Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: metodica BOD5

dovrei fare urgentemente un bod e sono completamente a digiuno su questa
analisi.
qualcuno può consigliarmi il metodo più facile e darmi delle dritte su
eventuali diluizioni che mi sembrano indispensabili quando si tratta di
acque reflue.
il campione che dovrei analizzare dovrebbe avere questi valori:
cod 150 mg/l - nh4 10 mg/l - sol.sosp.tot 35 mg/l - no2 <0,2 mg/l
Ho la possibilità di utilizzare una sonda con elettrodo per la misura
dell'ossigeno
purtroppo in rete non ho trovato nulla sull'argomento
grazie a tutti

 dell'ossigeno
Ciao,
fare il Bod secondo IRSA è improponibile agli attuali prezzi di mercato (
circa 20-25 euro, il che vuol dire meno di un ora totale di tempo da
dedicarci, compresa l' accettazione, il certificato e la fatturazione). In
pratica, anziche camparci, ci perdi.
Ti consiglio degli appositi ''tappi'' della Velp, od altri produttori, che
integrano un trasduttore di pressione  ed un display con fondo scala
90-250-600-999 ppm di BOD.
Si utilizzano con delle apposite bottigliette in vetro scuro in cui
introduci il campione opportunamente diluito e neutralizzato, un ancoretta e
l' assorbente per la CO2. Posizioni la ( meglio le) bottigliette su un
agitatore magnetico ed il tutto (potendo) in un frigotermostato (che ti
servirebbe comunque anche con IRSA).
Dopo 30 min. circa la bottiglia è in equilibrio e parti con la misura
utilizzando il tastierino sul tappo. Ogni 24 ore (o a piacere) viene
memorizzato il delta P e calcolato il BOD.
Di questi ''tappi'' sarebbe opportuno averne un certo numero per poter
testare diverse diluizioni, un bianco, piu' campioni contemporaneamente, ed
eventuali diversi inoculi e/o nutrienti (come per l' IRSA). Devi inoltre
eliminare preliminarmente disinfettanti e metalli tossici.
Il prezzo non me lo ricordo (potrebbe essere sui 150-200 euro/cad):
garantiscono una buona produttività e soprattutto certezza di funzionamento
e riproducibilità ( nei limiti del ragionevole).
Con lametodica IRSA passi le settimane a mettere a punto il metodo, gli
inneschi ecc. e funziona quando vuole lui. I metodi con sonda ad ossigeno
esterna ( come vuoi fare tu) si prestano bene per controlli routinari ( es.
gestione di un impianto) ma IMHO mal si adattano a chi di mestiere fa le
piu' disparate analisi per terzi su matrici ogni volta diverse e deve pure
vivere su questo lavoro ( a meno ovviamente di avere contemporaneamente:
pochi soldi da investire, molto tempo ed il tempo non costi nulla o costi
molto poco. Situazione questa tipica di una tesi di laurea o di uno stage in
azienda).
Ovviamente se l' analisi la devi fare urgentemente ( anche perchè il
campione non puoi conservarlo piu' di tanto) non puoi procurarti l'
attrezzatura necessaria in tempo ma, IMHO, non riuscirai neppure in questo
breve tempo a mettere a punto il metodo con sonda ad O2 esterna.Consiglio:
fai fare l' analisi a terzi ed atrezzati per la prossima volta.
IMHO
Sei riuscito a fare il COD per via colorimetrica ?
Ciao
Mauro Baudino

http://www.vittadini.it/catalogo/oxitop.htm
http://www.vittadini.it/catalogo/bod5.htm
http://www.velp.it/NewFiles/en_system.html
MB

 Mauro Baudino
Ciao Mauro grazie dell'esauriente spiegazione tecnico-commerciale (purtroppo
in un lab privato bisogna considerare sempre questo fattore).
Avevo già pensato all'acquisto dei tappi per bod, ma per altri acquisti più
urgenti preferirei rimandare e soprattutto visto che è un'analisi che non
capita spesso. Ho visto che la wtw ha a listino il kit bod e penso che sia
il metodo fotometrico della titolazione al permanganato, però come procede
per il resto non lo dice; oggi li chiamo per sentire come funziona.
Proprio oggi ho fatto la prova del cod, ma per praticità ho utilizzato le
concentrazioni dei reattivi necessari che già avevo; la curva ha risposto
abbastanza bene considerando che ho ridotto di molto il volume del
campione-std per farlo entrare nelle provette wtw, inoltre ho usato del
bicromato 0,1N (a mio avviso troppo conc).
La settimana prossima ci riprovo e sicuramente farò un confronto su uno
stesso campione con la metodica classica.
PS sbaglio o la metodica fa concorrenza ai test in cuvetta proponendo il
dosaggio nelle provette di reazione? quanto potrà durare senza utilizzarla?

 dosaggio nelle provette di reazione? quanto potrà durare senza
utilizzarla?
Scusa, ma non capisco. Ti riferisci al COD?
Facci sapere
Mauro

conosci 
http://chemie.uni-lueneburg.de/wtw/bsb_e.pdf
 ?
Ciao MB

 Mauro
si era riferito al cod
alla voce reagent nella preparazione della soluzione digestiva mette tutti i
reagenti insieme, per cui posso preparare tante provette già pronte per la
digestione e quando necessario aggiungerci il campione, proprio come i kit
in commercio.
Speriamo funzioni, sarebbe una bella comodità

 Ciao MB
non conosco, non mi dire che conosci anche il tedesco?
Grazie per il link, questo fine settimana mi darò una lettura
Ciao P.Ch. Francesco