Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Domanda su phmetro Hanna

Salve a tutti, premetto che non sono affatto un esperto di chimica,
dovrei comunque dotarmi di un phmetro tascabile per misurare il pH
di diverse soluzioni acquose, eventualmente per aggiustarlo.
Su ebay vendono centinaia di phmetri, dalle cianfrusaglie da pochi euro
agli strumenti da tavolo da cantinaia o migliaia di euro.
Mi hanno consigliato di prendere in considerazione i prodotti tascabili 
della ditta "Hanna Instruments", in particolare i phmetri a forma di 
pennarello, che a una veloce controllata online avrebbero prezzi che 
vanno dai 40 ai 100 euro circa.
Io volevo domandarvi questo: leggo che l'elettrodo, a seconda dei 
modelli, può essere sostituibile o non sostituibile. 
Questo significa che nei modelli base, con elettrodo non sostituibile,
lo strumento è destinato a far solo un numero limitato di rilevazioni?
In genere dopo quante misure l'elettrodo è da cambiare?
In secondo luogo, volevo chiedere informazioni "pratiche" riguardo la 
taratura: praticamente da quello che ho capito per tarare gli strumenti 
occorre immergere l'elettrodo in un campione avente pH noto.
Questa operazione deve sempre essere eseguita prima di ogni misura?
Grazie in anticipo e scusate la lunghezza

IMHO la calibrazione richiederebbe almeno 2 punti nell'intorno del
valore di misura....
In teoria il pHmetro andrebbe calibrato prima di ogni misura (o almeno
una volta al giorno).
In pratica ognuno fa come vuole....(e le calibrazioni si controllano, di
sovente, a posteriori)
AlexWind



le soluzioni a Ph noto li vendono alla Merc e solitamente devone essere 
almeno 2 (si utilizzano dei Normex, siringoni di plastica di solito da 
portare a volume con circa 500 cc di H2O) uno è a PH= 4 e l'altra a PH=7 e 
vanno tarati giornalmente, almeno gli elettrodi di vetro (quello combinato 
eche tu chiami sostituibile, collegato allo strumento con un cavetto RG(, 
schermayo). E' necessario poi di tanto in tanto controllare il liquido di 
riempimento (KCl) e lo stao della membrana porosa in cima all'elettrodo 
(solitamente basta grattarla leggermente con semplice cartavetro). 
L'elettrodo andrebbe conservato, a riposo in una soluzione a PH=4 in un 
bekerino. Questo per un Piaccametro da aboratorio, per i portatili o a penna 
non saprei. Io indicativamente uso delle cartine al tornasole (rotolini da 
50 metri) che mi danno il PH con una certa precisione, salvo poi rimisurare 
il tutto con un piaccametro in laboratorio.
@enio 

 bekerino.
Ma non dovrebbe rimanere in KCl 3M ?


 di diverse soluzioni acquose, eventualmente per aggiustarlo.........(CUT).
Ciao, sono un perito chimico e lavoro nel settore della ortofloricoltura, mi 
occupo di vendita e assistenza tecnica in una agraria. Noi vendiamo i 
pHmetri Hanna (HI98127 euro 87,50 più IVA) per la misurazione del pH dei 
terricciati torbosi e delle soluzioni fertilizzanti. In genere vedo che ai 
miei clienti durano senza problemi 2/3 anni. Certo, è un settore nel quale 
la prima cifra dopo la virgola è più che suff. e non abbiamo bisogno di 
precisioni estreme. La calibrazione si fa con soluzioni a pH 4 e 7 (oppure 7 
e 10), sono disponibili già pronte in bustine monodose da 20 ml o in 
bottiglie da 500 ml. Sono strumenti abbastanza affidabili e resistenti. Se 
hai ancora bisogno chiedi pure.
Saluti, David.