Newsgroup: it.arti.fotografia
Titolo: sos esposimetro

Qualcuno sa come si fa a "tarare" un esposimetro manuale?
Ho comprato un esposimetro gossen ma mi pare completamente sballato.
La mia F50 Nikon, infatti, caricata con un 400 ISO mi indica es. 1/125 f. 8
mentre il gossen mi legge la stessa esposizione se lo taro su 100 ISO.
Se non capisco male ci dà di due stop.
QUalcuno sa aiutarmi?
Grazie

 Grazie
Non č detto che sia sballato. le misure devono essere fatte nelle stesse condizioni.
Su cosa hai puntato la fotocamera? solo un soggetto uniformemente grigio con riflettenza del 18% da
l'esposizione che legge un esposimetro manuale in luce incidente.

 ha scritto nel messaggio
news:K9Fo8.30984$pT1.8...@news1.tin.it...




Se usi l'esposimetro misurando in riflessa basta un qualunque muro di
colorazione omogenea (meglio se grigio) ben illuminato (meglio sole
alle spalle) e senza ombre.
Misuri con la macchina senza usare ne spot e ne matrix e poi misuri
con l'esposimetro. Il gioco è fatto.
Se sballa si due stop giusti giusti, poco male, basta ricordarsi e
impostare la sensibilità "sbagliata".
a
_________
http://web.tiscalinet.it/ventu/

 assolutamente sottoesposte.
E' una supposizione oppure una constatazione ?
--
Matteo Marchi
from Prato - Italy
http://www.photo.net/photodb/presentation?presentation_id=140117

 ha scritto nel messaggio
news:a7v86t$o0594$1...@ID-81353.news.dfncis.de...


 ha
scritto nel messaggio news:2yKjPHpq4swPcI...@4ax.com...


 assolutamente sottoesposte.
Ripeto, dipende che inquadri.
Era ovvio , e ci mancava altro, che avessi inquadrato due cose diverse...
L'esposimetro era incidente o riflesso?
Riflesso dovrebbe dare, con gli stessi errori, i risultati di una lettura media della fotocamera.
Se inquadri un soggetto bianco o un cielo luminoso, č ovvio che ti porti a sovraesporrere rispetto
alla lettura incidente che invece misura la luce effettiva. Se cosě non fosse a che servirebbero
gli esposimetri visto che sono in tutte le macchine ( a parte i banchi ottici)?
Prova scattare due diapositive con le due indicazioni e vedi i risultati.

luce?
La sensibilità impostata non dipende dalle condizioni di luce. Se
l'esposimetro ha solo un problema di taratura una volta scoperto di
quanto sbaglia non ci sono più problemi, se non quello che essendo la
scala spostata, in su o in giu, di uno o due stop ti perdi la
possibilità di utilizzare una o più sensibilità su uno dei due lati
della scala.
a
_________
http://web.tiscalinet.it/ventu/

 Ho comprato un esposimetro gossen ì
Che modello è? Se è un Lunasix o un altro che monta le vecchie batterie PX
625 al mercurio da 1,35 V, il problema potrebbe essere proprio questo. Io ne
ho uno acquistato quasi 30 anni fa da mio padre e, nonostante non sia mai
stato tarato, va ancora benissimo. Domenica scorsa al Photoshow ero con un
amico e stava per comprarne uno uguale (Lunasix 3). Per scrupolo ho fatto un
riscontro con il mio. I valori erano completamente sballati e poi era come
se la sua cellula avesse meno sensibilità. Ho controllato le batterie ed
erano le PX625A, quelle cioè prodotte adesso, alkaline da 1,5 volt. Il
problema di queste è che - oltre al voltaggio differente - hanno una curva
di scarica diversa, molto più graduale cosa che, per un esposimetro di
questo tipo, crea non pochi problemi.
Perciò verifica le batterie ed eventualmente compra l'adattatore per montare
le nuove batterie all'argento. Costa sui 20 euro. L'ho ordinato più di un
mese fa, forse anche due, e ancora non è arrivato. Bisogna quindi aspettare
:)
Ciao
--
Alessandro
----------
http://digilander.iol.it/air10/photo/