Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Consigli su taratura matracci

Ciao a tutti, venerdì ho eseguito la taratura di tutta la mia vetreria
per il lab. di analitica.
Per quanto riguarda i matracci:
-quello da 500ml è risultato essere 498,84ml
-quello da 250ml è risultato essere 249,85ml
-uno da 100ml è risultato 99,86ml
-uno da 100ml è risultato 99,74ml
-uno da 50ml è risultato 49,56ml
-uno da 50ml è risultato 49,78.
Dati ottenuti tramite doppia pesata, misura T, ricavati dalla def. di
densità correzione della spinta archimedea; calcoli eseguiti con le
corrette cifre significative ed il risultato finale arrotondato a 4.
Cosa ne pensate?
Un disastro o sono accettabili?
E' la mia prima volta...
I matracci erano il più asciutti possibili per la misura della tara,
il collo un poco bagnato per la seconda pesata, prima eran stati
sgrassati bene ed erano il più possibile in equilibrio ambiente (la
preparazione, le pesate e la misura di T avvenivano in tre stanze
differenti).
Sulle dispense c'è scritto che questi dati dovranno essere tenuti in
considerazione per le misurazioni negli esperimenti seguenti: cosa
significa? che se per esempio preparo una soluzione in quello da 500ml
dovrò presupporre che il contenuto sia in realtà 498,84, nei calcoli?
Grazie e scusate la prolissità.


Classe A o B ?
Da me, per una misura maggiormente precisa, li hanno riempiti a volume noto e poi segnati, uno per uno con una punta in diamante.
Sulla classe B la tolleranza è discreta.
Ciao
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 dovrò presupporre che il contenuto sia in realtà 498,84, nei calcoli?
Mi sembra lapalissiano.

 Ciao
Alcuni A ed alcuni B.
Dipende dalla loro età. :-)

 Mi sembra lapalissiano.
Ok.
Ma se quel giorno in cui li ho tarati la temperatura era metti 21°
circa (faceva freddo) e poi magari tra una, due settimane la
temperatura ambiente è notevolmente maggiore, non si introduce un
errore magari superiore del fidarsi ciecamente della taratura del
produttore?
E' questo che non capisco...

 ha scritto nel messaggio 
news:01ed39fb-0524-4a37...@d45g2000hsc.googlegroups.com...
Ciao a tutti, venerdì ho eseguito la taratura di tutta la mia vetreria
per il lab. di analitica.
Per quanto riguarda i matracci:
-quello da 500ml è risultato essere 498,84ml
-quello da 250ml è risultato essere 249,85ml
-uno da 100ml è risultato 99,86ml
-uno da 100ml è risultato 99,74ml
-uno da 50ml è risultato 49,56ml
-uno da 50ml è risultato 49,78.
hai stimato l'errore sulle tue misure?
Il tuo 498,84 è 498,84 +- quanto? 

 Ciao
andrebbero usati strumenti ualificati e certificati per fare simili taratura
( a partire da un bagno termostatico a 20° centigradi ) e solitamente questo
non si può fare in un laboratorio normale, troppo costoso. In casi del
genere ( ispezione FDA ) ti farebbero buttare tutta la vetreria e comprarne
di nuova, certificata.

 Il tuo 498,84 è 498,84 +- quanto?
Ecco, appunto...
Prima di tutto bisogna indagare tutte le possibili cause di errore,
poi stimare...
Io ne cito alcune (e forse altre mi sfuggono).
a) Per la taratura hai usato acqua distillata? Quanto sei sicuro della
densita'?
b) La temperatura che hai misurato, quanto era affidabile?
Tieni presente che 1 C di errore dovuto al termometro significa per
l'acqua una variazione relativa di volume 2x10^(-4), che su 500 ml fa
0.1 ml.
c) Quanto sei sicuro del livello dell'acqua?
Supponiamo che il collo del matraccio abbia un diametro di 2 cm,
quindi un'area di circa 3 cm^2.
Allora 0.1 mm di errore nel livello comporta un errore nel volume di
0.03 ml.
Pensi di poter decidere il livello con questa precisione?
 
-- 
Elio Fabri