Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Flussimetro CO2

Forse e' una domanda stupida, ma la faccio lo stesso. Se uso un
flussimetro per CO2 per regolare la portata di un flusso d'aria posso
poi risalire al suo valore dalla scala posta sullo strumento? Mi spiego
meglio se faccio passare aria per un flussimetro CO2 e questo misura 10
l/h in realta' quanta aria sta passando?
Grazie in anticipo
ciao
m

Che tipo di flussimetro ?


 Che tipo di flussimetro ?
flussimetro di vetro verticale "a galleggiante" credo che il nome giusto
sia rotametro; la scala porta scritto CO2 l/h 200 mm WS-OD 

 ha scritto nel messaggio 
news:1k0i5wh.1hqi34njo7vlaN%od...@lospam.it...

il flussimetro che dici "Misuratore di portata a sezione variabile per gas" 
, misura qualsiasi gas, se passano 10 litri di CO2 o 10 di aria cambia 
niente, sempre 10 litri sono!
ciao
S B 

 niente, sempre 10 litri sono!
Grazie della risposta, ma per quale motivo su questo tipo di flussimetro
e' indicato il gas o la miscela gassosa sulla scala? 
ciao
m

Confermo.
Ciao!


 Confermo.
Provo un'ipotesi. La taratura della scala potrebbe essere fatta con gas
reale e raggi X? WS-OD potrebbe significare Wiener Spectrum Optical
Density? Trattandosi di uno strumento non basta la teoria.


Beh... considerato che si tratta di strumenti abbastanza grossolani non
vedo il motivo di usare tarature particolari.... (imho)

On 04/30/2011 05:12 PM, margit wrote:

Mi correggo:
La taratura è funzione della densità del gas.
AlexWind

 La taratura è funzione della densità del gas.
Quindi e' tutto stravolto?
Se faccio passare 10 litri di aria non posso usare la taratura fatta con
CO2 o sbaglio?

 ha scritto nel messaggio 
news:1k0jsp0.1fjzl861ppt94wN%od...@lospam.it...

guarda ... ho qui un apparecchio di anestesia
ci sono 3 flussimetri uguali , 1 per l'aria medicale, 1 per l'ossigeno, 1 
per il protossido d'azoto
sono tutti e tre uguali,  cambiano solo i tappini colorati e con le scritte 
sulle manopole dei rubinetti di regolazione.
occhio che "potrebbe essere" una taratura fatta perche il gas CO2 scorre nel 
flussimetro a x  pressione maggiore di quella ambiente, e la taratura serve 
a capire quanti litri poi escono a pressione atmosferica esterna, 1 litro a 
2 atm diventano 2 litri a pressione normale.....
ciao
S B
 


Basta applicare un fattore di correzione dovuto alla differente densità
q_CO2=q_ARIA * SQRT (rho_ARIA / rho_CO2) = q_ARIA * 0.81
Se consideri un gas perfetto il rapporto  (rho_ARIA / rho_CO2) coincide
con il rapporto fra i pesi molecolari medi.
Cerca con google
"Teoria rotametro" (Ho preso la formula da qui)
Ciaooo
Alex

 S B
Grazie per i consigli
se puoi leggi l'altra risposta, cosi' mi dici cosa ti sembra
Credo che il flussimetro dia il valore vero del flusso che sta passando
senza compensazioni. 
ciao
m

 Alex
Grazie mille
Ieri notte dopo diverse ricerche sono arrivato alla stessa conclusione e
piu' o meno alla stessa formula trovata su un sito americano. Si puo'
fare la conversione considerando la gravita' specifica dei gas. Per la
CO2 e' 1,57 mentre l'aria e' naturalmente 1.
F2 = F1 (S1/S2)^0.5
F1 flusso misurato dal flussimetro
F2 flusso reale
S1 gravita specifica gas della taratura flussimetro
S2 gravita specifica gas che passa per il flussimetro
da cui 
F aria = F CO2 * (S CO2/S aria)^0.5
nel caso specifico
F aria = F CO2 * (1,57/1)^0.5 = F CO2 * 1,25
oppure
F CO2 = F aria * (1/1,57)^0.5 = F aria * 0,798
C'e' un po' di discrepanza nei numeri, ma il risultato e' lo stesso mi
sembra. Solo che adesso mi viene un dubbio, per una misura accurata si
dovrebbe allora considerare anche temperatura e umidita'?
Vabbe' per ora posso accontentarmi :-)
Ciao
m
 

 dovrebbe allora considerare anche temperatura e umidita'?
Direi proprio di si.