Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: COME realizzare una capsula cilindrica di vetro per acetone-d6

Un saluto,
premetto che ho postato la stessa domanda anche nel gruppo di fisica,
perchè non so
per quale dei due abbia più pertinenza.
Devo realizzare una capsula di vetro di forma perfettamente
cilindrica, di diametro <5mm
ed altezza <10mm, ermeticamente chiusa da ambo i lati, meglio se
saldata, e che deve
essere riempita con un solvente deuterato (acetone).
Tale capsula deve poi essere inserita in un circuito RF rivelatore già
esistente, la cui
bobina ha giusto le dimensioni per ospitare suddetta capsula. Il
rivelatore infine sarà
immerso in un campo magnetico molto intenso (21 Tesla) e dovrà
rivelare le deviazioni
(drift) di campo.
Partendo dal presupposto che il sistema già funziona perfettamente, e
che al momento
mi "arrangio" impiegando una capsula di Vespel tappata con relativo
inserto di chiusura
e colla bicomponente, vorrei evitare di dover riempire ogni 2 mesi la
capsula perchè il
solvente deuterato evapora con estrema rapidità.
Voglio sostituire una volta per tutte la cella esistente con una in
vetro.
Grazie a chiunque sappia darmi un consiglio.
ZPP

 saldata, 
saldare in sé stesso non è un problema, ma con il metodo 
normale a bunsen le tue dimensioni di lunghezza estremamente 
ridotte diventano incompatibili.
Cmq un chiarimento : tu hai bisogno di una parte cilindrica 
di 1 centimetro, ma la fiala può sporgere oltre o deve avere 
le due basi parallele e circolari ?
Se puòessere sfinata da ambo i lati, potresti farcela a 
ricavarla tirando un tubo di vetro da capillari.
Poi da un lato, prima di riempire, flambi l'estremo 
"inferiore" sin quando il vetro fonde e si richiude su sé 
stesso arrotondandosi. L'altro estremo lo lasci lungo, più 
sottile che puoi, in modo che quando flambi non vai a 
bruciare l'acetone. Cmq resterebbe una lunga bolla d'aria 
(satura di vapori) in testa alla fiala, perché quando flambi 
l'estremo superiore non puoi espellere l'aria o i vapori.
Se puoi sovradimensionare la fiala e fare il corpo più 
lungo, con gran fortuna potrebbe persino essere possibile 
flambarla con l'estremo alto "acceso" di vapori di acetone 
deuterato bollente che scaccia l'aria.
Ovviamente quando la fiala sigillata si raffredda, quanto 
più sei stato bravo a scacciare l'aria col vapore, tanto più 
andrà in depressione condensando i vapori. Cmq date le 
dimensioni il vetro imho può tranquillamente reggere -1 bar, 
cosa che pieno di acetone a T.A. non si verifica comunque.
Se invece le dimensioni geometriche sono un cilindro 
perfetto alto 1 cm, non ho la più pallida idea di come 
poterlo saldare a fuoco. Dovresti suturare il vetro con un 
laser, tipo (e tra l'altro assorbe da schifo per cui ci 
vorrebbe pure un laser UV)
Altra possibilità, forse inadatta ai forti campi magnetici, 
è usare un recipiente ibrido vetro + testata in rame 
sigillato (con leghe speciali che esistono, forse a base di 
indio ma non ricordo) e tappo a vite. Cmq la guarnizione non 
è affatto detto che abbia tenuta maggiore del tuo attuale 
incollaggio. Oppure il tappo in rame abbia saldato un 
tubetto di rame sottile, che poi saldi a stagno lontano.
Se nel tubetto in rame infili un pezzo di filo pieno di 
sezione poco inferiore, tale da lasciare un'intercapedine di 
meno di mezzo millimetro, lo stagno fuso lo tira dentro da 
sé per capillarità (a patto che tu abbia disossidado bene le 
superfici da brasare insieme con la pasta adatta).
Ora il rame è diamagnetico e lo stagno non ricordo, e non so 
stimare che genere di forze sviluppino in un campo di un 
tesla. Valuta tu se potrebbe disintegrarsi il recipiente.
Il vero casino è trovare un po' di lega adatta a incollare 
metallo e vetro.
ho scritto cose alquanto empiriche e non verificate, occhio. 
Non ho mai costruito oggetti compositi vetro metallo oltre 
un filo nichelcromo infilato in una bacchetta di vetro.
ciao
Soviet


 un filo nichelcromo infilato in una bacchetta di vetro.
Già, ricordo del laboratorio di Chimica Inorganica al primo anno ;-)
Grazie cmq dell'idea. Non demordo.
ZPP

 ZPP

Grazie Mario,
è una faccenda complicata, lo so. E con scarse probabilità di
successo. So anche questo. Ma non ho alternative e quindi devo
necessariamente impegnarmi per risolvere il problema della capsula, o
meglio del cilindro 10mm x 5mm.
Stasera mi rileggo con calma i passaggi... vedi mai salti fuori
un'illuminazione.
Buona serata,
Max

ci provo con dell'acetone semplice e ti faccio sapere, nel caso...Samotho 
(TM) ? 


Idee in libertà: io partirei da un tubo (diam 5 mm) già deformato come
una "caramella". Una zona di diametro 5mm compresa tra due strozzature
molto sottili distanti tra loro una distanza appropriata (da
ottimizzare) in modo che dopo la chiusura la fialetta sia lunga ca. 1
cm.
Una volta creato questo tubo con due sottili strozzature, lo riempi di
acetone deuterato  mediante una siringa collegata (aspirando da un
lato). Una votla completamente pieno. metti un tappo di fortuna
sull'altro lato e mantieni la siringa dall'altro, ovviamente il tutto
a tenuta. Needless to say, nel tubo non ci deve essere aria.
A questo punto con un po' di bravura qualche vetraio o tu stesso
dovrebbe chiudere le due strozzature (prima l'una e poi l'altra)
scaldando le strozzature e chiudendole, senza far entrare aria.
attento alle fiammate
se funziona voglio una percentuale

 se funziona voglio una percentuale
se funziona brevettiamo il processo, facciamo una società, e lo
vendiamo ad una multinazionale che non riesce a realizzarlo da
anni ;-)

 (TM) ?
Premesso che io uso la seguente procedua per i tubi NMR (fini o spessi è uguale)
- Riempo il tubo con la sostanza
- Congelo in azoto liquido
- Tiro a vuoto
- Con il cannello inizio a scaldare la parete del tubo nmr (il fondo del tubo rimane in azoto liquido e la testa del tubo rimane attaccata al circuito del vuoto )
- le pareti si incollano e stacco il tubo saldato dalla parte superiore.
- una ulteriore scaldatina per togliere la bava e il gioco è fatto.
Ciao!!!

anni ;-)
La multinazionale, così come chiunque altro, si sarebbe rivolta da subito a 
chi la vetreria su richiesta la fa di mestiere.... come pensi che le saldano 
le finestre in quarzo delle lampade a catodo cavo? 

 Ciao!!!

 Ciao!!!

 saldano le finestre in quarzo delle lampade a catodo cavo?
Penso che il problema sia non nel sigillare un gas bensì un liquido, 
infiammabilissimo tra l'altro, senza lasciare bolle d'aria o spazio di 
testa!
Ma per risolvere il problema, non ci sono delle provettine con tappo a vite 
di quelle dimensioni?Magari basterebbe trovare un sistema di tenuta migliore 
di quello che stai usando (che fa evaporare l'acetone), mah buona fortuna e 
buon lavoro.