarak radyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere üretilen açık veya kapalı kaynakları,
r) Radyoaktif kaynakların emniyeti: Radyoaktif kaynakları hedef alan hırsızlık, sabotaj,her türlü yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiğinde müdahale etmek üzere gerekli önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin etkinliğinin sürdürülmesini,
s) Radyoaktif madde: Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atiklar da dâhil olmak üzere, çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayarak radyasyon yayan izotop veya izotopları içeren maddeleri,
s) Sıcak alan: Nükleer tip ünitesinin içerisinde olan ve nükleer tip uygulamalarıkapsamında radyoaktif maddelerin ve radyoaktif madde uygulanan hastaların bulunmasıbeklenen radyasyon alanlarıni,
t) Soğuk alan: Nükleer tip ünitesinin dışarısında olan ve radyoaktif maddelerin bulunmasi beklenmeyen alanlari,
u) SPECT: Tek foton emisyon bilgisayarlı tomografiyi,
ü) Yetkilendirilen kişi: Radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için Kurum tarafindan kendisine lisans veya izin verilen tüzel kişiyi,
v) Yetkilendirme: Radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için yapılan başvurunun yeterli ve uygun bulunması sonucunda tüzel kişilere Kurum tarafindan lisans veya izin verilmesi işlemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler 
Genel ilkeler 
MADDE 5- (1) Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği kapsamında; radyasyon uygulamalarını yürütecek tüzel kişiler tarafindan radyasyon uygulamasının türüne göre bu Usul ve Esaslarda belirlenen tasarim ve zırhlama ilkeleri ile onay koşulları sağlanarak Kurumdan radyasyon uygulamasının yürütüleceği alana ilişkin onay alınır. Onay alınmadan, radyasyon uygulamasını yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunulamaz ve lisans verilmez.

(2) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanın Kurum tarafindan verilen onaya göre kurulması sağlanarak bu alanda radyasyon uygulamasını yürütecek tüzel kişiler tarafindan lisans başvurusu yapılır.


(3) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanın; radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından uygunluğu, lisanslama süreci kapsamında Kurum tarafindan yapilacak yerinde inceleme sonucunda tespit edilir.

(4) Bu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan tasarım ve zırhlama ilkeleri ile onay koşullarının sağlanmasına ilişkin sorumluluk radyasyon uygulamasını yürütecek tüzel kişiye aittir.

(5) Kurum tarafindan radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından değerlendirilerek gerekli görülmesi hâlinde, onay alındıktan sonraki süreçte de mekânsal tasarım kapsaminda ilave tedbirlerin alınması istenebilir.

(6) Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen radyasyon kaynaklarının veya mevcut radyasyon kaynaklarıyla farklı amaçlara yönelik yürütülecek faaliyetlerin radyasyon uygulamasıkapsamında değerlendirilmesi hâlinde bunlara ilişkin onay koşulları Kurum tarafiından dereceli yaklaşım göz önünde bulundurularak belirlenir.

(7) Tıbbi amaçlı radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların tasarımında, Sağlık Bakanlığının iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetlerine yönelik mevzuatında yer alan bina durumu ve fiziki şartlara ilişkin hükümler de dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tasarım İlkeleri 
Derinliğine savunma 
MADDE 6- (1) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlarda derinliğine savunma stratejisi uygulanır. Derinliğine savunma stratejisi gereğince; engellerin etkinliğini korumak,radyasyon uygulamalarının yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek olayların kazaya dönüşmesini önlemek, oluşan olayların veya kazaların etkilerini azaltmak ve olay veya kazalardan sonra radyasyon kaynaklarının güvenli koşullara geri getirilmesi için hiyerarşik yapıda, birbirinden bağımsız, farklı ve iç içe geçmiş bir dizi uygulamadan oluşan güvenlik ve emniyet önlemleri alınır.

Optimizasyon 
MADDE 7- (1) Radyasyon uygulamalarına yönelik mekânsal tasarımdaki güvenlik önlemleriyle planlanmış işınlanma durumları kapsamında normal çalışma koşullarında beklenen işınlanmalar ve oluşabilecek olay veya kaza sonucunda meydana gelebilecek potansiyel işınlanmalar dikkate alınarak, faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulması sağlanır.
(2) İlgili mevzuatta yer alan; radyasyonla çalışanlar ve halk için doz sınırlarına ve doz kisitlarina, radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi için serbestleştirme sinirlarina ve radyoaktif maddelerin salımı için salim sınırlarına uyulur.

Erişim kontrolü
MADDE 8- (1) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların; eğitim kurumlari,yurt, kreş, mesken gibi mekânlara bitişik olmaması gerekir. Bu alanların, binaların insan yoğunluğunun en düşük düzeyde olduğu yerlerinde ve diğer bölümlerden bağımsız olmasıesastir.

(2) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlar, yürütülecek radyasyon uygulamasının kapsamı dışında hiçbir amaç için kullanılamaz.

(3) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara giriş ve çıkışların kontrollüolmasını sağlamak üzere erişim kontrolüne ilişkin önlemler alınır.

(4) Radyasyon alanlarının girişlerinde ve radyasyon alanlarında uygun radyasyon uyarıişaretleri bulundurulur.

(5) Radyasyon uygulamasına ilişkin kumanda ünitesi, erişim kontrolünü takip etmek üzere radyasyon kaynağının bulunduğu alanlarla bağlantilı olacak, görsel ve işitsel takibi sağlayacak şekilde tasarlanir.


Uygun çalışma koşulları
MADDE 9- (1) Radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanların boyutlari:
a) Ortamdaki saçılan ve sizıntı radyasyon ile zırhlama gerektiren engellerdeki zırhlama malzemesi kalınlığı dikkate alınarak optimizasyon sağlanacak şekilde belirlenir.
b) Alan boyutlarının, radyasyon kaynakları ile radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanı ile diğer ilgili donanım ve ekipmanın uygun şekilde yerleşimine olanak tanıyacak büyüklükte olması sağlanır.

c) Tibbi amaçli radyasyon uygulamalarında alan boyutları için hastaların konumlandırılmasına, hareket etmesine ve tibbi faaliyetlerin güvenli olarak yürütülmesine ilişkin koşullar dikkate alınır.

(2) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanda uygun çalışma koşullarını sağlamak üzere gerekli havalandırma ve aydınlatma sistemleri kurulur.

(3) Radyoaktif maddelerin salımının yapıldığı radyasyon uygulamalarında, salımın kontrollü olarak yapılmasına ve izlenmesine yönelik önlemler alınır.
(4) Açık kaynakları içeren radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlarda çalışma yüzeyleri ve tüm zeminler kolay temizlenebilen, emici olmayan ve pürüzsüz malzemelerle kaplanir.

(5) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanların; yanıci, parlayıci, patlayıcı ve aşındırıcı özellikli maddelerden uzakta, yangın ve kimyasal tehlike potansiyeli en az olan yerlerde olacak şekilde seçilmesi esastir.

Radyasyon kaynaklarının güvenliği 
MADDE 10- (1) Radyasyon uygulamasınin yürütüleceği alana; güncel ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun tasarıma sahip radyasyon kaynaklarının kurulmasısağlanir.

(2) Radyasyon kaynaklarının, birincil radyasyon ışınları düşük meşguliyet faktörüne sahip alanlara yönlendirilecek şekilde konumlandırılması esastır.

Radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanı
MADDE 11- (1) Radyasyon uygulamasinin 1 yürütüleceği alana radyasyon uygulamasına özgü radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanı kurulur 
(2) Radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanı; birindeki arızanın diğerinin arızasına neden olmamasi, potansiyel işınlanmaların sıklığının ve büyüklüğünün azaltılması için birbirinden bağımsız olarak farklı ve çeşitli güvenlik önlemlerini içerecek, arızalanmasıdurumunda radyasyon güvenliğini olumsuz etkilememek üzere güvenli-arıza özelliğine sahip olacak ve bakim, onarım, denetim ve testlerin yapılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanır.
(3) Radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanının, radyasyon kaynaklarının bulunabileceği alanlar dikkate alınarak olay veya kaza koşulları altında da işlevlerini yerine getirecek şekilde konumlandirilmasi esastir.

(4) Radyasyon uygulamalarıın yürütüleceği alanlar radyasyon uygulamasına özgü, bu alanlara erişim kontrolü sağlayacak ve erişimi yalnızca yetkili personelle sınırlandıracak ekipmanla donatılır ve bu alanların girişlerine devre kesici kilit sistemleri kurulur.
(5) Radyasyon kaynağının bulunduğu alanın içinde, dışında ve radyasyon kaynağının üzerinde uygun yerlere radyasyon kaynağının çalışır durumda olup olmadığını gösteren görsel ve işitsel uyarı sistemi kurulur.

(6) Olay veya kaza koşulları altında radyasyona maruz kalınmasının ve radyoaktif kirliliğin engellenmesi veya azaltilması ve gerekli müdahalenin zamanında yapılması için radyasyon uygulamasına özgü, radyasyon kaynağının çalıştırılmasının sonlandırılmasınısağlayacak şekilde radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanda uygun olarak belirlenen noktalara ve kumanda ünitesine acil durdurma düğmeleri yerleştirilir. Bu alanlara olay veya kaza koşulları altında radyoaktif kaynağın güvenli ve emniyetli konuma getirilmesine veya radyasyon üretiminin durdurulmasına yönelik otomatik tespit ve durdurma sistemleri kurulur.

(7) Radyoaktif kaynak içeren radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlarda yangın söndürme sistemi veya ekipmanı bulundurulur.

(8) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara kesintisiz ve sabit güç kaynağının kurulması esastır.

Kumanda ünitesi 
MADDE 12- (1) Kumanda ünitesi, radyasyon uygulamasının türüne göre, radyasyon kaynakları ve radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetler için görsel ve işitsel takibi sağlamak üzere kurulur.

(2) Radyasyon uygulamasının türüne göre;
a) Kumanda ünitesinin radyasyon kaynağının bulunduğu alanın dışında kurulmasıhâlinde, radyasyon uygulamasının türüne göre görsel ve işitsel takibi sağlamak üzere kumanda ünitesinde kurşun eş değer cam veya kapalı devre kamera sistemi yer alır.
b) Kumanda ünitesinin radyasyon kaynağının bulunduğu alanın içinde kurulmasıhâlinde, görsel ve işitsel takibi sağlamak üzere kumanda ünitesinde kurşun eş değer cam içeren sabit veya hareketli paravan yer alir.

Depolama alanı
MĀDDE 13- (1) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alana, radyasyon uygulamasıkapsamındaki radyoaktif kaynakların veya radyoaktif kaynak içeren taşınabilir veya mobil cihazların kullanılmadığı zamanlarda güvenliği ve emniyeti sağlanarak uygun şekilde muhafaza edileceği depolama alani kurulur.

(2) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alana, radyasyon uygulaması kapsamında ortaya çıkan radyoaktif atikların radyoaktif atik tesisine gönderilinceye ya da radyoaktivitelerinin serbestleştirme veya salım sınırları altına düşünceye kadar güvenliği ve emniyeti sağlanarak uygun şekilde muhafaza edileceği depolama alanı kurulur.
Emniyet sistemi 
MADDE 14- (1) Radyoaktif kaynakları içeren radyasyon uygulamalarıın yürütüleceği alanlar için radyoaktif kaynakların emniyetine ilişkin önlemleri almak üzere, radyoaktif kaynakların kullanıldığı veya depolandığı alanlarda radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişimi kısıtlayacak veya bu alanlara yetkili personel dışındaki girişleri engelleyecek şekilde, yetkisiz erişimin kesintisiz olarak zamanında tespit edilebilmesine, geciktirilmesine ve gerekli müdahalenin yapılmasına yönelik olarak ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun emniyet sistemi kurulur.

(2) Mekânsal tasarımdaki güvenlik ve emniyet önlemlerinin birbirlerinin etkinliklerini zayıflatmayacak ve her koşulda işlevselliklerini sürdürecek şekilde uygulanması sağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Zırhlama İlkeleri 
Zırhlama malzemesi 
MADDE 15- (1) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara ait engellerin zırhlanmasında, radyasyon kaynağının özelliklerine ve yaydığı radyasyon türüne bağlı olarak uygun özelliklerde ve yeterli kalınlıkta zırhlama malzemesi kullanılır.
(2) Zırhlama malzemesi; alanın boyutu, gerekli kalınlık ve ağırlik sınırlamalari, hem zırhlama hem de yapı malzemesi olarak çok amaçlı kullanılabilirlik, homojenlik, dayanıklılık,kalite kontrol gerekleri, bina statiği ve maliyet unsurları göz önüne alınarak seçilir.
(3) Mekânsal tasarım kapsamında zırhlama malzemesi belirlenirken, kişiler ve malzemelerden dolayı meydana gelen zayıflatmalar dikkate alinmaksızin, radyasyon kaynağının çalışma koşulları, iş yükü, kullanım faktörü ve meşguliyet faktörü parametreleri en yüksek, radyasyon kaynağıyla engellerin arasındaki mesafe ise en düşük olacak şekilde kabul edilir. Zırhlaması yapılacak engellerin bitişik alanlarında radyasyonla çalışanların veya halkın bulunduğu kabul edilir,

(4) 10 MV'nin üzerinde hızlandırma potansiyeli olan elektron hızlandırıcılarıyla ve 5MeV'nin üzerinde enerjide X-ışını üreten cihazlarla radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlardaki engellerin nötronları durdurma özelliğine sahip beton, parafin, polietilen gibi malzemelerle zırhlanması gerekir. Bu durumlarda nötronların zirhlama malzemesiyle etkileşime geçmesi sonucu ortaya çıkan gama işınları da göz önüne alınarak bunlara maruz kalabilecek engeller kapsamındaki kapıların; malzeme dizilimi sırasıyla fotonları durdurucu malzeme-nötronları durdurucu malzeme-fotonlari durdurucu malzeme olacak şekilde zırhlanması gerekir.

(5) Çevresel koşullar ile nötronların ve gama işınlarının etkileşimi gibi unsurların etkileri göz önüne alınarak zırhlama malzemelerinin radyasyon uygulamalarına ilişkin faaliyetler süresince etkinliğinin sürdürülebilir olması sağlanır.

Tasarım doz kisıtı
MADDE 16- (1) Radyasyon uygulamalarında aşağıda etkin doz cinsinden belirtilen tasarım doz kisitlarına uyulur:
a) Radyasyonla çalışanlar için yılda 5 mSv.
b) Halk için yılda 1 mSv.
Zırhlama 
MADDE 17- (1) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara ait engellerin, bu alanların bitişiğinde bulunan mekânlarda maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının, tasarım doz kısıtlarını geçmesine izin vermeyecek şekilde zırhlanması gerekir.
(2) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara ait engellerin zırhlamasi,tabandan tavana olacak şekilde, zırhlama malzemelerinin arasında ve birleşim yerlerinde boşluk olmasına imkân vermeyecek biçimde yapılır. Bu alanlara ait kapılar, pencereler, gözetleme pencereleri, pervazlar, elektrik kablolari, su borulari, havalandırma kanallari gibi unsurlar ile bunların birleşim yerlerinin duvarlarda meydana getireceği boşluklara dikkat edilerek radyasyon sızıntısına meydan vermeyecek şekilde zırhlama yapılır. Ayni zamanda bu alanlarda civi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, isitma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile görüntüleme cihazlarının bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanır.
(3) Radyasyon uygulamalarının yürütüleceği alanlara ait engellerin birincil radyasyon ışınlarının geldiği kısımlarının birincil radyasyon ışınlarına göre zırhlamasının yapılması;ikincil radyasyon ışınlarının geldiği diğer kısımlarının ise ikincil radyasyon ışınlarına göre zırhlamasıın yapılması sağlanır. Zırhlamada; birincil radyasyon ışınları için birincil radyasyon ışınlarının yönü ve engellerin üzerine geldiği alanların boyutu, ikincil radyasyon ışınları için ise saçılan ve sızintı radyasyon dikkate alınır.

Ortak engeller 
MADDE 18- (1) Birden fazla radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanların ortak engellerinin olması hâlinde, ortak olan engellere yönelik daha çok zırhlama malzemesi gerektiren radyasyon kaynağı esas alınarak zırhlama yapılır.

Zirhlama hesaplamalari 
MADDE 19- (1) Onay kapsamında zırhlama hesaplamalarına ilişkin hususlarda Kurum tarafindan belirlenen parametreler, kabuller ve hesaplama yöntemleri kullanılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM Onay Başvurusu 
Başvuru 
MÁDDE 20- (1) Onay başvurusu, radyasyon uygulamasını yürütecek tüzel kişi adına temsile yetkili kişi tarafindan e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sırasında yürütülecek radyasyon uygulamasının türüne göre bu Usul ve Esaslarda belirlenmiş onay koşullarıçerçevesinde istenen bilgi ve belgeler Kuruma sunulur. Kurum tarafindan gerekli görülmesi hâlinde, onay başvurusuna ilişkin ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(2) Onay başvurusu tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kurumun belirlediği işlem ve hizmet bedeli ödenir. İşlem ve hizmet bedelinin onay başvurusu tarihinden itibaren on beşgün içerisinde ödenmemesi hâlinde, onay başvurusu geçersiz hâle gelir ve yeniden onay başvurusu yapılması gerekir.

(3) Kuruma sunulan belgelerde yer alan tüm bilgilerin; doğru, eksiksiz, güncel, tutarlıve sunulan belgelerin değerlendirilmesine olanak sağlayacak yeterlilikte olması sağlanır.
(4) Kurum, onay başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacıyla inceleme ve/veya araştırma yapabilir.

(5) Onay başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin Kurum tarafindan uygun bulunmasıdurumunda onay işlemleri başlatılır ve onay almak üzere başvuran kişiye onay raporu hazırlanarak gönderilir.

(6) Onay başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin Kurum tarafindan uygun bulunmaması durumunda eksiklikler onay almak üzere başvuran kişiye bildirilir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için Kurum tarafindan bildirilme tarihinden itibaren başvuran kişiye en fazla üç ay süre verilir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanması için verilen süre içerisinde, başvuran kişi tarafindan yazılı olarak bildirilen gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda en fazla altı aya kadar ilave süre verilebilir. Eksikliklerin verilen süre sonunda tamamlanmaması hâlinde başvuru iptal edilir ve durum başvuran kişiye bildirilir.Başvuru için ödenen işlem ve hizmet bedeli iade edilmez.

Kuruma sunulması gereken bilgi ve belgeler 
MADDE 21- (1) Radyasyon uygulamalarına ilișkin onay başvurularında Kuruma sunulması gereken bilgi ve belgeler, radyasyon uygulamasının türüne göre asgari aşağıdakileri içerir:
a) Radyasyon uygulamasını yürütecek tüzel kişiye ilişkin ünvan ve iletişim bilgileri 
b) Radyasyon uygulamasını yürütecek tüzel kişi adına temsile yetkili kişiye dair bilgi ve belgeler.

c) Radyasyon uygulamasına ilişkin bilgiler.
ς) Radyasyon kaynağına ilişkin; radyoaktif kaynakların, radyasyon üreten cihazların veya radyasyon yayan cihazların bilgileri.

d) Radyasyon uygulamasına ve radyasyon kaynağına yönelik teknik bilgileri içeren açıklayıcı rapor veya katalog ve varsa radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanın tasarımına ilişkin mimari proje için zırhlamaya dair parametreler, kabuller ve hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgileri içeren radyasyon kaynağının üreticisinden temin edilen teknik rapor.
e) Radyasyon uygulamasına ilişkin iş yüküyle ilgili bilgiler.
f) Radyasyon uygulamasının yürütüleceği alanların tasarımına ilişkin aşağıdaki hususları gösteren vaziyet planını, kat planlarını ve kesitleri içeren elektronik ortamda dwg formatında 1/100 ölçekli mimari proje:
1) Radyasyon kaynaklarının konumları.
2) Radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlar.
3) Radyasyon kaynaklarıyla faaliyet yürütülecek ilgili alanlar 
4) Radyasyon kaynaklarıyla ilişkili radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanının konumlari.

5) Radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanların bitişiğindeki mekânlar.
6) Birincil ve ikincil radyasyon işiınlarının engellere gelme açıları ve engeller üzerinde gösterildiği alanlar.

7) Radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanlara ait engellerin kurşun, çelik, beton,tuğla, polietilen, parafin gibi mevcut yapı malzemelerinin cins, yoğunluk ve kalınlık bilgileri.

ALTINCI BÖLÜM  Nükleer Tip Uygulamaları
Nükleer tip uygulamalari için onay 
MADDE 22- (1) Nükleer tip uygulamaları kapsamında PET, PET/BT, PET/MR, mikro PET, mikro PET/BT, mikro PET/MR ve radyonüklit tedavi üniteleri için onay alınmasızorunludur.

(2) SPECT ve SPECT/BT üniteleri için zorunlu olmamakla birlikte talep edilmesi hâlinde onay alınabilir.

Nükleer tıp uygulamalarına ilişkin onay koşulları
MADDE 23- (1) Tüm nükleer tip üniteleri EK-1 Tablo 1'de yer alan onay koşullarınıiçerecek şekilde tasarlanır. Ayrıca, nükleer tip uygulamalarının yürütüleceği alanlar, nükleer tip uygulamasının türüne göre;
a) PET, PET/BT ve PET/MR üniteleri EK-1 Tablo 2'de,
b) Mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR üniteleri, EK-1 Tablo 3'te,
c) Radyonüklit tedavi üniteleri, EK-1 Tablo 4'te,
ς) SPECT ve SPECT/BT üniteleri, EK-1 Tablo 5’te,
yer alan onay koşullarını da içerir.
YEDİNCİ BÖLÜM Radyoterapi Uygulamaları
Radyoterapi uygulamaları için onay 
MADDE 24- (1) Radyoterapi uygulamalari kapsamında lineer hizlandırıci, MR/lineer hızlandırıci, tomoterapi, brakiterapi, siber bıçağı, gama bıçağı cihazlarının kurulacağı alanlar için onay alınması zorunludur.

(2) BT simülatör ve simülatör cihazlarının kurulacağı alanlar için onay zorunlu olmamakla birlikte talep edilmesi hâlinde onay alınabilir.

Radyoterapi uygulamalarına ilişkin onay koşulları
MADDE 25- (1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlar, radyoterapi uygulamasının türüne göre;
a) Lineer hizlandırıci, MR/lineer hızlandırici, tomoterapi, brakiterapi, siber bıçağı ve gama bıçağı cihazlarının kurulacağı alanlar, EK-1 Tablo 6'da yer alan onay koşullarını içerecek şekilde,
b) BT simülatör ve simülatör cihazlarının kurulacağı alanlar, EK-1 Tablo 6'da yer alan onay koşullarından bu cihazlar için geçerli olanları içerecek şekilde,
tasarlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Zırhlanmış Alanda Yapılan Endüstriyel Radyografi Uygulamaları
Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları için onay 
MADDE 26- (1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarıkapsamında; X-işını radyografi, hızlandırıcı tipi radyografi ve gamagrafi cihazlarının kurulacağı alanlar için onay alınması zorunludur.

Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarına ilişkin onay koşulları

MADDE 27- (1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanlar, EK-1 Tablo 7'de yer alan onay koşullarını içerecek şekilde tasarlanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Radyasyon Kaynaklarının Üretilmesi, Bakımı ve Onarımı veya Radyoaktif Kaynak Değişimi Yapmak Amacıyla Kurulan Alanlarda Yürütülen Uygulamalar 
Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalar için onay 

MADDE 28- (1) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla yürütülen uygulamalar kapsamında;
a) Radyasyon üreten cihazların üretilmesi, bakımı ve onarımi,
b) Radyasyon yayan cihazların üretilmesi, bakimı ve onarımi,
c) Radyasyon yayan cihazların bakımı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimi 
yapmak amacıyla kurulacak alanlar için onay alınması zorunludur.
Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalara ilişkin onay koşulları

MADDE 29- (1) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımi ve onarımi veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlar, EK-1 Tablo 8'de yer alan onay koşullarını içerecek şekilde tasarlanır.

ONUNCU BÖLÜM Onay Sonrası İşlemler 
Onay sonrası işlemler 
MADDE 30- (1) Onay, onay raporunda yer alan onay koşulları sağlandığı sürece geçerlidir.

(2) Kurum tarafindan onay verildikten sonraki süreçte onay koşullarında değişiklik olması hâlinde, radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları için 31 inci ve 32 nci maddelerde; nükleer tip uygulamaları için 33 üncü maddede yer alan hususlara göre onay sonrası işlemler yapılir.

(3) Kurum tarafindan onay verilen alanlarda bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen değişikliklerin olması hâlinde yapılacak onay sonrası işlemler Kurum tarafindan dereceli yaklaşım göz önünde bulundurularak belirlenir.

Onayın geçerliliğinin devam ettiği hâller 
MADDE 31- (1) Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi,radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları için onay verilen alanlarda aşağıdaki değişikliklerin olması hâlinde onay geçerliliğini korur:
a) Mevcut radyasyon üreten cihazın hızlandırma potansiyelinin daha düşük hâle getirilmesi.

b) Mevcut radyasyon üreten cihazın kaldırılarak aynı konuma, aynı veya daha düşük hızlandırma potansiyeline sahip başka bir radyasyon üreten cihazın kurulması.
c) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın aktivite kapasitesinin daha düşük hâle getirilmesi.

c) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın kaldırılarak aynı konuma, aynı veya daha düşük aktivite kapasitesine sahip, aynı radyoaktif kaynağı içeren cihazın kurulması.
d) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın kaldırılarak aynı konuma, aynı veya daha düşük aktivite kapasitesine sahip, aynı veya daha yüksek D-değerini taşıyan farklı bir radyoaktif kaynağı içeren cihazın kurulması.

e) Radyasyon kaynaklarına ilişkin doz hızını artırmayacak yazılım, donanım güncellemeleri gibi değişikliklerin yapılması.

f) Mevcut bitişik mekânların eşit ya da daha düşük meşguliyet faktörüne ve/veya eşit ya da daha yüksek tasarım doz kısıtına sahip olacak şekilde değiştirilmesi.
g) Onayın geçerliliğini etkileyecek bir değişiklik olmaması şartıyla onay verilen alanda başka bir tüzel kişinin faaliyet gösterecek olması.

(2) Birinci fikrada belirtilen değişikliklerin yapılması durumunda, yetkilendirmelere ilişkin ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca, bildirim veya lisans başvurusu yapılır.

Onayın geçersiz olduğu hâller 
MADDE 32- (1) Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi,radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları için onay verilen alanlarda aşağıdaki değişikliklerin olması hâlinde onay geçersiz hâle gelir:
a) Radyasyon kaynağının konumunun değiştirilmesi.
b) İzomerkezin yerinin değiştirilmesi.
c) Birincil ve ikincil radyasyon işınlarının engellere gelme açılarıın ve engeller üzerine geldiği alanların değiştirilmesi.

ς) İş yükünün artması.
d) Mevcut radyasyon üreten cihazın hızlandırma potansiyelinin daha yüksek hâle getirilmesi.

e) Mevcut radyasyon üreten cihazın kaldırılarak aynı konuma, daha yüksek hızlandırma potansiyeline sahip başka bir radyasyon üreten cihazın kurulması.

f) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın aktivite kapasitesinin daha yüksek hâle getirilmesi.

g) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın kaldırılarak aynı konuma, daha yüksek aktivite kapasitesine sahip, aynı radyoaktif kaynağı içeren cihazın kurulması.
ğ) Mevcut radyoaktif kaynak içeren cihazın kaldırılarak aynı konuma, aynı veya daha yüksek aktivite kapasitesine sahip, daha düşük D-değerini taşıyan farklı bir radyoaktif kaynağıiçeren cihazın kurulması.

h) Radyasyon kaynaklarına ilişkin doz hızını artıracak yazılım, donanım güncellemeleri gibi değişikliklerin yapılması.

1) Mevcut bitişik mekânların daha yüksek meşguliyet faktörüne ve/veya daha düşük tasarım doz kısıtına sahip olacak şekilde değiştirilmesi.

i) Engellerin yapı malzemelerinin değiştirilmesi.
(2) Birinci fikrada belirtilen değişikliklerin yapılması durumunda, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler uyarınca yeniden onay almak üzere onay başvurusu yapılır, onay alındıktan sonra ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca, yeniden lisans almak üzere lisans başvurusu yapılır.

Onayın uygunluğunun değerlendirilmesi 
MADDE 33- (1) Nükleer tip uygulamaları için onay verilen alanlarda aşağıdaki değişikliklerin olması hâlinde ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca, yetkilendirilen kişi tarafindan değişiklik izni öncesinde onayın uygunluğunun değerlendirilmesi için Kuruma başvuru yapılması zorunlu değildir:
a) SPECT, SPECT/BT, PET, PET/BT, PET/MR, mikro PET, mikro PET/BT, mikro PET/MR ve radyonüklit tedavi ünitelerinde;
1) Lisans kapsamında yer alan mevcut radyasyon kaynağına ek olarak ortam doz hızinıartırmayan yeni bir radyoaktif kaynağın eklenmesi,
2) Mevcut bitişik alanların daha düşük meşguliyet faktörüne ve/veya daha yüksek tasarım doz kısıtına sahip olacak șekilde değiştirilmesi.

b) SPECT ve SPECT/BT ünitelerinde;
1) SPECT veya SPECT/BT cihazının başka bir odaya taşınmasi,
2) SPECT cihazının SPECT/BT cihazıyla değiştirilmesi,
3) Nükleer tip ünitesine yeni SPECT veya SPECT/BT cihazinın eklenmesi,
4) SPECT/BT cihazının aynı odada SPECT/BT cihazıyla değiştirilmesi ve oda içindeki konumunun, BT kısmının teknik özelliklerinin veya kumanda ünitesinin yerinin değiştirilmesi,
5) Sıcak odanın, enjeksiyon odasının, radyoaktif yetişkin hasta bekleme odasının,radyoaktif çocuk hasta bekleme odasının, efor odasının, ayakta tedavi odasının, radyoaktif hasta 

tuvaletinin, uptake odasınin, ventilasyon odasınin, radyoaktif atik odasınin eklenmesi veya yerinin ya da boyutunun değiştirilmesi.

c) PET, PET/BT, PET/MR, mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR ünitelerinde;1) PET/BT cihazının aynı odada ve konumda PET veya PET/BT cihazıyla değiştirilmesi,
2) Kurum tarafindan uygun bulunması durumunda, dekontaminasyon duş sisteminin eklenmesi veya yerinin değiştirilmesi.

¢) Radyonüklit tedavi ünitelerinde;
1) Üniteye ait alanların değişmemesi şartıyla sıvı radyoaktif atık tanklarının sayısının,kapasitesinin veya yerinin değiştirilmesi,
2) Kurum tarafindan uygun bulunması durumunda, kontamine çamaşır malzemesi odasının, kontamine mutfak malzemesi odasinın, dekontaminasyon duş sisteminin eklenmesi veya yerinin ya da boyutunun değiştirilmesi.

(2) Nükleer tıp uygulamaları için onay verilen alanlarda aşağıdaki değişikliklerin olmas hâlinde ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca, yetkilendirilen kişi tarafından değişiklik izni öncesinde onayın uygunluğunun değerlendirilmesi için Kuruma başvuru yapılır ve başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kurumun belirlediği işlem ve hizmet bedeli ödenir:
a) PET, PET/BT, PET/MR, mikro PET, mikro PET/BT, mikro PET/MR ve radyonüklit tedavi ünitelerinde;
1) Lisans kapsamında yer alan mevcut radyasyon kaynağının ortam doz hızını artıracak şekilde kapasitesinin artırılması veya mevcut radyasyon kaynağına ek olarak ortam doz hızınıartıran yeni bir radyoaktif kaynağın eklenmesi,
2) Mevcut bitişik alanların daha yüksek meşguliyet faktörüne ve/veya daha düşük tasarım doz kısıtına sahip olacak şekilde değiştirilmesi.

b) PET, PET/BT, PET/MR, mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR ünitelerinde;
1) PET veya PET/BT cihazinın başka bir odaya taşınması,
2) PET cihazının aynı odada ve konumda PET/BT cihazıyla değiştirilmesi,
3) Nükleer tip ünitesine yeni PET veya PET/BT cihazının eklenmesi,
4) PET/BT cihazının oda içindeki konumunun, teknik özelliklerinin veya kumanda ünitesinin yerinin değiştirilmesi,
5) Sicak odanın, enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasının, radyoaktif hasta tuvaletinin, geç çekim odasının, radyoaktif atik odasının eklenmesi veya yerinin ya da boyutunun değiştirilmesi.

c) Radyonüklit tedavi ünitelerinde; sicak odanın, radyonüklit tedavi odasının, ayakta tedavi odasının, radyoaktifatik odasının eklenmesi veya yerinin ya da boyutunun değiştirilmesi.
(3) Birinci ve ikinci fikralarda belirtilen değişikliklerin yapılması durumunda,radyasyon uygulamasının yürütüldüğü alanın değişiklik iznine yönelik tasarım ve zırhlama ilkeleri ile onay koşulları uyarınca radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından uygunluğu, değişiklik izni süreci kapsamında Kurum tarafindan yapılacak yerinde inceleme veya denetim sonucunda tespit edilir.

(4) Nükleer tip uygulamaları için onay verilen alanlarda, nükleer tip ünitesine ilişkin lisans alınmadan önce üçüncü fikrada belirtilen değişikliklerin yapılması hâlinde de bu maddedeki hükümler uyarınca onayın uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemler yürütülür.

(5) Nükleer tip uygulamaları için onay verilen alanlarda onayın uygunluğunun değerlendirilmesini gerektiren değişikliklerin olması hâlinde, onayın uygunluğunun değerlendirilmesi başvurusuna ilişkin işlemler 20 nci maddede yer alan usule göre yürütülür.

ON BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 
Denetim ve yaptırım 
MADDE 34- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hususlar Kurumun denetimine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
(2) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırıhareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.

Geçici hükümler 
GEÇİCi MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafindan verilen onaylar geçerlidir.

(2) Geçerli bir onaya veya lisansa sahip olan tüzel kişiler tarafindan, Bu Usul ve Esaslarda yer alan koşulları sağlamayan alanlar için bu Usul ve Esaslarla belirlenen koşullar;
a) Lisans süresinin, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıldan daha kisa bir sürede sona ereceği durumlarda, lisansın yenilenmesi başvurusu sırasında,
b) (a) bendi dışında kalan durumlarda, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde,
yerine getirilir.
(3) 17/12/2020 tarihinden önce geçerli bir lisansa sahip olan tüzel kişilere 8 inci maddenin birinci fikrası uygulanmaz.

(4) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış mevcut başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük 
MADDE 35- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.Yürütme 

MADDE 36- (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanıyürütür.


EK-1
RADYASYON UYGULAMALARININ ONAY KOŞULLARI 
Tablo 1. Tüm nükleer tıp ünitelerine ilişkin onay koşulları
1. Erişim kontrolü: 2.
1) Nükleer tıp ünitelerinin giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Nükleer tip ünitelerinin ana giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. Ancak nükleer tip ünitesinde işlem görmüş hastaların çıkışı için giriş kapısından ayrı bir kapı olması durumunda, bu kapi, dışarıdan girişlerin engellenebilmesi için tek yönlü açılabilen kontrollü kapı şeklinde yapılır. 3) Nükleer tıp ünitelerinde bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 4) Aynı alanda birden çok nükleer tip ünitesinin bulunması hâlinde, nükleer tip ünitelerine ait alanlar; nükleer tip ünitelerinin giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız olacak, hastaların üniteler arası geçişine izin verilmeyecek ve yalnızca görevli personelin kontrollü: kapılarla geçişi sağlanacak şekilde tasarlanır. 1) Nükleer tip ünitelerinde soğuk alanlar, sıcak alanların dışında tasarlanır ve soğuk alanlar sıcak alanlardan kontrollü kapıyla ayrılır. 2) Nükleer tip ünitelerine ait alanların yerleşiminin, odalarda bulunacak radyoaktif maddelerin aktivite miktarlarına göre sıralama yapılarak, en düşük aktiviteye sahip odalar ünite girişine en yakın, en yüksek aktiviteye sahip odalar ise ünite girişinden en uzak konumda olacak sekilde belirlenmesi esastir.

1. Erişim kontrolü: 3.
1) Nükleer tıp ünitelerinin giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Nükleer tip ünitelerinin ana giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. Ancak nükleer tip ünitesinde işlem görmüş hastaların çıkışı için giriş kapısından ayrı bir kapı olması durumunda, bu kapi, dışarıdan girişlerin engellenebilmesi için tek yönlü açılabilen kontrollü kapı şeklinde yapılır. 3) Nükleer tıp ünitelerinde bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 4) Aynı alanda birden çok nükleer tip ünitesinin bulunması hâlinde, nükleer tip ünitelerine ait alanlar; nükleer tip ünitelerinin giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız olacak, hastaların üniteler arası geçişine izin verilmeyecek ve yalnızca görevli personelin kontrollü: 1) Nükleer tip ünitelerinde sıcak alanlara ait kapılar, başka odalara açılmaksızın sadece koridora açılacak şekilde tasarlanır. 2) Gerekli görülmesi ve Kurum tarafindan uygun bulunması durumunda, radyoaktif atik odasının kapısı sicak odaya, radyoaktif hasta tuvaletinin kapısı radyoaktif hasta bekleme/enjeksiyon odasına açılacak şekilde tasarlanabilir. 1) Görüntüleme odalarına görsel ve işitsel uyarı

1. Erişim kontrolü: 4.
1) Nükleer tıp ünitelerinin giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Nükleer tip ünitelerinin ana giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. Ancak nükleer tip ünitesinde işlem görmüş hastaların çıkışı için giriş kapısından ayrı bir kapı olması durumunda, bu kapi, dışarıdan girişlerin engellenebilmesi için tek yönlü açılabilen kontrollü kapı şeklinde yapılır. 3) Nükleer tıp ünitelerinde bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 4) Aynı alanda birden çok nükleer tip ünitesinin bulunması hâlinde, nükleer tip ünitelerine ait alanlar; nükleer tip ünitelerinin giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız olacak, hastaların üniteler arası geçişine izin verilmeyecek ve yalnızca görevli personelin kontrollü: işaretlerini de içeren radyasyon güvenliği donanımı ve ekipmanı kurulur. 2) Radyoaktif kaynaklarla yürütülecek çalışmalarda radyoaktif kaynaklara uzaklığı en üst düzeye çıkarmak için maşa ve forseps gibi araçların, radyoaktif kaynakların dökülmesi durumunda radyoaktif kirliliğin yayılmasının en aza indirilmesini ve giderilmesini sağlamaya yönelik gereçlerin bulunması gerekir.

3) Radyoaktif kaynakların nükleer tip ünitesi icerisinde güvenli şekilde taşınması için zırhlı taşıma kaplarının bulunması gerekir. 4) Sıcak oda ve enjeksiyon odasında zırhlı atik kutuları yer alır. 1) Her bir nükleer tip ünitesi için ayrı sicak oda kurulur.: 2) Bir nükleer tip ünitesine ait sicak oda, aynı katta bulunması ve fiziki koşullarının uygun olmasi, Kurum tarafindan güvenlik ve emniyet açısından uygun olarak değerlendirilmesi durumunda diğer nükleer tip üniteleriyle ortak kullanılabilir. 3) Nükleer tip ünitesinin radyoizotop üretim amaçlı hızlandırıcı tesisi veya radyoaktif kaynak hazırlama tesisiyle aynı yerde olması, Kurum tarafindan güvenlik ve emniyet açisından uygun olarak değerlendirilmesi durumunda sadece hâlihazirda bu tesislerde üretilen radyoaktif kaynakların kullanılması koşuluyla nükleer tip ünitesi icin ayrı bir sıcak oda kurulmayabilir. 4) Sıcak oda içerisine çekerocak sistemi ile tezgâh ve dirseksiz radyoaktif lavabo kurulur. 5) Çekerocak pürüzsüz, geçirimsiz, yıkanabilir ve kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılır ve çalışma yüzeyinin bitiminde açık kaynakların dökülmesini engellemek için hafifçe yükseltilmiş bir çıkıntı bulunur. 6) Sicak oda, radyoizotoplarla ve radyoizotop

5. Sıcak oda: 6.
3) Radyoaktif kaynakların nükleer tip ünitesi icerisinde güvenli şekilde taşınması için zırhlı taşıma kaplarının bulunması gerekir. 4) Sıcak oda ve enjeksiyon odasında zırhlı atik kutuları yer alır. 1) Her bir nükleer tip ünitesi için ayrı sicak oda kurulur.: jeneratörleriyle sadece üretim hücresi/çekerocak sistemi içerisinde çalışmalar yürütülecek şekilde düzenlenir. Nükleer tip ünitelerine ait alanların içerisinde bulunan SPECT/BT, PET/BT görüntüleme cihazlarında yer alan BT cihazlari, PET/MR görüntüleme cihazlarında yer alan MR cihazları ve efor cihazları sadece nükleer tip ünitesi hastaları için kullanılacak şekilde çalışma koşulları düzenlenir.

5. Sıcak oda: 7.
3) Radyoaktif kaynakların nükleer tip ünitesi icerisinde güvenli şekilde taşınması için zırhlı taşıma kaplarının bulunması gerekir. 4) Sıcak oda ve enjeksiyon odasında zırhlı atik kutuları yer alır. 1) Her bir nükleer tip ünitesi için ayrı sicak oda kurulur.: 1) Nükleer tip ünitelerine ait alanlarda çalışma ve zemin yüzeyleri; kolay temizlenebilen ve radyoaktif kirliliğin giderilebildiği, geçirimsiz, emici olmayan ve derzsiz olacak şekilde PVC, epoksi, linolyum gibi pürüzsüz malzemelerle kaplanır. 2) Çalışma tezgâhları da dâhil olmak üzere zemin ve tezgâhların, gerekli zırhlama malzemelerinin veya radyoizotop jeneratörlerinin ağırlığını taşıyabilecek özellikte olması sağlanır.

5. Sıcak oda: 8.
3) Radyoaktif kaynakların nükleer tip ünitesi icerisinde güvenli şekilde taşınması için zırhlı taşıma kaplarının bulunması gerekir. 4) Sıcak oda ve enjeksiyon odasında zırhlı atik kutuları yer alır. 1) Her bir nükleer tip ünitesi için ayrı sicak oda kurulur.: 1 Nükleer tip ünitelerine genel havalandırma sisteminden bağımsız ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun niteliklerde havalandırma sistemi kurulur. 2) Çekerocak sistemine ait, genel havalandırma sisteminden bağımsız, çıkan havanın geri dönüşünü engelleyecek, çevreyi olumsuz etkilemeyecek ve nükleer tip ünitesinin bulunduğu binanın uzağından salım

yapilacak biçimde çekerocak havalandırma sistemi de kurulur. 3) Çekerocak havalandırma sisteminin, çekerocak sisteminden cikan havanın, filtreleme sistemi veya havadaki radyoaktif maddeleri tutmaya yönelik başka bir mekanizma aracılığıyla salımı yapılacak şekilde tasarlanmasi gerekir.: 1) Nükleer tip ünitelerinde çalışan personelin radyoaktif kirliliğe maruz kalması hâlinde radyoaktif kirliliğin giderilmesi için sıcak oda yakınlarında olacak şekilde personel dekontaminasyon duş sistemi kurulur. 2) Bir nükleer tip ünitesine ait dekontaminasyon duş sistemi, aynı katta bulunması ve fiziki koşullarının uygun olmasi, Kurum tarafindan güvenlik ve emniyet açısından uygun olarak değerlendirilmesi durumunda diğer nükleer tip üniteleriyle ortak kullanılabilir.

yapilacak biçimde çekerocak havalandırma sistemi de kurulur. 3) Çekerocak havalandırma sisteminin, çekerocak sisteminden cikan havanın, filtreleme sistemi veya havadaki radyoaktif maddeleri tutmaya yönelik başka bir mekanizma aracılığıyla salımı yapılacak şekilde tasarlanmasi gerekir.: 1) Nükleer tip ünitelerinde bulunan tüm tuvaletler, alafranga olacak şekilde yapılır. 2) Nükleer tip ünitelerinde bulunan tüm radyoaktif lavabolar ve lavabo giderleri, sürekli akışı dirseksiz (T) bağlantıyla sağlayacak şekilde yapılır. 3) Nükleer tip ünitelerine ait lavabolara, tuvaletlere ve banyolara doğrudan el teması olmadan çalıştırılabilen musluklar ile sabunluk ve tek kullanımlık havlular gibi hijyen araçları ve malzemeleri yerleștirilir.

yapilacak biçimde çekerocak havalandırma sistemi de kurulur. 3) Çekerocak havalandırma sisteminin, çekerocak sisteminden cikan havanın, filtreleme sistemi veya havadaki radyoaktif maddeleri tutmaya yönelik başka bir mekanizma aracılığıyla salımı yapılacak şekilde tasarlanmasi gerekir.: Nükleer tip ünitelerinde radyoaktif kaynakların çalışma alanının dışında ayrı bir alanda ya da çalışma alanında olan, güvenlik ve emniyetinin sağlanarak muhafaza edileceği, uygun ve yeterli zırhlama malzemesini içeren, uygun bir depolama alanı yer alir. 1) Nükleer tip ünitelerinde radyoaktif atıkların geçici depolanması için kapısı kilitli tutulan ayrı bir radyoaktif

yapilacak biçimde çekerocak havalandırma sistemi de kurulur. 3) Çekerocak havalandırma sisteminin, çekerocak sisteminden cikan havanın, filtreleme sistemi veya havadaki radyoaktif maddeleri tutmaya yönelik başka bir mekanizma aracılığıyla salımı yapılacak şekilde tasarlanmasi gerekir.: atik odasının bulunması gerekir. 2) Bir nükleer tıp ünitesine ait radyoaktif atik odasi, aynı katta bulunması ve fiziki koşullarının uygun olmasi, Kurum tarafindan güvenlik ve emniyet açısından uygun olarak değerlendirilmesi durumunda diğer nükleer tip üniteleriyle ortak kullanılabilir. 1) Nükleer tip ünitelerinde radyoizotopların ve

yapilacak biçimde çekerocak havalandırma sistemi de kurulur. 3) Çekerocak havalandırma sisteminin, çekerocak sisteminden cikan havanın, filtreleme sistemi veya havadaki radyoaktif maddeleri tutmaya yönelik başka bir mekanizma aracılığıyla salımı yapılacak şekilde tasarlanmasi gerekir.: radyoizotop jeneratörlerinin kullanıldığı ve depolandığı alanlara, sadece yetkili kisilerin erisimine izin verecek kartl/şifreli/biyometrik/anahtarlı giriş sisteminin kurulması gerekir. 2) Nükleer tıp ünitelerinde radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişimin zamanında tespit edilebilmesini sağlamak üzere kapalı devre kamera sisteminin bulunması gerekir 3) Radyoaktif kaynakların zırhlı ve kilitli muhafaza kapları içinde saklanması gerekir. 4) Nükleer tip ünitelerinin tasarımında, emniyet ihlâli durumunda müdahale edecek ilgili personelin bu alanlara

ivedilikle erişebilmesi hususu ve iletişim sistemi de dikkate alınır.: Nükleer tip ünitelerinin tasarımında radyoizotopların ve radyoizotop jeneratörlerinin nükleer tip ünitesine en kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere radyoaktif kaynakları getirecek araçlar için insan yoğunluğunun mümkün ve makul en düşük düzeyde olduğu bir araç park alanının belirlenmesi esastır.

ivedilikle erişebilmesi hususu ve iletişim sistemi de dikkate alınır.: Nükleer tip ünitesine ait bu Usul ve Esaslarda belirtilen alanların dışında ilgili diğer alanların, Kurum tarafindan uygun olarak değerlendirilmesi hâlinde planlanması gerekir.

Tablo 2. PET, PET/BT ve PET/MR ünitelerine ilişkin onay koşullar 
1.: 2. 3.
Görüntüleme odaları: Kumanda ünitesi Sıcak oda
Her bir PET, PET/BT ve PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: Kumanda ünitesinin, görüntüleme odasının dışında olması gerekir. 1) Nükleer tip ünitesinde Ge-68/Ga-68 jeneratörüyle

Her bir PET, PET/BT ve PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: faaliyet yürütülmesi hâlinde, Ge-68/Ga-68 jeneratörü için ayrı bir sicak odanın planlanması gerekir. Ga-68 sicak odasının içerisinde, Ge-68/Ga-68 jeneratöründen elde edilecek olan Ga-68 radyoizotopuyla yapilacak uygulamalar için üretim hücresinin bulunması gerekir. 2) Sıcak oda içerisindeki çekerocak sisteminin; sıcak oda içinde, personelin çalişmasını engellemeyecek biçimde 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve dört bir tarafi kapalı olacak şekilde üretilen sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1,5 cm kalınlığında kurşun eş değer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlığı olan göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının bu ağırlıkları taşıyacak

1.: 4.
Görüntüleme odaları: Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odası
Her bir PET, PET/BT ve PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: özellikte olması gerekir. 1) En az iki adet enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasının bulunması gerekir. 2) Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasında enjeksiyon koltuğu ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunması gerekir. 3) Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasında yalnızca bir hasta bulunacak şekilde planlamanın yapılması gerekir. 4) Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasının

1.: 5. 6.
Görüntüleme odaları: Radyoaktif hasta tuvaleti
Her bir PET, PET/BT ve PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: içerisinde tuvalet planlanabilir. 1) Radyoaktif hasta tuvaletinde alafranga tuvalet ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunması gerekir. 2) Radyoaktif hasta tuvaleti, enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odasının içerisinde planlanabilir 1) Geç çekim odasının, geç çekim uygulamasının

Görüntüleme odaları: Geç çekim odası
Her bir PET, PET/BT ve PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: yürütülecek olması hâlinde planlanması ve yalnızca geç çekim uygulamaları yapılacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 2) Geç çekim odasında yalnızca bir hasta bulunacak şekilde planlamanın yapılması gerekir.

Tablo 3. Mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR ünitelerine ilişkin onay koşulları
1.: 2. 3.
Görüntüleme odaları: Kumanda ünitesi Sıcak oda
Her bir mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunmasi gerekir.: Kumanda ünitesinin, görüntüleme odasının dışında olması gerekir. Sıcak oda içerisindeki çekerocak sisteminin; sicak oda

Her bir mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunmasi gerekir.: içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde yeterli kalınlıkta kurşun bloklar kullanılarak, uygun boyutlarda ve dört bir tarafi kapalı olacak şekilde üretilen sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde yeterli kalınlıkta kurşun eş değer cam takılı olan ve yeterli kurşun kalınlığı olan göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının

1.: 4.
Görüntüleme odaları: Enjeksiyon odası
Her bir mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunmasi gerekir.: bu ağırlıkları taşıyacak özellikte olması gerekir. 1) En az bir adet enjeksiyon odasının bulunması gerekir. 2) Enjeksiyon odasında uygun donanım ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunmasi gerekir.

1.: 5.
Görüntüleme odaları: Radyoaktif atık odası
Her bir mikro PET, mikro PET/BT ve mikro PET/MR görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunmasi gerekir.: Radyoaktif atik odasında uygun soğutucu sisteminin bulunmasi gerekir.

Tablo 4. Radyonüklit tedavi ünitelerine ilişkin onay koşulları
1. Sicak oda: 2.
Sicak oda icerisindeki cekerocak sisteminin; sicak odanın ceker ocağı içinde, 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 50 cm x 80 cm ebatlarında ve yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yapılan sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında kurşun eş değer cam takılı olan 5 cm kalınlığı olan kurşun göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının bu ağırlıkları taşıyacak özellikte olması gerekir. 1) Radyonüklit tedavi odasında yatak, alafranga tuvalet,: lavabo ve banyonun olması gerekir. 2) Radyonüklit tedavi odasıda yalnızca bir hasta bulunacak şekilde planlamanın yapılması gerekir. 3) Radyonüklit tedavi odasının içerisine, odaya girecek personeli korumak için oda kapısına yakın yerde olmak üzere en az 60 cm eninde, 160 cm yüksekliğinde ve 1 cm kalınlığında kurşun paravanın konulması gerekir. 4) Radyonüklit tedavi ünitelerine ait alanların yeterli yükseklik farkı olmadan insan trafiği olabilecek dış alana bakiyor olması ve duvarlarda pencere bulunması durumunda, duvarlarda bulunan pencereler oda tabanından iki metre yüksekte vasistas tipi olacak şekilde yapılır. 5) Radyonüklit tedavi ünitelerine ait alanların dış duvarlarına pencere yapılmasının gerekmesi hâlinde, yakın bölgeye insan girişini önlemek amacıyla gerekli

1. Sicak oda: 3.
Sicak oda icerisindeki cekerocak sisteminin; sicak odanın ceker ocağı içinde, 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 50 cm x 80 cm ebatlarında ve yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yapılan sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında kurşun eş değer cam takılı olan 5 cm kalınlığı olan kurşun göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının bu ağırlıkları taşıyacak özellikte olması gerekir. 1) Radyonüklit tedavi odasında yatak, alafranga tuvalet,: fiziksel engeller kurulur. Radyonüklit tedavi odasındaki tuvalet, lavabo ve banyonun drenajının sivi radyoaktif atik bekletme tank sistemine ve kanalizasyona bağlantısının yapılması gerekir. 1) Kontamine çamaşır malzemesi odasının; yorgan,

1. Sicak oda: 4.
Sicak oda icerisindeki cekerocak sisteminin; sicak odanın ceker ocağı içinde, 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanılarak, en az 50 cm x 80 cm ebatlarında ve yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yapılan sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm kalınlığında kurşun eş değer cam takılı olan 5 cm kalınlığı olan kurşun göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının bu ağırlıkları taşıyacak özellikte olması gerekir. 1) Radyonüklit tedavi odasında yatak, alafranga tuvalet,: battaniye, yastık ve nevresim takımı gibi malzemeler tek kullanımlik malzeme olarak kullanılacak ise bu malzemelerin tibbi atik olana kadar bu odada bekletileceği şekilde planlanmanın yapılması gerekir. 2) Kontamine çamaşır malzemesi odasının; yorgan, battaniye, yastık ve nevresim takımı gibi malzemeler tek kullanımlık malzeme olarak kullanılmayacak ise sadece üniteye ait çamaşırların bu odada bekletileceği şekilde planlamanın yapılması gerekir. 3) Kontamine çamaşır malzemeleri, nükleer tip ünitesinde kullanılan radyoizotoplara özgü değerlendirme yapilarak, bu malzemelerdeki aktivite konsantrasyonu değerleri, 1/9/2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Maddelerin Serbestleştirilmesi ve Salımına İlişkin

Kontamine: mutfak malzemesi odası
Yönetmelikte yer alan serbestleştirme sınırlarına düşene kadar kontamine çamaşır malzemesi odasında bekletilmek şartıyla hastanenin genel çamaşırhanesinde yıkanabilir. 1) Kontamine mutfak malzemesi tek: odasinin; kullanımlik malzeme kullanılacak ise bu malzemelerin tıbbi atık olana kadar bu odada bekletileceği şekilde planlamanın yapılması gerekir. 2) Kontamine mutfak malzemesi odasinın; tek kullanımlık malzeme kullanılmayacak ise sadece üniteye ait mutfak malzemelerinin bu odada bekletileceği şekilde planlamanın yapılması gerekir. 3) Kontamine mutfak malzemeleri, nükleer tip ünitesinde kullanilan radyoizotoplara özgü değerlendirme yapılarak, bu malzemelerdeki aktivite konsantrasyonu değerleri, Radyoaktif Maddelerin Serbestlestirilmesi ve Salımına İlişkin Yönetmelikte yer alan serbestleştirme sınırlarına düşene kadar kontamine mutfak malzemesi odasında bekletilmek şartiyla hastanenin genel mutfağında yıkanabilir. atik 1) Radyonüklit tedavi üniteleri için, hastane kanalizasyon sisteminin çıkışında uygun özelliklere sahip sivı radyoaktif atik bekletme tank sisteminin

5.: 6.
Kontamine: Sivi radyoaktif bekletme tank sistemi
Yönetmelikte yer alan serbestleştirme sınırlarına düşene kadar kontamine çamaşır malzemesi odasında bekletilmek şartıyla hastanenin genel çamaşırhanesinde yıkanabilir. 1) Kontamine mutfak malzemesi tek: kurulması gerekir. 2) Radyonüklit tedavi ünitesine ait sivı radyoaktif atık tanklarının kapasitelerinin ünitede bulunan radyonüklit tedavi odası sayısına göre belirlenmesi gerekir. 3) Tank kapasitesinin radyonüklit tedavi odası başına en az 12 m³ hacminde olması gerekir. 4) Sıvı radyoaktif atik bekletme tank sisteminin; radyonüklit tedavisi gören hastaların idrar ve dıskılarını ihtiva eden sıvı radyoaktif atıkları hastane çıkışına tek bir noktadan bağlanacak ve kullanılan radyoizotoplara özgü değerlendirme yapılarak, bu noktadaki radyoaktif maddelerin bsaliminin Radyoaktif Maddelerin Serbestleştirilmesi ve Salımına İlişkin Yönetmelikte yer alan salim sınırlarının altında olarak yapılacak şekilde planlanmasi gerekir. 5) Sivı radyoaktif atik bekletme tank sisteminin; tercihen radyonüklit tedavi odasının altında olacak şekilde planlanmasi, bunun sağlanamaması durumunda tankların insan trafiğinden uzak alanlarda yapılması ve tanka olan bağlantıların insan trafiğinden uzak alanlardan geçecek şekilde belirlenmesi, mümkünse dikey veya belli bir eğim verilerek yapılması gerekir. Sivı radyoaktif atik bekletme tank sisteminin radyonüklit tedavi odasıyla aynı katta olması durumunda tanka olan bağlantıların belli bir eğim verilerek planlanması gerekir. 6) Sıvı radyoaktif atıkların dikey inişlerle en kısa yoldan tanklara olan bağlantısının yapılmasi, bunun



pompanın devreye girmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir.: 1) Hastaların takibinin görevli personel tarafindan gece ve gündüz düzenli olarak yapılabilmesi için soğuk alanda olması şartıyla radyonüklit tedavi odalarına yakın görevli personel odasının planlanmasi gerekir. 2) Kapalı devre kamera sistemiyle yatan hasta gözleminin sağlanması gerekir. 3) Hasta ile görevli personel arasında irtibatın sağlanması için radyonüklit tedavi odası içine acil durum çağrı

pompanın devreye girmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir.: sisteminin kurulması gerekir. 1) Ayakta tedavi odasıın, radyonüklit tedavi ünitesinde ayakta tedavi uygulaması yapılacak ise ayrı bir oda olarak düzenlenmesi ve odada yalnızca bir hasta bulunacak şekilde planlamanın yapılması gerekir. 2) Kurum tarafindan uygun bulunması durumunda radyonüklit tedavi odası, ayakta tedavi uygulaması için kullanılabilir.

Tablo 5. SPECT ve SPECT/BT ünitelerine ilişkin onay koşulları
1.: 2.
Görüntüleme odaları: Kumanda ünitesi
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: görüntüleme odasının dışında olması gerekir. 2) SPECT ünitesi için, kumanda ünitesinin görüntüleme odası içinde olması hâlinde sabitlenmiş kurşun paravanın bulunmasi, kumanda ünitesinin hasta masasından itibaren uzaklığinın 2,5 metreden az olması durumunda SPECT cihazı ile kumanda ünitesi arasına en az 1,5 metre yüksekliğinde, 1 metre eninde ve 0,2 cm kalınlığında kurşun plakayla kaplanmış hareketli paravanın yerleştirilmesi gerekir.

1.: 3.
Görüntüleme odaları: Sıcak oda
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: Sıcak oda içerisindeki cekerocak sisteminin; sıcak oda içinde, personelin çalışmasını engellemeyecek biçimde 5 cm kalınlığında kursun bloklar kullanılarak, en az 80 cm x 50 cm boyutlarında, yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve dört bir tarafi kapalı olacak şekilde üretilen sıcak hücreyi içermesi ve sıcak hücrenin ön bölümünün, üzerinde en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 0,3 cm kalınlığında kurşun eş değer cam takılı olan 5 cm kurşun kalınlığı olan göğüs koruyucu zırha sahip olması gerekir. Sıcak hücreye ait tezgâh yapısının bu ağırlıkları taşıyacak özellikte olması gerekir.

1.: 4.
Görüntüleme odaları: Enjeksiyon odası
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: 1) En az bir adet enjeksiyon odasının bulunması gerekir. 2) Enjeksiyon odasında enjeksiyon koltuğu ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunması gerekir. 3) Hasta, enjeksiyon odasında bekletilemeyeceği için tek bir enjeksiyon odası yeterli olup, ihtiyaç duyulması ve Kurum tarafindan güvenlik ve emniyet açısından uygun olarak değerlendirilmesi durumunda birden fazla enjeksiyon odasi planlanabilir.

1.: 5.
Görüntüleme odaları: Radyoaktif yetişkin hasta bekleme odası Radyoaktif çocuk hasta
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: Radyoaktif yetişkin hasta bekleme odası boyutunun her hastaya en az 2 m² alan ayrılabilecek șekilde planlanması ve oda içerisindeki koltukların hasta sayısına uygun şekilde yerleștirilmesi gerekir. Radyoaktif çocuk hasta bekleme odasının; bulunabilecek

1.: 6.
Görüntüleme odaları: bekleme odasi
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: radyoaktif maddelerin aktivitesinin düşük olduğu bir alanda planlanması ve en az 2 kişi sığacak boyutta olması gerekir. Efor odasında yalnizca bir efor cihazının bulunması

1.: 7. 8.
Görüntüleme odaları: Efor odası Ayakta tedavi odası
Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: gerekir. 1) Nükleer tip ünitesinde ayakta tedavi uygulamasının
1) SPECT/BT ünitesi için, kumanda ünitesinin: yapılacak olması hâlinde, ayrı bir ayakta tedavi odasının

Her bir SPECT ve SPECT/BT görüntüleme cihazının kurulacağı ayrı görüntüleme odalarının bulunması gerekir.: bulunması ve odanın yalnizca bir hasta bulunabilecek şekilde planlanması gerekir. 2) Ayakta tedavi odasi, tek hasta alınması şartıyla uptake
1) SPECT/BT ünitesi için, kumanda ünitesinin: ve ventilasyon uygulaması için de kullanılabilir.

9.: 10.
Radyoaktif hasta tuvaleti: Uptake odası
1) Radyoaktif hasta tuvaletinde alafranga tuvalet ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunması gerekir. 2) Radyoaktif hasta tuvaletlerinin yetişkin hasta bekleme odasının içerisinde planlanması durumunda, çocuk hastalar ve ayakta tedavi hastaları için ayrı bir tuvaletin planlanmasi gerekir.: Uptake odasinın, uptake uygulamasının yürütülecek olması hâlinde planlanması gerekir.

9.: 11.
Radyoaktif hasta tuvaleti: Ventilasyon odası
1) Radyoaktif hasta tuvaletinde alafranga tuvalet ve dirseksiz radyoaktif lavabonun bulunması gerekir. 2) Radyoaktif hasta tuvaletlerinin yetişkin hasta bekleme odasının içerisinde planlanması durumunda, çocuk hastalar ve ayakta tedavi hastaları için ayrı bir tuvaletin planlanmasi gerekir.: Ventilasyon odasının, ventilasyon uygulamasının yürütülecek olması hâlinde planlanması gerekir.

Tablo 6. Radyoterapi uygulamalarına ilişkin onay koşulları
1. Erişim kontrolü: 2.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: 4) Radyoterapi tedavi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği şekilde tasarlanır. Radyoterapi uygulamaları kapsamında kullanilacak her bir radyasyon kaynağının konumlandırılacağı, tek giriş ve çıkış kapısı olan ayrı birer radyoterapi tedavi odasının bulunması gerekir.

1. Erişim kontrolü: 3.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: 1) Kumanda ünitesinin, radyoterapi tedavi odasının dışında olması gerekir. 2) Kumanda ünitesinin, radyoterapi tedavi odasının giriş alanının görülebilmesi için radyoterapi tedavi odasının girişine yakın olması gerekir. 3) Kumanda ünitesinde kör nokta kalmaksızın, şaşırtma koridoru dâhil radyoterapi tedavi odasının tamamının görüntülenebilmesi için yeterli sayıda kapalı devre kamera sisteminin bulunması gerekir.

1. Erişim kontrolü: 4.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: Lineer hizlandırıci, MR/lineer hizlandirici, tomoterapi, siber bıçağı ve gama bıçağı cihazlarının kurulacağı radyoterapi tedavi odalarına ait engellerde birincil ve/veya ikincil radyasyon işınlarının açılarının ve engeller üzerine geldiği alanların belirlenmesi gerekir.

1. Erişim kontrolü: 5.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: Lineer hızlandırıci, MR/lineer hızlandırıci, tomoterapi, siber bıçağı ve gama bıçağı cihazlarının kurulacağı radyoterapi tedavi odalarının birincil radyasyon işınlarının kesişim noktasının belirlenmesi gerekir. 1) Lineer hizlandırıci, MR/lineer hizlandırici,

1. Erişim kontrolü: 6.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: tomoterapi ve siber bıçağı cihazlarının kurulacağı radyoterapi tedavi odalarının içerisinde şaşırtma koridorunun bulunması gerekir. 2) Şaşırtma koridorunun olabildiğince uzun ve dar olması ayrica sedye ve tekerlekli sandalye dolaşımını engellemeyecek genişlikte tasarlanması gerekir.

1. Erişim kontrolü: 7.
1) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Radyoterapi tedavi odalarının giriş ve çıkış kapısının tek olması gerekir. 3) Radyoterapi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır.: 1) Radyoaktif kaynak açık konumdayken veya radyasyon üretimi varken alana girişlerin engellenmesi icin radyoterapi tedavi odalarının kapılarına, kapı kapatılmadığı sürece radyasyon



odasından güvenli bir şekilde çıkarılmasına imkân sağlamak üzere manuel olarak açılacak özellikte olması gerekir. 3) Manuel olarak durdurulamayacak kadar ağır olan motorlu kapilarda personelin ve hastaların yaralanmasını önlemek için kapının hareketini durduran sensörlerin bulunması gerekir. 4) 10 MV'nin üzerinde hizlandırma potansiyeli olan lineer hızlandırıcı cihazlarının kurulacaği radyoterapi tedavi odalarinın kapilari, fotonlara ve nötronlara karşı korumayı sağlamak için odaların içinden dışına doğru sırasıyla yeterli kalınlıkta fotonlari durdurucu, nötronlari durdurucu, fotonlari durdurucu zırhlama malzemelerini iceren bir malzeme dizilimine sahip olacak biçimde tasarlanir. 1) Gama bıçağı ve brakiterapi cihazlarının: kurulacağı radyoaktif kaynak icerecek alanlarda emniyet sistemi kurulur. 2) Emniyet sistemi kapsamında radyoaktif kaynak içeren alanların kapılarının, devre kesici kilit sistemi ve ilgili diğer kilitlerden bağımsız bir kilit sistemine sahip olması gerekir. Bu alanlara, sadece yetkili kişilerin erişimine izin verecek kartlı/şifreli/biyometrik/anahtarlı giriş sisteminin kurulması gerekir. 3) Radyoaktif kaynak içeren cihazlardan radyoaktif kaynakların çıkarılamaması için cihazın/donanımın kendisinin de kilit sistemine sahip olması gerekir. 4) Radyoaktif kaynak içeren alanlarda radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişimin zamanında tespit edilebilmesini sağlamak üzere, radyoaktif kaynakların sürekli olarak uzaktan izlenmesini sağlayan kapalı devre kamera sisteminin ya da radyoterapi tedavi odasının girişine, şaşırtma koridoruna veya radyoterapi tedavi odasına yerleştirilmiş fotoelektrik işın ve/veya hareket sensörü sistemlerinin bulunması ve bunlarin kumanda ünitesiyle bağlantılı olması gerekir. 5) Radyoaktif kaynak içeren alanlara potansiyel yetkisiz erişimin olması hâlinde, durumun tespit edilmesini ve ilgili personelin zamanında müdahale etmesini sağlamak için alarm sisteminin kurulması gerekir. 6) Radyoaktif kaynak iceren alanların tasarımında, emniyet ihlâli durumunda müdahale edecek ilgili personelin bu alanlara ivedilikle erişebilmesi hususu ve iletisim sistemi de dikkate alınır. 1) Tedavi sirasında hastanın kapalı devre kamera sistemiyle görsel olarak izlenmesi gerekir.

Yakınlaştırma özelliğine sahip kameraların görüntü alicisının radyasyon nedeniyle bozulmasını engellemek amaciyla kameraların radyasyon kaynağından uzağa yerleştirilmesi sağlanır. 2) Kumanda ünitesi ile radyoterapi tedavi odası arasında iki yönlü sesli iletişim sistemi kurulur. Sesli çağrı yapamayan hastalar için hasta tarafindan etkinleştirilebilen alarm sistemi kurulabilir.: 1) Radyoterapi tedavi odasının girişinde ve içinde radyasyon kaynağının çalışır durumda olup olmadığını gösteren sesli ve ışıklı uyarı sisteminin kurulması gerekir. 2) Sesli ve ışıklı uyarı sisteminin radyoterapi tedavi odasının girişindeki, içindeki ve dışıdaki herhangi bir konumdan ve kumanda ünitesinden fark edilir olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 3) Sesli ve ışıklı uyarı sisteminin göz hizasına yerleştirilmesi ve kumanda ünitesiyle bağlantılı olması gerekir.

Yakınlaştırma özelliğine sahip kameraların görüntü alicisının radyasyon nedeniyle bozulmasını engellemek amaciyla kameraların radyasyon kaynağından uzağa yerleştirilmesi sağlanır. 2) Kumanda ünitesi ile radyoterapi tedavi odası arasında iki yönlü sesli iletişim sistemi kurulur. Sesli çağrı yapamayan hastalar için hasta tarafindan etkinleştirilebilen alarm sistemi kurulabilir.: 1) Radyoterapi tedavi odasina ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun niteliklerde havalandırma sistemi kurulur. 2) 1 MV'nin üzerinde hızlandırma potansiyeli olan radyasyon kaynaklarının konumlandırılacağı radyoterapi tedavi odasına kurulacak havalandırma sisteminin alandaki ozon ile azot oksit gazlarının tahliyesi icin uygun niteliklerde olması gerekir.

Yakınlaştırma özelliğine sahip kameraların görüntü alicisının radyasyon nedeniyle bozulmasını engellemek amaciyla kameraların radyasyon kaynağından uzağa yerleştirilmesi sağlanır. 2) Kumanda ünitesi ile radyoterapi tedavi odası arasında iki yönlü sesli iletişim sistemi kurulur. Sesli çağrı yapamayan hastalar için hasta tarafindan etkinleştirilebilen alarm sistemi kurulabilir.: Radyoterapi tedavi odalarında hastaların tedaviye hazirlanmasına ve acil durumlarda radyoterapi tedavi odasından çıkmasına yardımcı olmak üzere oda içerisine uygun aydınlatma sisteminin kurulması gerekir.

Tablo 7. Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarına ilişkin onay koşulları

1.: 2.
Erişim kontrolü: Endüstriyel radyografi odaları
1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsaminda hızlandırıcı tipi radyografi cihazlarının konumlandırılacağı odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Endüstriyel radyografi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği sekilde tasarlanır.: Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsamında kullanılacak radyasyon kaynaklarının konumlandırilacaği, biri personel giriş ve çıkışi, biri malzeme giriş ve çıkışı için olmak üzere en fazla iki kapısı olan ayrı birer endüstriyel radyografi odasının bulunması gerekir.

1.: 3.
Erişim kontrolü: Kumanda ünitesi
1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsaminda hızlandırıcı tipi radyografi cihazlarının konumlandırılacağı odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Endüstriyel radyografi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği sekilde tasarlanır.: 1) Kumanda ünitesinin, endüstriyel radyografi odasının dışında olması gerekir. 2) Kumanda ünitesinin, endüstriyel radyografi odasının giriş alanının görülebilmesi için endüstriyel radyografi odasının girişine yakımn olması gerekir. 3) Kumanda ünitesinde kör nokta kalmaksızın, endüstriyel radyografi odasının tamamının görüntülenebilmesi için yeterli sayıda kapalı devre kamera sisteminin bulunması gerekir.

1.: 4.
Erişim kontrolü: Birincil ve ikincil radyasyon ışınlarının yönlendirildiği alanlar Devre kesici kilit sistemi
1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsaminda hızlandırıcı tipi radyografi cihazlarının konumlandırılacağı odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Endüstriyel radyografi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği sekilde tasarlanır.: Radyasyon kaynaklarının kurulacağı endüstriyel radyografi odalarina ait engellerde birincil ve ikincil radyasyon ışınlarının açılarının ve engeller üzerine geldiği alanların belirlenmesi gerekir. 1) Radyasyon kaynağının sabitlendiği zırhlanmış

1.: 5.
1) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak şekilde tasarlanır. 2) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarının yürütüleceği alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsaminda hızlandırıcı tipi radyografi cihazlarının konumlandırılacağı odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Endüstriyel radyografi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği sekilde tasarlanır.: alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsamında, radyoaktif kaynak açık konumdayken veya radyasyon üretimi varken alana girişlerin engellenmesi için endüstriyel radyografi odalarının kapılarına, kapı kapatılmadığı sürece radyasyon kaynağının açığa çıkmamasını veya radyasyon üretiminin yapılmamasını sağlamak için devre kesici kilit sistemleri kurulur. 2) Devre kesici kilit sistemlerinin; radyoaktif kaynak açık konumdayken veya radyasyon üretimi varken kapının açılmasının engellenmesini ve

5) Devre kesici kilit sisteminin, endüstriyel radyografi odası içinde bulunabilecek kişilerin bir: Acil durdurma sistemleri
kapının açılması durumunda, radyoaktif kaynağın otomatik olarak geri cekilerek zırhlı konuma getirilmesini veya radyasyon üretiminin sonlandırılmasını sağlayacak özellikte olması gerekir. 3) Devre kesici kilit sistemi, endüstriyel radyografi odasınin kapısının açılmasıyla radyasyon kaynağının çalıştırılmasının sonlandırılmasi hâlinde, radyasyon kaynağının sadece kumanda ünitesinden tekrar calıştırılabilir olacağı şekilde tasarlanir. Devre kesici kilit sistemi, endüstriyel radyografi odasının kapısı tekrar kapatıldıktan sonra da radyasyon kaynağının otomatik olarak çalıştırılmaya devam ettirilmeyeceği şekilde tasarlanır. 4) Devre kesici kilit sisteminin, sisteme ait herhangi bir bileseninin arizalanması durumunda güvenliğin tehlikeye atılmaması için güvenli arıza özelliğine sahip olması gerekir.: acil durumda dışarı çıkmasını engellemeyecek özellikte olması gerekir. 1) Radyasyon kaynağının sabitlendiği zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamaları kapsamında, endüstriyel radyografi odasında, radyasyon kaynağının üzerinde ve kumanda ünitesinde uygun yerlere; acil durumlarda radyoaktif kaynağın otomatik olarak geri çekilerek zırhlı konuma getirilmesini veya radyasyon üretiminin sonlandırılmasını sağlayacak acil durdurma düğmeleri yerleştirilir. 2) Acil durdurma düğmeleri, birincil radyasyon ışınlarının olduğu alanın dışında olacak ve yanlışlıkla çalıştırılması önlenecek şekilde konumlandırılır. 3) Radyoaktif kaynak içeren zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi uygulamalarında, elektrik kesintileri ve arizalari durumunda radyoaktif kaynakları güvenli ve emniyetli konuma alan otomatik sistemler bulunur.

5) Devre kesici kilit sisteminin, endüstriyel radyografi odası içinde bulunabilecek kişilerin bir: Endüstriyel radyografi odası kapısı
kapının açılması durumunda, radyoaktif kaynağın otomatik olarak geri cekilerek zırhlı konuma getirilmesini veya radyasyon üretiminin sonlandırılmasını sağlayacak özellikte olması gerekir. 3) Devre kesici kilit sistemi, endüstriyel radyografi odasınin kapısının açılmasıyla radyasyon kaynağının çalıştırılmasının sonlandırılmasi hâlinde, radyasyon kaynağının sadece kumanda ünitesinden tekrar calıştırılabilir olacağı şekilde tasarlanir. Devre kesici kilit sistemi, endüstriyel radyografi odasının kapısı tekrar kapatıldıktan sonra da radyasyon kaynağının otomatik olarak çalıştırılmaya devam ettirilmeyeceği şekilde tasarlanır. 4) Devre kesici kilit sisteminin, sisteme ait herhangi bir bileseninin arizalanması durumunda güvenliğin tehlikeye atılmaması için güvenli arıza özelliğine sahip olması gerekir.: 1) Endüstriyel radyografi odası kapılarının yeterli zırhlama malzemesini icerecek özellikte olması gerekir. 2) Endüstriyel radyografi odası kapısının; olay veya kaza koşullarında, güç arızası ya da mekanik arıza durumlarında içerideki kişilerin endüstriyel radyografi odasından güvenli bir şekilde çıkarılmasına imkân sağlamak üzere manuel olarak açılacak özellikte olması gerekir.

3) Manuel olarak durdurulamayacak kadar ağır olan motorlu kapılarda personelin yaralanmasını önlemek için kapının hareketini durduran sensörlerin bulunması gerekir. 4) 10 MV'nin üzerinde hızlandırma potansiyeli olan hızlandırıcı tipi radyografi cihazlarının kurulacağı endüstriyel radyografi odalarının kapıları, fotonlara ve nötronlara karşı korumayı sağlamak için odaların içinden dışına doğru sırasıyla yeterli kalınlıkta fotonları durdurucu, nötronları durdurucu, fotonlari durdurucu zirhlama malzemelerini içeren bir malzeme dizilimine sahip olacak bicimde tasarlanır.: 1) Gamagrafi cihazlarının kurulacağı radyoaktif kaynak içerecek alanlarda emniyet sistemi kurulur. 2) Emniyet sistemi kapsamında radyoaktif kaynak içeren alanların kapılarının, devre kesici kilit sistemi ve ilgili diğer kilitlerden bağımsız bir kilit sistemine sahip olmasi gerekir. Bu alanlara, sadece yetkili kişilerin erişimine izin verecek kartl/şifreli/biyometrik/anahtarlı giriş sisteminin kurulması gerekir. 3) Radyoaktif kaynak içeren cihazlardan radyoaktif kaynakların çıkarılamaması için cihazın/donanımın kendisinin de kilit sistemine sahip olmasi gerekir. 4) Radyoaktif kaynak içeren alanlarda radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişimin zamanında tespit edilebilmesini sağlamak üzere, radyoaktif kaynakların sürekli olarak uzaktan izlenmesini sağlayan kapalı devre kamera sisteminin ya da endüstriyel radyografi odasının girişine veya endüstriyel radyografi odasına yerleștirilmiş fotoelektrik işın ve/veya hareket sensörü sistemlerinin bulunmasi ve bunların kumanda ünitesiyle bağlantılı olması gerekir. 5) Radyoaktif kaynak içeren alanlara potansiyel yetkisiz erişimin olması hâlinde, durumun tespit edilmesini ve personelin zamaninda müdahale etmesini sağlamak için alarm sisteminin kurulması gerekir. 6) Radyoaktif kaynak içeren alanların tasarımında, emniyet ihlâli durumunda müdahale edecek ilgili personelin bu alanlara ivedilikle erişebilmesi hususu ve iletişim sistemi de dikkate alınır. 1) Endüstriyel radyografi odasının girişinde ve içinde radyasyon kaynağının çalışır durumda olup olmadığını gösteren sesli ve ışıklı uyarı sisteminin kurulması gerekir. 2) Sesli ve işıklı uyarı sisteminin endüstriyel radyografi odasının girişindeki, içindeki ve

dışındaki herhangi bir konumdan ve kumanda ünitesinden fark edilir olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 3) Sesli ve ışıklı uyarı sisteminin göz hizasına yerleştirilmesi ve kumanda ünitesiyle bağlantılı olması gerekir.: 1) Endüstriyel radyografi odasına ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun niteliklerde havalandırma sistemi kurulur. 2) 1 MV'nin üzerinde hızlandırma potansiyeli olan hizlandırıcı tipi radyografi cihazlarının konumlandırılacağı endüstriyel radyografi odasına kurulacak havalandırma sisteminin alandaki ozon ile azot oksit gazlarının tahliyesi için uygun niteliklerde olması gerekir. 1) Gamagrafi cihazlarının güvenlik ve emniyeti

dışındaki herhangi bir konumdan ve kumanda ünitesinden fark edilir olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 3) Sesli ve ışıklı uyarı sisteminin göz hizasına yerleştirilmesi ve kumanda ünitesiyle bağlantılı olması gerekir.: sağlanarak depolanması için kilitli bir kapıya ve kontrollü erişime sahip olan depolama alanının olması gerekir. 2) Depolama alanının yangina ve kimyasal tehlikelere karşı korumalı olması ve yanıci, parlayıci, patlayıcı ve aşındırıcı özellikli maddelerden uzakta bulunması gerekir. 3) Depolama alanının, gamagrafi cihazlarının aşırı sıcak veya soğuk, nem, toz ve benzeri etkilere maruz kalmasına izin vermeyecek özellikte olması gerekir. 4) Depolama alani, bitişik alanlarda bulunan radyasyonla çalışanların ve halkın maruz kalabileceği dozların, tasarım doz kısıtlarının altında kalacağı şekilde uygun özelliklerde ve yeterli kalınlıkta zırhlama malzemesiyle zırhlanır. 5) Depolama alanının girişinde, içinde ve dışında uygun radyasyon uyarı işaretlerinin bulunması

Tablo 8. Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda yürütülen uygulamalara ilişkin onay koşulları
1. Erişim kontrolü: 2.
1) Radyasyon kaynaklarmın üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak sekilde tasarlanır. 2) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakimı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amaciyla kurulan alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Radyasyon yayan cihazların bakimı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimini yapmak amacıyla kurulacak odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği şekilde: tasarlanır. Radyasyon üreten cihazların üretilmesi, bakımı ve onarımı uygulamaları kapsamında radyasyon kaynaklarının konumlandırılacağı, biri personel giriş ve çıkışı, biri malzeme giriş ve çıkışı için olmak üzere en fazla iki kapısı olan ayrı birer üretim, bakım ve onarim odasının bulunması gerekir.

1. Erişim kontrolü: 3.
1) Radyasyon kaynaklarmın üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak sekilde tasarlanır. 2) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakimı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amaciyla kurulan alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Radyasyon yayan cihazların bakimı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimini yapmak amacıyla kurulacak odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği şekilde: Radyasyon yayan cihazların üretilmesi, bakımı ve onarımi uygulamaları kapsaminda radyasyon kaynaklarının konumlandırılacaği, biri personel giriş ve çıkışı, biri malzeme giriş ve çıkışı için olmak üzere en fazla iki kapısı olan ayrı birer üretim, bakım ve onarim odasının bulunması gerekir.

1. Erişim kontrolü: 4.
1) Radyasyon kaynaklarmın üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak sekilde tasarlanır. 2) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakimı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amaciyla kurulan alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Radyasyon yayan cihazların bakimı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimini yapmak amacıyla kurulacak odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği şekilde: 1) Radyasyon yayan cihazların bakımı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları kapsamında, radyasyon kaynaklarının konumlandırılacağı, biri personel giriş ve çıkışı, biri malzeme giriş ve çıkışı için olmak üzere en fazla iki kapısı olan ayrı birer; a) Bakım ve onarım odasının, b) Radyoaktif kaynak değişimi odasıın, bulunması gerekir. 2) Radyoaktif kaynak değişimi odasının içine radyasyonla çalışanların maruz kalabileceği dozların, tasarım doz kısıtlarının altında kalacağı sekilde uygun özelliklerde ve yeterli kalınlıkta

1. Erişim kontrolü: 5.
1) Radyasyon kaynaklarmın üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanların giriş ve çıkışları kontrollü olacak sekilde tasarlanır. 2) Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakimı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amaciyla kurulan alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yalnızca çıkışa izin verecek ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yapılır. 3) Radyasyon yayan cihazların bakimı, onarımı ve radyoaktif kaynak değişimini yapmak amacıyla kurulacak odaların bağımsız ve müstakil bir alanda olması gerekir. 4) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalari, bu odalara erişimin kumanda ünitesinden her zaman görülebileceği şekilde: kurşun eş değer cam içeren sicak hücre kurulur. 1) Radyasyon kaynağının sabitlendiği radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya

radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda kumanda ünitesi yer alır. 2) Kumanda ünitesinin, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının dısında olmasi gerekir. 3) Kumanda ünitesinin, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının giriş alanının görülebilmesi için bu odanın girişine yakın olmasi gerekir. 4) Kumanda ünitesinde kör nokta kalmaksızın, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının tamamının görüntülenebilmesi için yeterli sayıda kapalı devre kamera sisteminin: bulunması gerekir. Radyasyon kaynaklarının kurulacağı üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarına ait engellerde birincil ve ikincil radyasyon ışınlarının açılarının ve engeller üzerine geldiği alanların belirlenmesi gerekir. 1) Radyasyon kaynağının sabitlendiği radyasyon

radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda kumanda ünitesi yer alır. 2) Kumanda ünitesinin, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının dısında olmasi gerekir. 3) Kumanda ünitesinin, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının giriş alanının görülebilmesi için bu odanın girişine yakın olmasi gerekir. 4) Kumanda ünitesinde kör nokta kalmaksızın, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının tamamının görüntülenebilmesi için yeterli sayıda kapalı devre kamera sisteminin: kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda, radyoaktif kaynak açık konumdayken veya radyasyon üretimi varken alana girişlerin engellenmesi için üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının kapılarına, kapı kapatılmadığı sürece radyasyon kaynağının açığa çıkmamasını veya radyasyon üretiminin yapılmamasını sağlamak için devre kesici kilit sistemleri kurulur. 2) Devre kesici kilit sistemlerinin; radyoaktif kaynak açık konumdayken veya radyasyon üretimi varken kapının açilmasinin engellenmesini ve kapının açılması durumunda radyoaktif kaynağın otomatik olarak geri cekilerek zirhlı konuma getirilmesini veya radyasyon üretiminin sonlandırılmasını sağlayacak özellikte olması gerekir. 3) Devre kesici kilit sistemi, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının kapısının açılmasıyla radyasyon kaynağının çalıştırılmasının sonlandırılması hâlinde, radyasyon kaynağının sadece kumanda ünitesinden tekrar calıstırılabilir olacağı sekilde tasarlanır. Devre kesici kilit sistemi, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının kapısı tekrar kapatıldıktan sonra da radyasyon kaynağının olarak çalıştırılmaya devam ettirilmeyeceği şekilde tasarlanır.

4) Devre kesici kilit sisteminin, sisteme ait herhangi bir bileşeninin arızalanması durumunda güvenliğin tehlikeye atılmaması için güvenli arıza özelliğine sahip olması gerekir. 5) Devre kesici kilit sisteminin, üretim, bakim ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odası içinde bulunabilecek kişilerin bir acil durumda dışarı: çıkmasını engellemeyecek özellikte olması gerekir. 1) Radyasyon kaynağının sabitlendiği radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda, üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarında, radyasyon kaynağının üzerinde ve kumanda ünitesinde uygun yerlere; acil durumlarda radyoaktif kaynağın otomatik olarak geri çekilerek zırhlı konuma getirilmesini veya radyasyon üretiminin sonlandırılmasinı sağlayacak acil durdurma düğmeleri yerleştirilir. 2) Acil durdurma düğmeleri, birincil radyasyon ışınlarının olduğu alanın dışında olacak ve yanlışlıkla çalıştırılması önlenecek şekilde konumlandırılır. 3) Radyasyon yayan cihazların üretilmesi, bakım ve onarimi i veya radyoaktif kaynak değişimi

8.: 9.
4) Devre kesici kilit sisteminin, sisteme ait herhangi bir bileşeninin arızalanması durumunda güvenliğin tehlikeye atılmaması için güvenli arıza özelliğine sahip olması gerekir. 5) Devre kesici kilit sisteminin, üretim, bakim ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odası içinde bulunabilecek kişilerin bir acil durumda dışarı: uygulamalarında, elektrik kesintileri ve arızaları durumunda radyoaktif kaynakları güvenli ve emniyetli konuma alan otomatik sistemler bulunur. 1) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değisimi odalarının kapılarının yeterli zırhlama malzemesini iceren özellikte olması gerekir. 2) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarının kapılarının; olay veya kaza koşullarında, güç arızası ya da mekanik arıza durumlarında içerideki kişilerin üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odalarından güvenli bir şekilde çıkarılmasına imkân sağlamak üzere manuel olarak açılacak özellikte olması gerekir. 3) Manuel olarak durdurulamayacak kadar ağır olan motorlu kapilarda personelin yaralanmasını önlemek için kapının hareketini durduran sensörlerin bulunması gerekir. 4) 10 MV'nin üzerinde hizlandırma potansiyeli olan radyasyon üreten cihazların bulunacaği üretim, bakım ve onarım odalarının kapılari, fotonlara ve nötronlara karşı korumayı sağlamak için odaların içinden dışına doğru sırasıyla yeterli kalınlıkta fotonlari durdurucu, nötronlari durdurucu, fotonlari durdurucu zirhlama malzemelerini içeren bir

malzeme tasarlanır.: 1) Radyoaktif kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlarda emniyet sistemi kurulur. 2) Emniyet sistemi kapsamında radyoaktif kaynak iceren alanların kapılarının, devre kesici kilit sistemi ve ilgili diğer kilitlerden bağımsız bir kilit sistemine sahip olması gerekir. Bu alanlara, sadece yetkili kişilerin erişimine izin verecek kartlı/şifreli/biyometrik/anahtarlı giriş sisteminin kurulmasi gerekir. 3) Radyoaktif kaynak içeren cihazlardan radyoaktif kaynakların cıkarılamaması icin cihazın/donanımın kendisinin de kilit sistemine sahip olması gerekir. 4) Radyoaktif kaynak içeren alanlarda radyoaktif kaynaklara yetkisiz erişimin zamanında tespit edilebilmesini sağlamak üzere, radyoaktif kaynakların sürekli olarak uzaktan izlenmesini
dizilimine sahip olacak biçimde: kaynak içeren sağlayan kapalı devre kamera sisteminin ya da üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının girişine veya üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasına yerleştirilmiş fotoelektrik işın ve/veya hareket sensörü sistemlerinin bulunması ve bunların kumanda ünitesivle bağlantılı olması gerekir. 5) Radyoaktif kaynak içeren alanlara potansiyel yetkisiz erişimin olması hâlinde, durumun tespit edilmesini ve personelin zamaninda müdahale etmesini sağlamak icin alarm sisteminin kurulması

10.: 11.
malzeme tasarlanır.: gerekir. gerekir. olmasi gerekir.
dizilimine sahip olacak biçimde: 6) Radyoaktif kaynak içeren alanların tasarımında, emniyet ihlâli durumunda müdahale edecek ilgil personelin bu alanlara ivedilikle erişebilmesi hususu ve iletişim sistemi de dikkate alınır. 1) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının girişinde ve içinde radyasyon kaynağının çalışır durumda olup olmadığını gösteren sesli ve işıklı uyarı sisteminin kurulması 2) Sesli ve işıklı uyarı sisteminin üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasının girişindeki, içindeki ve dışındaki herhangi bir konumdan ve kumanda ünitesinden fark edilir olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 3) Sesli ve işıklı uyarı sisteminin göz hizasına

12. Radyoaktif: 13.
Havalandırma sistemi kaynak içeren: cihazlar için depolama alanı gerekir.
1) Üretim, bakım ve onarım veya radyoaktif kaynak değişimi odasına ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun niteliklerde havalandırma sistemi kurulur. 2) 1 MV'nin üzerinde hızlandırma potansiyeli olan radyasyon üreten cihazların konumlandırılacağı üretim, bakım ve onariım odasına kurulacak havalandırma sisteminin alandaki ozon ile azot oksit gazlarının tahliyesi için uygun niteliklerde olmasi gerekir. 1) Radyasyon yayan cihazların üretilmesi, bakımı: ve onarımı ile radyasyon yayan cihazların bakımi, onarimi ve radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları kapsamında, radyoaktif kaynak içeren cihazların güvenlik ve emniyeti sağlanarak depolanması için kilitli bir kapıya ve kontrollü erișime sahip olan depolama alanınin olması gerekir. 2) Depolama alanının yangına ve kimyasal tehlikelere karşı korumalı olması ve yanıci, parlayıci, patlayıcı ve aşındırıcı özellikli maddelerden uzakta bulunması gerekir. 3) Depolama alanının, radyoaktif kaynak içeren cihazların aşırı sıcak veya soğuk, nem, toz ve benzeri etkilere maruz kalmasına izin vermeyecek özellikte olması gerekir. 4) Depolama alani, bitişik alanlarda bulunan radyasyonla çalışanların ve halkın maruz kalabileceği dozların, tasarım doz kısitlarının altında kalacağı şekilde uygun özelliklerde ve yeterli kalınlıkta zırhlama malzemesiyle zırhlanır. 5) Depolama alanının girişinde, içinde ve dışında uygun radyasyon uyarı işaretlerinin bulunması