Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: Info d'uso per esposimetro x camera oscura

Ciao,
sono venuto in possesso di un esposimetro ILFORD EM 10, senza istruzioni.
L'oggettino mi ha incuriosito, e vorrei capire come si usa (ammesso valga la
pena di usarlo).
L'unica cosa che posso immaginare è che quando si accende il led centrale,
l'esposizione è corretta (secondo lui).
Problema:
Non vedo come lo si possa tarare (c'è solo la rotella dei tempi e i tre
led).
Non ha diffusore in dotazione (o almeno a me non è stato dato), pertanto va
usato sulle parti + chiare o su quelle più scure del negativo?
Ieri sera ho rovato a capirci qlcs.
Ho provato a verificarne la lettura, partendo da stampa di cui conoscevo la
perfetta esposizione (12 sec)
Naturalmente a seconda della zona/densità del negativo, mi dava valori molto
diversi.
Per una zona che a occhio sembra media, valore dato: 24 sec!
Sul sito Ilford non ve ne ho trovato traccia......
Prima di sprecare inutilmente carta e pazienza, attendo lumi /pareri da chi
lo conosce.
Grazie.
Stefano

 chris

 wrote in message
CgGq7.13231$Lp6.4...@news.infostrada.it...


 negativo?
io uso un esposimetro da stampa MULTI-TIMER MP109 SPEZIAL della FEM
Kunze GmbH, Rudolf-Diesel Str.6, D-86850 Fischach distribuito in
Italia dalla Manfrotto. sistemo l'esposimetro in modalità
densitometro, cerco la zona più trasparente del negativo (all'interno
del negativo, non la zona tra i fori di trascinamento perché io voglio
avere un nero profondo dentro l'immagine e non ai suoi bordi) e azzero
il densitometro, quindi sposto la sonda fino a trovare una zona di
densità 0.70. senza muovere la sonda seleziono il Multi-timer in
modalità esposimetro e sistemo il trimmer alla sensibilità verificata
per la carta in uso, ricavo il tempo di esposizione alla massima
apertura dell'obiettivo, seleziono quindi l'opzione "lettura a tutta
apertura" e chiudo il diaframma e il filtro di densità ottenendo il
ricalcolo del tempo.
stampo un foglio di prova 13x18 avendo la quasi certezza di trovarmi
una estensione sufficiente tra il nero e il grigio medio. se i bianchi
sono sporchi, allora maschero o aumento di poco il contrasto.
in poche parole l'esposimetro mi serve per dedicarmi alla seconda
parte della stampa (le mascherature). si può fare a meno di tutto, io
ho preferito acquistare un esposimetro da stampa e un esposimetro
esterno per l'M6 piuttosto che una seconda ottica (usata) e non mi
pento ...
sergio b.
---------------------------------
Sergio Bova - Torino
http://digilander.iol.it/bovaserg/page_01.htm
---------------------------------

 ha scritto nel messaggio
news:3BAB4A89...@libero.it...


 riesca a farlo ancora prima
un conto è domandarsi se serva, un altro se è indispensabile. la mia
risposta è che un esposimetro che non faccia anche da densitometro
probabilmente proprio non serve, cosippure un esposimetro da usare col
diffusore, dove veramente diviene più facile azzeccare il
superenalotto che l'esposizione giusta.
ma gli strumenti sono anche oggetti didattici e un densitometro
esposimetro può anche servire a tarare il proprio procedimento di
sviluppo: seguendo le indicazioni di A.Adams io ho trovato il numero
di capovolgimenti da far compiere alla tank ogni 30" (3 invece di 2)
per ottenere la migliore estensione per la sensibilità reale della
pellicola trovata (Delta 400 old in X-Tol 1+1 esposta a 320). è tutta
una serie di particolari che una volta tarati ... ti permettono di
dedicarti finalmente alle tue foto.
rispetto al consumo di carta, fermo restando che un vero e proprio
provino non lo puoi fare su francobolli di carta, rimane l'elemento di
stanchezza, nel senso che, ripeto, arrivare da una stampa già buona da
mascherare dopo il primo tentativo mi lascia la mente fresca e aperta
per le successive prove mentre quando usavo i ritaglini mi rompevo
l'anima prima di raggiungere un risultato decente. ma c'è gente più
paziente di me ... o che decide di spendere i propri soldi in altro
modo.
tra le varie procedure di camera oscura che permettono di raggiungere
un miglior risultato vorrei però segnalarne una, economicissima anche
se poco rispondente alle norme di sicurezza: un bel portalampada con
interruttore incorporato che tenga la lampadina leggermente inclinata
verso il basso (io ne ho uno di porcellana) collocato a 30 cm sopra la
vaschetta del fissaggio con una lampadina azzurrata da 100W: ti
restituisce grigi quei neri che son tali solo quando le copie son
bagnate e così risparmi i ritorni in CO il giorno dopo.


Eccezionale... lo strumentino...
con il densitometro, poi,  ti puoi trovare lo sviluppo esatto per ogni 
pellicola... 
Gelatina, dovresti comprarlo anche tu, cosi' vengo a fare i test N-1 
N+1....
Sirio

Io uso l'Ilford per le stampe 13X18 o piu' piccole quando vado in serie, 
cioe' quando ho i rulli delle vacanze da stampare... e devo stamparle piu' 
o meno tutte.
Per sapere la zona in questione e' semplice basta trovare una zona chiara 
dove vedi appena i dettagli e sei a posto. 
Quando lo usi in serie ti risparmia di pensare... e vai piu' veloce.
Sirio

senza ricorrere alla ... gelatina puoi provare a trovare qualcuno che
faccia lucidi per tipografia (fotolito etc). ovviamente loro hanno
quelli professionali, ma se ti prepari bene i negativi fotografando il
famoso "strofinaccio di Ansel" in dieci minuti fai tutte le letture di
cui hai bisogno, materiale non gliene consumi, sta poi a te
disobbligarti con una buona bottiglia ...
sergio b.

-- 


Ho gia' fatto delle prove ma nella mia zona di basso veronese non conosco 
nessuno....
Mi sono arrangiato con altre prove. Il libro Beyond the Zone System non e' 
male per fare delle prove piu' o meno giuste senza densitometro. Ho anche 
provato a usare l'esposimetro spot usandolo come densitometro ma ho avuto 
casini con i raccordi e non sono riuscito a fare una cosa professionale...
Sirio