Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: Pile px 625

Ho trovato un adattatore, in alluminio, per infilare le pilette 1.4V
(duemilalire!!!) da apparecchi audio al posto delle PX 625 pare che diano un
errore di 1 solo stop con le LEICA (rotfl, ma buttatele via, ho un
cassonetto, giusto di fronte a casa...)
L'aggeggio costa poco, circa 25mila.
Ciao!!
Luca.

 ha scritto nel messaggio
news:KfOt6.68947$6W.65...@news.infostrada.it...


L'aggeggio costa poco,
circa 25mila.
E' quello che in America viene venduto dalla Criscam, che
tu sappia?
Cor
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

> Ho trovato un adattatore, in alluminio, per infilare le pilette 1.4V
dove???
io non ho fatto prove, ma come č stato suggerito da alcuni su nadir,
dovrebbe bastare un o-ring
e poi č strano che stari di uno stop, hai fatto prove? la differenza di
voltaggio č cosě poca che non ci dovrebbero essere differenze.
ciao
Luca

voltaggio è così poca che non ci dovrebbero essere differenze.
Invece
la differenza c'é, anche se solo sulle macchine in cui l'esposimetro usa il
voltaggio della pila come riferimento per la misura. Molte delle Minolta
manula focus lo fanno, come pure l'esposimetro manuale Lunasix della
Gossen.
Il problema é che le PX625 funzionano a 1,35V ed erogano la
stessa tensione dall'inizio alla fine della propria vita, tranne che
all'ultimissimo stadio (quando le devi cambiare!). Infatti le Minolta (ed
il lunasix) hanno un pulsante per verificare la carica della pila: se la
tensione non é 1,35V precisi, ti suggerisce di cambiare la pila stessa.
Le pile attuali come le S-76, invece, erogano 1,5V e variano molto durante
il ciclo di vita (partono da 1,6V-1,65V e scendono fino a 1,35V-1,4V quando
sono quasi scariche). Questo comportamento non é un problema con i moderni
esposimetri elettronici, che non legano la precisione di lettura al
voltaggio di riferimento della pila. Ma sarebbe un grosso problema (anche
più di uno stop di errore) con i vecchi esposimetri.
Gli adattatori
servono per usare una pila da 1,5V al posto della PX625, "tagliando" la
tensione in eccesso e fornendo in uscita 1,35V esatti, indipendentemente
dalla tensione della pila inserita nell'adattatore.
Saluti a 1,35V


 voltaggio della pila come riferimento per la misura. ...
innanzi tutto tutta questa pappardella sui voltaggi la so benissimo visto
che sono io che ho scritto per nadir l'articolo originario sulle pile al
mercurio assemblando quello che ho trovato qua e la in rete in inglese.
Tu hai perfettamente ragione in quello che dici ma parti dal presupposto
sbagliato: Nessuno non si riferiva ad adattatori per usare le alcaline S76
da 1.5v, ma per usare le zinc-air per apparecchi acustici che danno 1.4v
costanti. Guarda su nadir e troverai tutto.

costanti. Guarda su nadir e troverai
tutto.
Allora hai ragione tu: basta un O-ring, per 0,5V (costanti) di
differenza non cambia molto. Non mi era nemmeno passato per la mente di
usare un adattatore per le Zinc-air, per quello parlavo delle S-76.
Non
so se l'hai scritto anche tu su Nadir, ma molti sconsigliano le Zinc-air
perché durano troppo poco: qualcuno può confermare?
Ciao


 ;-)))))))))
ROTFL... mai ci sarei arrivato...

 perché durano troppo poco: qualcuno può confermare?
anch'io ho sempre letto così, ma quelli che hanno fatto le aggiunte che
integrano il mio articolo dicono che usano già da tempo le pile per
apparecchi acustici e continuano a funzionare. Non so, io non ho mai fatto
prove.

 wrote in message
news:mgNu6.12338$dJ6.7...@news.infostrada.it...

L'oring non basta. La pila resta troppo sottile. Per quanto riguarda queo
0,5v, poi, c'e` da dire che con la Leica SL mi ha dato 1 stop di scarto.
Anche l'amperaggio delle zinc-air 1,4 e` diverso dalle 625 1,3 mercury