Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: pHmetro

Improvvisamente mi sono trovato a dover fare la manutenzione di un elettrodo
di cui non dispongo del manuale  di accompagnamento con una super urgenza ed
ho miseramente fallito. Tamponate la mia ignoranza, se ne siete capaci!:(
Il tutto ha causato una serie di vicessitudini che in molti di voi credo
provocheranno brividi di freddo :P :(  ,ma spero che qualche buona risposta
mi arrivi perchè a  me serve quel cavolo di un pHmetro e dovrei risolvere il
problema "velocemnte".
Non sono molto pratico dell'argomento, si tratta di un elettrodo combinato
della BHD (se non sbaglio) che dal catalogo risulta essere Ag|AgCl, Cl-
(saturo).
In seguito alla misura del pH in una soluzione colorante (alizarina) abbiamo
notato problemi al pH misurato; mi è stato "gentilmente" suggerito prima di
calibrare o altro di rigenerare lo strumento e prima ancora di tarere e
controllare le soluzioni standard mi è stato "suggerito" di rigenerare
l'elletrodo in HCl fumante e bollente (con bunsen tanto per intenderci);
siccome ho manifestato "qualche" perplessità  mi è stato almeno concesso che
forse era più prudente non bollire tale soluzione almeno per la mia
incolumità fisica. Finito questo trattamento l'elettrodo manifestava una
decisa deriva verso l'acido ed alla calibrazione rispondeva con scarsa
stabilità e messaggi tipo "Eo dell'elettrodo molto povero, rigenerare o
sostituire"; "Slope dell'ellettrodo molto povero, rigenerere o sostituire."
Ergo ritengo che il tutto sia stato una grossa cazzata (scusate).
A questo punto mi sono preso un pochi libri di chimica e ho cercato di
capire cosa c'era che non andava (purtroppo non ho lo Spandrio sotto mano):
ho visto che l'acido cloridrico era troppo concentrato, che la storia della
bollitura forse era un ricordo deviato nella memoria di chi mi suggeriva
legato probabilmente ad un trattamento con KCl a 70°C ecc.
Comunque mi sono nati sospetti anche sulla soluzione di mantenimento a
pH7,01 usata anche per fare la calibrazione ad un punto (intendo, si fa la
calibrazione ad un punto? io sapevo di almeno 2 punti; intendo anche: la
soluzione di mantenimento non dovrebbe essere una soluzione tipo KCl saturo,
un tampone non mi esaurisce l'elettrodo?).
A questo punto ho cominciato a "fare erorri per scelta autonoma",  non
avendo i manuali e non sapendo di preciso cosa  fossero le soluzione
commerciali usate per la semicella di riferimento e la soluzione di
mantenimento mi sono improvvisato piccolo chimico.
Da quel poco che ci capisco mi sembrava probabile che per l'ellettrodo di
riferimento andasse preparata una soluzione di KCl satura da sostituire a
quella presente; invece per quella di mantenimento pensavo, anche perchè ho
sbirciato su soluzioni commerciali fatte per elettrodi diversi dal mio, ad
una soluzione satura di KCl + AgCl (qui non sò quanto ne vada, ma pensavo
che fosse quasi insolubile quindi che fosse sufficiente una quantità
scarsissima- tra l'altro non ho l'AgCl ma solo nitrato d'Ag, ma questo è un
altro problema).
Così ho fatto, ma nell'elletrodo di riferimento in presenza della nuova
soluzione si sono ben presto formati dei precipitati che ho pensato fossero
o di KCl troppo concentrato o di AgCl perchè, pensavo, la concentrazione di
Ag + in quelle poche gocce delle vecchia soluzione di riferimento che avevo
lasciato era tale da far precipitare il cloruro d'argento. Così preso dallo
sconforto, prima di ritrovarmi con un blocco di sale e buttato via tale
soluzione, sciacquato velocissimamente i precipitati con acqua e
ripristinato la vecchia soluzione che avevo conservato. Ultima cosa che ho
fatto ho lasciato 30' l'elettrodo in KCl saturo, lo sciacquato e rimesso
nella soluzione di mantenimento-calibrazione a pH7,01.
L'ho lasciato questa sera con una deriva verso il basico...mi rendo conto
che il tutto è talmente fantozziano che non si sa se ridere o piangere.
La mia domanda è per "rigenerare" questo povero elettrodo cosa devo fare?
(Non voglio, se possibile, comprare soluzioni già pronte, ma se valgono la
spesa ditemelo pure).
Me tapino, ciao.
Fabio Di Benedetto

 avendo i manuali
E sentire un fornitore? Il "manuale" di un elettrodo è tipicamente un
foglietto tipo medicinale
I miei elettrodi (vari modelli Inlab della  Mettler) sono con riferimento
interno Ag/AgCl e si riempiono con KCl 3M; esistono modelli sempre Inlab
Mettler in cui è richiesto anche AgCl, dipende dall' eletrodo e non dal
fatto che usa come riferimento Ag/AgCl. L' AgCl è insolubile.
Credo che il tuo elettrodo sia defunto. Non hanno una vita infinita, ma gli
hai sicuramente dato il colpo di grazia.
Mauro

 Mauro
Grazie mille, se hai tempo per darmi ancora qualche suggerimento come dalle
domande che ho postato ti sarò infinitamente grato; grazie ancora,Ciao
Fabio

 Esattamente perchè è defunto( cosa gli è successo nel dettaglio con
l'HCl?)?
Non lo so', ma la membrana è un sistema delicato.
E' meglio sbagliare da soli che aiutati.
Mauro

http://www.opto-lab.com/catalogo/phmetri/accessori/guida_elettrodi.htm
qualche consiglio per la manutenzione
MB