Newsgroup: it.scienza.medicina
Titolo: ECG - home made - Help!

Simone Bindi                premette :
Forse è argomento fuori tema.
io non sono un medico, anzi, per la verità ad entrare su questa NG mi è
venuto quasi automatico di spegnere la sigaretta, quasi come se fossi appena
entrato nella sala d'attesa dell'ambulatorio.
Ma vorrei conoscere, il principio di funzionamento dell'elettrocardiografo.
In particolare, per quanto riguarda l'interfacciamento e l'accoppiamento
elettrico con il paziente.
Non voglio togliere troppo tempo a quel gentile lettore che è arrivato a
questo paragrafo, sarebbero inutili lunghe descrizioni con terminologie che
senz'altro non capirei, riterrei più idoneo un semplice reindirizzamento a
qualche home page, o qualche termine più furbo da inserire nei motori di
ricerca, al di fuori di "ECG" che ho già provato 1Kvolte.
Dispongo di un oscilloscopio di precisione doppia traccia (che però è nato
per eseguire misure da laboratorio elettronico e non mediche), con discreta
qualità del segnale nel range di sensibilità 2.0 mV/ div., vorrei sapere se
posso sfruttarlo per quanto indicato in oggetto.
NON PRETENDO, di imparare ad interpretare la curva costruita.
Completamente estraneo alla materia, ho sentito parlare di cardiografi a N
canali, che servono solo per accelerare il lavoro, e di cardiografi ad un
canale, che possono svolgere il lavoro di un N-canali purchè la lettura
venga ripetuta N-volte. Quindi ne deduco che le misure possono anche essere
eseguite singolarmente. Come ho intenzione di fare io.
Non so neppure che tipo di misura viene eseguita per ricostruire il grafico
: Viene misurata la variazione della RESISTENZA nel tempo? oppure è un
voltmetro che misura l'andamento della TENSIONE ? E' un ohmetro in corrente
continua o alternata ad alta frequenza ?
I comuni cardiografi, che frequenza di campionamento utilizzano per il
segnale ?
Grazie per avermi letto.
--
Simone Bindi.
Signature:
baldi...@SPAMtiscalinet.it
(remove NO & SPAM )

 segnale ?
?Credo che sia una misurazione continua... possibile?
Auguri e complimenti!
Ciao
Daniele, studente di medicina

 segnale ?
Uhmm..questo proprio non saprei. E credo dipenda cmq dagli strumenti.
Saluti
Lella

segnale ?
Dell'ordine dei kHz (lo spettro del segnale ecg non supera, nei casi
peggiori di talune patologie, i 200 Hz), successivamente (per la
presentazione a monitor) vengono utilizzati filtri a 40 o 60 Hz. Negli
ecg a carta i filtri sono solo all'ingresso... ecco perche' la qualità
di stampa da monitor e' peggiore.. :)
Sergio
---------------------------------------
Only those who attempt the absurd will achieve the impossible.

 elettrico con il paziente.
E' un voltmetro atto a rilevare ddp nell'ordine di 1 mV su una
superficie corporea attraversata da correnti parassite dell'ordine di
decine di volt.
Percio' si usa un amplificatore differenziale ad alto CMRR composto da
tre operazionali, uno in modo differenziale e due in modo non
differenziale anteposti agli ingressi risp. invertente e non invertente.
La
configurazione la trovi facilmente su qualunque databook cercando
"instrumentation amplifier". Si realizza facilmente con qualunque
avanzo  di junkbox, dal uA741 in su.
L'accrocco, che sara' alimentato rigorosamente a pile, ha in ingresso:
segno +, segno -, massa (comune). In uscita ha: segnale, massa. Colleghi
il + al polso sinistro, il - al polso destro e il comune alla caviglia
destra. Puoi guardare l'uscita con qualunque oscilloscopio, anche per BF
a banda passante limitata, purche' abbia  i fosfori ad altissima
persistenza (se ben ricordo, P37). Trovi dei tektronix o HP per BF da
150 KHz banda
passante con detti fosfori, alle fiere per 100-200 mila lire.
ciao