Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Vetreria, aiuto con connettori

Ciao a tutti,
 sto cercando di mettere assieme un soxhlet, risparmiando il pi� possibile.
In questo ho trovato molta convenienza sfogliando vari siti online.
Ma ho dei dubbi sugli attacchi:
Ho un corpo estrattore da 250mL con attacco superire 45/40
A questo punto devo rimediare un condensatore allihn appropriato...
ma online, nel range di prezzi bassi, trovo condensatori con attacchi 
apparentemente troppo piccoli.
Un condensatore con attacco 24/40 potrebbe andare bene?
In alternativa esiste un qualche tipo di connettore intermedio? Una sorta di 
riduttore?
Se si, cosa dovrei cercare, qual'� il nome esatto?
Grazie a tutti. 

ho avuto il tuo stesso problema qualche anno fa.
purtroppo l'estrattore ha un attacco superiore grosso per la necessità
di introdurre il campione.
le opzioni sono 2:
comperare un condensatore per soxhlet (che ha l'attacco giusto) ma
costa un po'
adattarsi con un anello tronco conico che faccia da riduttore.
io ne ho fatto uno al tornio in teflon ma immancabilmente perdeva un
pochino.
gli adattatori sul mercato sono tutti al contrario con la femmina
piccola e il maschio grosso.
non usare un anello di quelli per filtrazione perchè la gomma lascia
residui se esposta ai vapori, poi dipende dal solvente.
buona fortuna
Andrea

alcune informazioni?
Alla fine ho trovato il condensatore, anzi ne ho trovati due.
Un allihn ed uno a serpentina.
Che io sappia nei soxhlet si usano solo gli allihn, laddove quelli a 
serpentina non sarebbero efficienti...
Tuttavia sembra che, quelli a serpentina, si usino molto negli usa.
A questo punto mi chiedo,
qual'� il modello migliore?
Allihn o serpentina? La differenza � di pochi euro quindi, gi� che ci sono, 
vorrei comprare quello pi� adatto.
Seconda domanda.
Il rivenditore ufficiale del laboratorio mi ha piazzato il prezzo di
110euro per 25 ditali filtranti (soxhlet da 250ml).
A me pare un esagerazione!? Possibile che costino cos� tanto?
Qual'� il nome in inglese, cos� cerco online? (per ora cercando online ed 
all'estero trovo risparmi anche del 60%).
In alternativa qualcuno nel lab carica direttamente l'estrattore, con un 
filtro (ovatta o dischetto filtrante) sul fondo. Ma per evitare che si 
intasi, soprattutto con matrici vegetali triturate fini, serve un mezzo 
inerte.
Tipo polvere di diatomee.
Anche qui per� la polvere di diatomee sembra avere prezzi esorbitanti...
non me ne ero mai accorta usando, quando serviva, quella del lab.
A questo punto vorrei chiederti, visto che mi sembri esperto, se ti va di 
condividere trucchi e consigli pratici...
per utilizzare un soxhlet senza spendere cifre esorbitanti in materiali 
"disposable".
Io lo user� a casa per estratti e tinture vegetali e pensavo che la spesa 
maggiore fosse la vetreria...
ma 110euro per dei ditali... sono rimasta allibita :)
Ho centinaia di fogli di carta filtrante, spessa e resistente. Sarebbe 
simpatico se ci fossero libri o books online che diano consigli su come 
farseli, questi benedetti ditali.
Grazie. 

l'efficenza di un refrigerante è determinata dalla superficie di
scambio, visto che un refrigerante è uno scambiatore di calore.
l' allihn o refrigerante a bolle non è poi il massimo, infatti per
solventi molto volatili si consiglia un allihn a minimo 5 bolle
l'unico vantaggio è che si lava bene.
quello a serpentina o graham è molto meglio.
i ditali a quel prezzo sono una follia, dipende che cosa ci devi fare:
per estratti ed essenze basta un pezzo di carta da filtro o scottex
avvolto su di un tubo e chiuso arrotolandolo in fondo.
così su due piedi non ho riferimenti, dammi un po' di tempo.
ma come solvente cosa usi? alcool etilico?
ciao

andrea ha scritto:

Quoto tutto quanto. Tornando al refrigerante, l'essere 
facilmente lavabile non è un dettaglio a volte.
Diciamo che il serpentino è praticamente inevitabile (*) se 
usi etere etilico, metilene cloruro, solfuro di carbonio 
(vabbè, immagino che tu non debba estrarre asfalto) e poco 
altro. Questi signori bollono a meno di +40° per cui alta 
efficienza è obbligatoria se non vuoi andare a secco e 
respirarti il tutto.
Aggiungo anche che con solventi viscosi (a prescindere dalla 
volatilità) il serpentino spesso non va bene, perché a volte 
il tubo è stretto, tende a formare colonne di liquido che 
non lasciano sfogare i vapori, accumula pressione, salvo che 
poi di tanto in tanto spara fuori uno zampillo di condensato 
quando sotto magari sifona e sovrabolle. Il bolle questo 
problema non lo da mai. Ergo il serpentino più spesso che no 
è meglio montarlo con sopra un bel paraspruzzi efficace.
Ovviamente mi riferivo alla cosiddetta serpentina normale 
(acqua nella camicia esterna, vapori in spirale). Esiste 
anche un'efficientissima, il non plus ultra, serpentina 
doppia inversa, ossia vapori nella camicia esterna, ed acqua 
refrigerante in due spirali coassiali (andata e ritorno), 
che realmente è tanto efficace che manco ti fa sentire odore 
di etere (tant'è vero che spesso si usa nei rotavapor). 
Credo costi sensibilmente di più, ma non forma mai colonne 
di condensato che tappano, proprio per design.
Se usi solventi altobollenti (tipo toluene) persino una 
canna dritta, magari non breve, potrebbe bastare, però di 
diametro interno sufficiente ad evitare il problema della 
condensa che tappi il lume.
P.S. la storia dello zampillo, proprio con l'etere e un 
soxlet con refrigerante non a bolle e senza paraspruzzi, 
purtroppo mi è capitata dal vivo (pure in circostanze 
raccapriccianti, su cui sorvolo)
ciao
Soviet

cos� su due piedi non ho riferimenti, dammi un po' di tempo.
Grazie, sei molto disponibile.

spirali coassiali (andata e ritorno), che realmente � tanto efficace
Dalla descrizione sembra proprio quella che ho trovato...
ti va di darmi conferma?
http://cgi.ebay.it/Laborbedarf-Rueckflusskuehler-NS-45-Dimroth-Dimrothkuehler_W0QQitemZ260535128813QQcmdZViewItemQQptZLabor_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca91a92ed
Il prezzo � accessibilissimo (l'allihin costa solo pochi euro in meno).
C'� anche da dire che io non lavorer� mai con solventi tipo etere ecc...
In casa non ho l'attrezzatura di sicurezza necessaria :)
Grazie ad entrambi. 

 C'è anche da dire che io non lavorerò mai con solventi tipo etere ecc...


sottigliezza
Ho scritto su questo ng proprio per conoscere le sottigliezze :)
A far funzionare un soxhlet ci vuole poco... ma sui libri non si trovano 
tutti questi particolari che si imparano solo con anni di pratica.
Sono proprio questo tipo di conoscenze che volevo "assorbire" da chi ha 
molta pi� esperienza di me :)
Grazie

la teoria dice che uno scambio controcorrente è il migliore, e va
bene.
se però allacci un allihn con entrata dall'alto questo non si riempirà
mai e rischi di fare un gran casino, esperienza personale.
con il serpentina va meglio, diciamo che quasi quasi è indifferente il
verso di raffreddamento per motivi di flusso, va molto meglio in
controcorrente per efficenza.
il tipo a serpentina con la canna centrale va montato in
controcorrente ma è troppo prezioso per me e non ho esperienza.
con l'acqua va bene tutto anche un liebig a canna dritta.
ciao

 Un condensatore con attacco 24/40 potrebbe andare bene?
Come si misurano gli attacchi? 
ciao
VA

 Come si misurano gli attacchi?
diametro superiore - altezza smeriglio
diam 45 - altezza smeriglio 40   (mm)
la norma è ISO 383
i giunti normalizzati sono
5-13
7-16
10-19
12-21
14-23
19-26
24-29
29-32
34-35
40-38
45-40
50-42
55-44
60-46
ciao

 i giunti normalizzati sono
Grazie per la tabella!
allora il mio allhin e':
sopra (sbeccato) 
diametro interno presunto 30 mm
altezza smeriglio 35mm  
sotto (sano) 
diametro esterno 30 mm
altezza smeriglio 35 mm
potrebbero essere 29-36, le ho misurate col flessometro perche' non ho il 
calibro  sottomano.
Vedete un po' se sono adattabili.
ciao!

 sano in basso, se vieni a prenderlo (pavia) te lo regalo.
Grazie! Sei davvero molto gentile!
Sfortunatamente gli attacchi non combaciano... il mio corpo estrattore � un 
45/40...
L'allhin ci scivolerebbe dentro :)
Ho visto tantissimi allhin come il tuo su ebay, molte bolle ma attacchi 
molto piccoli...
non sono evidentemente fatti per i soxhlet, probabilmente hanno un utilizzo 
specifico.
Cmq ho gi� comprato l'allihin a 4 bolle 45/40 dei link che ho riportato :)
Alla fine mi sono decisa.
Adesso sto cercando di risolvere in modo economico la questione ditali!
Anche la DE costa una cifra... ed io che in lab la usavo come se fosse 
farina :P
Grazie a tutti