Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: analisi acqua

Qualcuno di voi ha mai determinato la durezza dell'acqua? è possibile
eseguirla in casa? è necessario l'uso di una cappa? 
 

 eseguirla in casa? è necessario l'uso di una cappa?
 
forse puoi usare qualche ipsilon o doppia vu al posto della cappa :-)
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


Guarda qui (per la durezza totale)
http://www.iss.it/binary/ampp/cont/durezza.1113506330.pdf
 
La precisione del metodo è circa +-5 ppm CaCO3
Il viraggio va dal rosso al verde con indicatore nero eriocromo T
 
Per la durezza calcica si porta prima a pH>10 con NaOH (per precipitare il 
magnesio) e poi si titola allo stesso modo con EDTA 0,01N (indicatore acido 
calconcarbonico al posto del nero eriocromo T, viraggio dal rosso-viola al 
blu.
 
 

 eseguirla in casa? è necessario l'uso di una cappa?
 
U'idea, molto rozza, ma che puo' essere utile per fare una misura di
massima se non si dispone di un laboratorio o di strumenti minimi,
consiste nel tirare a secco per evaporazione una precisa quantita'
d'acqua, riprenderne il residuo con la minima quantita' di acqua
distillata che lo ridiscioglie e poi precipitare calcio e magnesio con
una soluzione concentrata di carbonato di sodio (soda solvay).
 
--
cometa_luminosa

 è possibile eseguirla in casa? è necessario l'uso di una cappa?
 
L'unica cosa che ti serve è questo (costa ca. 10 euro):
 
 
http://www.immediatest.com/038.php
 
 
Forse potresti trovarlo nelle parafarmacie Auchan e altrove.
Online è esaurito, ma dal 15 maggio sarà di nuovo disponibile:
 
 
http://goo.gl/4lmjS
 
 
Bye,
 
  *GB* 
 

 Forse potresti trovarlo nelle parafarmacie Auchan e altrove.
 
Le strisce si trovano facilmente nei negozi che vendono forniture per 
acquari.
 
-- 
Saluti
VITRIOL

usa il sapone! meno schiuma fa più l'acqua è dura (analisi molto 
qualitativa).
altrimenti ci sono kit in commercio gia pronti cosi come descritto nei post 
precedenti.
Akery
 
"ile10"  ha scritto nel messaggio news:201204090...@mynewsgate.net...


 qualitativa).
 
Dov'e' possibile reperire uno "schiumometro"?   :-)
 
--
cometa_luminosa

 ha scritto nel messaggio 
news:912c3c01-c797-4607...@b14g2000vbz.googlegroups.com...

Metodo idrotimetrico o di Boutron-Boudet
Questa metodica rappresenta una prova rapida ma caratterizzata da modesta 
precisione, rispetto al metodo complessometrico. È una prova che si basa 
sulla capacità degli ioni Ca2+ ed Mg2+ di formare composti poco solubili con 
saponi alcalini (sali di sodio o di potassio di acidi grassi) tramite ad 
esempio la reazione
 
2 C17H33COONa (aq) + Ca2+ ? (C17H33COO)2Ca (s) + 2 Na+
 
Se ad un dato volume d'acqua si aggiunge, goccia a goccia, una soluzione di 
sapone alcalino a titolo noto, e sotto agitazione, si otterrà (quando tutti 
gli ioni Ca+2 ed Mg+2 saranno precipitati come saponi insolubili) la 
formazione di una schiuma. Per tale determinazione si usa una bottiglia 
idrotimetrica opportunamente tarata ed una buretta graduata direttamente in 
gradi francesi. La prova viene dapprima eseguita per determinare la durezza 
totale, quindi su un identico volume d'acqua portata ad ebollizione, 
filtrata e riportata a volume con acqua distillata, per determinare la 
durezza permanente. La durezza temporanea si ottiene per differenza.
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Durezza_dell'acqua
 
 
 
 
 


 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 Metodo idrotimetrico o di Boutron-Boudet
...
 
Rimango basito!
Ormai ho acquisito talmente dimestichezza con la materia che ho
ragione anche quando penso di scherzare  :-)))
 
Ciao (era una battuta ovviamente)
 
--
cometa_luminosa

 acquari.
 
Dipende dal grado di accuratezza che gli serve.
Quei test sono parecchio imprecisi e approssimati.
 
 
-- 
 
Albus Dumbledore
 
 

 Quei test sono parecchio imprecisi e approssimati.
 
Sì, ma l'OP chiedeva specificamente una procedure casalinga, quindi si 
suppone che non sia un chimico e che non abbia reagenti e vetreria 
elementare.
Scartando in normale metodo complessometrico, credo che le strisce siano 
meglio di valutare a occhio la formazione di schiuma del sapone e 
inoltre non richiedono alcuna competenza specifica per valutare il 
risultato ( a meno di non essere daltonici, forse).
 
-- 
Saluti
VITRIOL

 non essere daltonici, forse).
 
Meglio i reagenti liquidi, allora.
Sempre per acquari.
 
-- 
 
Albus Dumbledore
 
 

 Sempre per acquari.
 
Probabilmente sì, perché non sono altro che una versione tascabile del 
metodo complessometrico. C'è un contagocce invece di una buretta :-)
 
-- 
Saluti
VITRIOL

 complessometrico. C'è un contagocce invece di una buretta :-)
 
Esatto.
Anche qui c'e' variabilita', ma sono decisamente migliori rispetto alle 
striscette.
 
-- 
 
Albus Dumbledore
 
 

 ha scritto:

Non sono un chimico, ma vorrei comunque acquistare la vetreria e i reagenti per
il metodo complessometrico, ammesso che sia possibile svolgere questa analisi in
casa
 


svolgere, si può svolgere anche in terrazzo. La vetreria in 
sé è minimale (ma dipende anche se compri soluzioni 
titolanti già standardizzate, più costose in proporzione, 
tipo kit, o se intendi prepararle da te).
Il problema è il costo dei reagenti, critico se non ne fai 
un uso sistematico e routinario tale da ammortizzare il 
costo di confezioni di formato ragionevole (se compri 
confezioni minimali, in proporzione le strapaghi).
 
Come vetreria ti serve giusto :
 
* una buona buretta di classe A (vetro bianco con fascia blu 
sul retro della scala). E' il più costoso
 
* un po' di pipette TARATE (5, 10 e 25 mL)
 
* qualche pipetta GRADUATA (1, 5, 10 mL), un porceddu (il 
pro-pipetta in gomma)
 
* un po' di beute (tipo da 300 mL) senza smeriglio (economiche)
 
* qualche beaker o bicchiere conico (economici)
 
* palloni TARATI (100, 250, 500, 1000 mL) (moderatamente 
costosi)
 
poi alcuni consumabili di costo molto basso
 
* un po' di provette di vetro non da fiamma
* un po' di micropipette da circa 1 mL o circa 3 mL in 
polietilene (che sono usa e getta, ma se usi solo soluzioni 
acquose, le puoi lavare e riusare all'infinito se non le 
strizzi troppo forte).
 
Se però vuoi farti tu le soluzioni standard a partire DAI 
SOLIDI, allora devi andare dai cinesi e trovare una bilancia 
adeguata.
Un paio d'anni fa ne trovai una AL CENTIGRAMMO da dieci 
euro, e una AL MILLIGRAMMO ! ! da venti euro. Portate 
ragionevoli, intorno all'etto. Se vuoi una bilancia 
analitica vera da chimica, allora devi aprire il portafoglio.
 
REAGENTI : qui i prezzi non li ho sotto mano, devi vedere i 
cataloghi.
Sicuramente ti servità l'EDTA, e indicatori complessometrici 
(tipo l'EBT).
 
Prima di tutto, prova a leggere le procedure relative e vedi 
se ci capisci qualcosa, se no non ha senso manco comprare 
niente.
 
Ah ... reagenti anche banali, ma analytical grade, sono più 
costosi del normale.
ciao
Soviet


 casa
 
E' possibile farlo a casa, e ci vogliono gli strumenti minimi per 
eseguire una titolazione. Quindi almeno buretta, becher, matracci 
tarati, agitatore. I reagenti sono EDTA a titolo noto (direi che la 
bilancia analitica è fuori questione) e l'indicatore.
Non è necessario l'uso della cappa.
Ad ogni modo se lo devi fare solo una o poche volte fai molto prima a 
portare il campione in un laboratorio.
 
-- 
Saluti
VITRIOL

 portare il campione in un laboratorio.
 
penso anch'io
ciao
 
CCCP


 compreresti ?
 
Farò una spedizione in un negozio cinese :-)
 
-- 
Saluti
VITRIOL