Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: Scanner-Densitometro BN: funziona.

Segue per sommi capi la procedura. I dettagli verranno resi disponibili
per esteso piu' in la'.
1) eseguire la scansione del negativo come se fosse una dia 
2) impostare il valore di esposizione in modo che lo strumento legga 255
per un fotogramma non esposto. Sul mio scanner il valore di esposizione
giusto e' 8. Si raccomanda di arrivarci gradualmente partendo da valori 
piu' bassi, perche' una esposizione eccessiva dara'sempre 255 per il 
fotogramma non esposto, ma schiarira' tutte le altre tonalita' di grigio 
falsando cosi' la lettura. Se l'esposizione e' regolabile solo in valori 
interi e'preferibile rimanere appena di sotto di 255, il piu' vicino 
possibile a questo valore, piuttosto che rischiare una esposizione eccessiva.
3) impostare il gamma sul 50
4) impostare il valore dell'ombra su zero
5) eseguire la scansione del negativo
6) se i negativi consistono di una serie di riprese di una superficie
uniforme ed uniformemente illuminata, fare una mascherina di carta della
dimensione del negativo quale esso appare sullo schermo e tagliare al centro
di essa un finestrina di 4x4mm all'interno della quale misurare le
densita tenendola appoggiata sullo schermo; si eviteranno irregolarita' 
sempre presenti anche nel negativo piu' accuratamente esposto e sviluppato.
7) la densita' relativa ad una particolare lettura e' data da log (255 /
valore della lettura ) se al fotogramma non esposto corrisponde
il valore 255, altrimenti a questo dovra' venire sostituito il valore
attuale, es log (252 / valore della lettura).
Che i valori di densita' cosi' ottenuti siano quelli reali e' provato da
una buona correlazione con dati ottenuti con un densitometro e
cortesemente 
messi a mia disposizione, insieme ai relativi fotogrammi, da Sergio Bova.
Tuttavia, fidando nella precisione dello strumento, Sergio ha prodotto
dati 
relativi alle zone I, V ed VIII. Volendo partire da negativi prodotti da 
me in maniera controllata produrrei per dati relativi a tutte le zone. 
Cio' permetterebbe di tracciare con piu' precisione tutta la curva delle 
densita'. Infatti nelle zone scure siamo confrontati con una debolezza 
comune a tutti i densitometri, ma alla quale uno scanner con una scala
da 0 a 255, leggibile solo in numeri interi , e' particolarmente
sensibile. 
Lo scarto di una unita' e'ovviamente piu' significativo ai bassi valori
dei dati letti che a quelli alti. Va comnuque aggiunto che, per ragioni 
pratiche, questa imprecisione intrinseca del sistema non comporta errori 
superiori ad 1/3 di stop.
Non e' a caso che le condizioni per determinare la densita' siano
all'estremo della scala delle variabili del densitometro. Lascio il piacere
di darsi conto della logica del sistema a chi ne fosse interessato:-))))))
Buon divertimento
Romano
--
Posted from 
mail.swissonline.ch
 [62.2.32.83] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 per esteso piu' in la'.
Ohibo'!!! E' molto di piu' di quanto speravo.
Complimentissimi!!!!!!!!!!!!
WWWWWWWWWWW gli ingegneri!!! Abbasso i markettari!!!!!
PS Aspetto con ansia la seconda puntata.
-- 
=========================================================================
Paolo Cacciatori           
www.plavis.com
 
pa...@plavis.com
-------------------------------------------------------------------------
Gajo & Associati srl              Via Roggia 52 - 31100 TREVISO - ITALY
www.olga.it
                                      phone: 
+39 0422 411729
=========================================================================

 WWWWWWWWWWW gli ingegneri!!! Abbasso i markettari!!!!!
Caro Paolo ,
ho visto passare numerosi ingegneri e markettari , e ti posso assicurare
che Chiunque sia siato responsabile della distribuzione delle teste di
cavolo tra le due categorie non si e' reso colpevole di parzialita! In
piu' e' stato molto generoso:-)))))))
Saluti


per esteso piu' in la'.

_________
http://web.tiscalinet.it/ventu/