Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: gossen lunasix 3

Mi spiegate come funziona il suddetto esposimetro?
Se acquisto una roba del genere da dove compro le batterie al mercurio
di cui necessita ?
Mi hanno detto che mi basta dare 2.8 Volts e disporre di batterie
normalissime.
E' vero?
In alternativa da dove si acquistano batterie al mercurio e quanto
costano (soprattutto) ?
Grazie.

 Grazie.
"massivan"
Usa le pile A625, vanno benissimo.
Poi dovrai regolare "la vite" posta
sul retro, per avere la taratura
precisa.
 
www.massivan.it


e dove trovo queste informazioni per tarare?
Mi hanno consigliato il lunasix F che usa le 9 volt.
che ne pensi?



Le batterie al mercurio sono fuori legge da svariati anni, non riuscirai a
ttrovarle. Ci sono soluzioni alternative, prova a fare girare google e le
troverai, per esempio batterie zinco-aria o adattatori per usare le
normali alcaline.
Un'altra cosa: il Lunasix e' analogico, per cui se la tensione non e'
quella corretta potrebbe dare letture sballate. Non puoi mettere un'altra
batteria. Infatti non e' sufficiente che la tensione sia la stessa, ma
anche la curva di scarica deve essere simile.
Ciao
Elia Freddi
················································
"Sii tecnico spietato con il mezzo e poeta con la mente" - il ratto
"In ogni fotografia c'è sempre qualcosa di troppo, tranne quand'è
riuscita"
 - Edouard Boubat
MypagE at 
http://efreddi.altervista.org/

 [...]
Dimenticavo, io ho il Profisix che e' come il Lunasix ma con la batteria
a 9V. Nessun problema di reperibilita'.


di cui necessita
Dalla tedesca su ebay, finché ci sono. Poi si vedrà.
Cerca l'oggetto numero 7567020426 . Ne ha anche altri tipi, comunque.

precisa.
Non è vero.


ma tra il gossen lunasix 3 e il profisix e il lunasix F che differenze
ci sono?
Tolti i problemi di batteria, qual'e' il migliore ?

 che ne pensi?
"massivan"
Ti basta usare un muro illuminato,
prima rilevi tempo e diaframma
per 100 ISO, con una macchina
fotografica, poi imposti 100 ISO
sul Lunasix 3 misuri la stessa superficie
e dovresti leggere la tessa coppia
tempo/diaframma, oppure ruoti
la vite fino a leggere quel valore.
Se puoi permetterti un esposimetro
piů recente meglio per te.

 Non č vero.
"massivan"
Lo č, oppure dimostralo
partendo da  P=VI
cioč W=VA.
 
www.massivan.it

Ciao ragazzi.
La mia ultima domanda.
Cosa e' meglio tra i due ?

 Cosa e' meglio tra i due ?
"massivan"
I Gossen più recenti sono
più rapidi con poca luce,
(2/3 EV)
la precisione è sempre la stessa.
Domanda: che ci devi fare?
Quali riprese?.

cioè W=VA.
Non faccio l'elettrotecnico, ma prima di parlare studio.
http://forums.ebay.it/thread.jspa?threadID=300064327&tstart=600&mod=1115415661356
"Riguardo la taratura del Lunasix3, la vite esterna non c' entra e serve solo
per un posizionamento meccanico dell' ago sullo "zero" da fare senza pile come
descritto nel manualetto.
La taratura si fa con i 4 potenziometri interni (2 per basse luci e 2 per alte
luci) + un quinto per vedere la carica delle batterie.
Per quelli che non lo sanno, ma magari sono interessati questo esposimetro si
apre staccando la lastrina di alluminio posteriore (è incollata) con pazienza
partendo dalla finestrella del numero con un cacciavite sottile.
Si svitano quindi le 4 viti d' angolo, quindi si apre il coperchio che è quello
anteriore.
Ho aperto 3 lunasix e garantisco che è facile. Attenzione alla lastrina davanti
alla cellula. Tenerla se si preme il pulsante lato basse luci.
Non ho mai fatto tarature, l' ho chiesto al riparatore che ha l' apparecchietto
con le luci campione.
Ma forse non è difficile avere buoni risultati e questo link dà indicazioni su
come fare:
http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm
P1 e P2 sono per le basse luci e P3 e P4 per le alte luci."

 P1 e P2 sono per le basse luci e P3 e P4 per le alte luci."
"massivan"
L'ho provato da 3EV a 19,
funziona bene.

 [...]
Confermo. Con questa vite si regola solo la posizione centrale.



interno esterno
insomma una roba piu o meno generica niente di specifico.

 Confermo. Con questa vite si regola solo la posizione centrale.
"massivan"
Si, ma se sposti lo 0 e poi coincide con la lettura
di un'altro esposimetro che altro vuoi?
Devi per forza smontarlo?

 insomma una roba piu o meno generica niente di specifico.
"massivan"
Va benissimo, con la luce della Luna
è più lento di un modello recente.

 Lo č, oppure dimostralo
le pile alcaline calano di tensione con l'uso a mano a mano che si 
scaricano. Quelle al mercurio invece fanno come le batterie NiCd, ossia 
tengono la tensione nominale senza cali durante l'uso, alla fine quando sono 
scariche hanno una caduta repentina.
Equivalgono quindi a una fonte di tensione stabilizzata, e si prestano 
all'uso in strumenti dove la tensione deve essere costante e fornisce il 
riferimento, mentre la resistenza della fotocellula varia e fornisce la 
misura.
E' un problema ben noto per es. degli esposimetri delle vecchie Rollei 35.

 E' un problema ben noto per es. degli esposimetri delle vecchie Rollei 35.
"massivan"
Infatti una alcalina da 1.5 Volt si
considera esaurita a 1.35 , quindi
non c'è problema.

E' praticamente la stessa zuppa, in quanto il Lunasix F non č un Lunasix 
bensě un Profisix il cui adattatore per luce flash č stato incorporato all' 
interno dell' apparecchio per cui le prestazioni effettive sono identiche, 
solo il Lunasix F non puň montare alcuni accessori previsti per il Profisix 
(tipo la sonda a fibre ottiche per la misurazione agli oculari dei 
microscopi)
Saluti da Pavel