Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: Aiuto certificato di taratura

Aiutatemi per favore:
Quali sono gli elementi che deve contenere un certificato di taratura di uno
strumento effettuata all'esterno per essere conforme ?
E' possibile sapere la data di validitą del loro strumento campione con il
quale hanno fatto la taratura del  mio ?
Un grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
Leo70


Certo. Su alcuni rapporti di taratura alcuni laboratori dichiarano in toto
non solo gli strumenti e la relativa data di taratura ma anche le procedure
da loro utilizzate.
Sono comunque di norma richiamati sempre i seguenti dati:
Norme di riferimento
Istruzioni interne di riferimento
Primari di riferimento
Volendo si possono richiedere i certificati di taratura relativi ai primari
(vengono chiamati così anche se non è completamente esatto)
Saluti
LUPO


 Leo70
---------------------------
Ciao Leo,
Se lo strumento (non e' pero' chiaro se parlando di strumento ti riferiscia
ad uno strumento vero e proprio o ad un master aziendale...pero' a parte
questioni economiche poco cambia)...tornando a noi, se lo strumento viene
controllato da un centro SIT o un centro equivalente europeo contiene gia'
tutti i dati per definire che il certificato e' adeguato (chiamerei un
certificato adeguato piu' che conforme se me lo concedi).
Se lo strumento non e'  controllato da un centro SIT devi pretendere almeno:
-Certificato emesso su carta intestata del laboratorio o della societa' che
ha fatto il controllo;
-Numero e data di emissione del certificato (e data del controllo se
diversa);
-Indicazioni sulla catena di riferibilita' con il nr. dei campioni di prima
linea e del relativo certificato; ( Ricordo che i campioni utilizzati devono
obbligatoriamente essere rintracciabili ad un campione nazionale o
internazionale)
-Dichiarazione che i campioni di prima linea hanno certificati validi (non
scaduti);
-Indicazioni inequivocabili riferite al tuo strumento (matricola, marca,
scala ecc...);
-breve descrizione della procedura di controllo o rif. della procedura
utilizzata ;
-indicazioni sulle condizioni ambientali (temperatura, umidita' ecc..) in
cui e' avvenuto il controllo
-Le incertezze con cui sono state eseguite le misure;
-I valori rilevati rispetto al campione , o gli scostamenti rispetto al
campione e rispetto al valore nominale;
Direi che c'e' tutto....
Sara' tua cura sulla base di questi dati determinare se lo strumento e'
conforme oppure no (calcolo della incertezza nominale e di quella
riscontrata, linearita' della scala ecc... ecc..). IL laboratorio si deve
limitare a registrare le caratteristiche dello strumento e non a definire se
e' conforme oppure no' anche perche' non ne conosce l'impiego!.
Per la seconda domanda ritengo che se lo chiedi non avranno difficolta' a
rilasciartela.
Un saluto
Gianni Burani

bah, visto che stasera mi sono messo a scrivere, vado avanti.
Ti propongo di affrontare il problema da un punto di vista diverso e, se mi
consenti più creativo.
Quali sono gli elmenti che tu ritieni necessario che un certificato contenga
affinché tpossa fornire a tuo avviso informazioni ragionevolmentecertecrica
l'affidabilità di misura dello strumento?
E' importante per te conoscere la data di validità del loro riferimento
metrologico?
...
Le risposte a queste e ad altre domande che ti puoi porre in merito diventano le
specifiche per la qualificazione del centro di taratura. Infatti, offrendo il
centro stesso un servizio che una rilevanza per la qualità del prodotto fornito
dall'azienda al suo cliente finale, il centro deve essere trattato a tutti gli
effetti come un fornitore e quindi, in ottemperanza al 4.6.2 deve essere
valutato al fine di .......
Spero di essere stato chiaro, anche se rilegendomi non mi sembra poi tanto, ma è
mezzanotte e sono un po' stanco. Se ritieni cmunque se ne può discutere anche
per e-mail
cordialmente
mauro
