Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: di nuovo sulla taratura degli strumenti

Intanto un saluto cordiale a tutti voi del NG.
Mi avete già sentito a causa di una mia richiesta relativa alla taratura
degli strumenti dell'impresa di costruzioni in cui sono resp di garanzia di
Qualità. Eccomi di nuovo con una richiesta di aiuto sulla ........ taratura
degli strumenti dell'impresa di costruzioni in cui sono resp di garanzia di
Qualità. :-(
Il fatto è che, durante la visita di certificazione (peraltro ottenuta -
DNV), sono state segnalate alcune osservazioni riguardanti i procedimenti di
taratura degli strumenti, per cui ho dovuto modificare la relativa
procedura. Essendo io assolutamente autodidatta riguardo alle ISO 9000 -
sebbene sia un campo per me - povera informatica - molto intrigante, chiedo
consiglio al NG inviando la mia procedura di taratura e controllo degli
strumenti. Sarei grata di un vostro obiettivo parere anche in vista della
visita di mantenimento di DNV, che mi mette un po' in apprensione.
Vi ringrazio per l'attenzione e, col tempo, mi riservo di fare un viaggetto
(lunghetto) per partecipare ad un vostro incontro. L'utile ed il
dilettevole. E così Nr_donne_NG= Nr_donne_NG+1
Saluti rosamaria
PROCEDURA
Scopo e campo di applicazione
La presente procedura definisce le responsabilità ed i compiti collegati
alla gestione delle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione di prove,
controlli e collaudi ed al controllo delle stesse in modo da garantirne in
maniera permanente il corretto funzionamento.
Sono soggetti alla presente procedura tutti gli strumenti e le
apparecchiature utilizzati, quando necessario, dall’Impresa xxxxxx per la
rilevazione di dati e di misure necessarie per la corretta esecuzione delle
opere.
Funzione responsabile
Direttore Tecnico (Responsabile di commessa) per le tarature degli strumenti
secondari.
Contenuti
Le apparecchiature di misura o strumenti sono divise in due classi:
-strumenti o campioni primari
-strumenti secondari
Per strumenti primari si intendono gli strumenti la cui taratura può essere
eseguita solo da laboratori qualificati e regolarmente accreditati dal
Sistema Italiano di Taratura (SIT) o dalla casa costruttrice dello strumento
stesso.
Per strumenti secondari si intendono gli strumenti la cui taratura è
eseguita all’interno dell’impresa dalle persona autorizzate ed è riferita
agli strumenti primari.
Ogni strumento secondario è identificato univocamente mediante un codice
alfanumerico riportato su di esso mediante una etichetta di identificazione
che riporta, inoltre, la data della taratura e la data della prossima
taratura.
La frequenza di taratura definita per gli strumenti secondari dipende dalla
criticità della misurazione o dalla facilità di usura degli strumenti stessi
per come indicato nella tabella allegata alla presente procedura.
Per ciascuno strumento secondario verrà predisposto il mod. “Registrazione
delle tarature”.
Le tarature degli strumenti secondari vengono eseguite con riferimento a
procedure fornite dai costruttori dell’apparecchiatura o, qualora questi ne
fossero sprovvisti, con metodi che fanno riferimento a norme nazionali ed
internazionali o con metodiche definite all’interno dell’Impresa stessa.
Ogni Direttore Tecnico deve controllare le scadenze di taratura, l’
affidabilità e la buona conservazione degli strumenti a sua disposizione,
aggiornare il mod. “Registrazione delle tarature” e l’etichetta applicata
sullo strumento secondario.
Il Responsabile di Garanzia Qualità ha il compito di inviare al laboratorio
prescelto gli strumenti primari dell’Impresa, controllando, alla ricezione,
che lo strumento sia accompagnato dai relativi certificati.
Modalità di taratura degli strumenti.
Attesa la specificità delle attività dell’impresa xxxxxxx, gli strumenti da
sottoporre a taratura, sono:
strumenti primari:
n° 1 riga graduata 1000mm
n° 2 manometri
n° 1 spessimetro
n° 1 tacheometro
strumenti secondari:
metri snodabili
manometri
cono di Abrahms
Strumenti primari
Gli strumenti primari vengono tarati inviandoli ad un laboratorio
qualificato accreditato SIT o alla ditta fornitrice dello strumento. La loro
taratura avviene con cadenza triennale.
Riga graduata, manometri, spessimetro
Questi strumenti primari vengono inviati per la taratura ad un laboratorio
qualificato accreditato SIT.
Tacheometro
Il tacheometro viene sottoposto a taratura presso la ditta fornitrice Leica
Geosystem.
La verifica dello stato di efficienza e di precisione dello strumento verrà
effettuata attraverso la verifica di chiusura della poligonale. Tale
metodica è descritta nel “manuale del geometra” disponibile in azienda. Nel
manuale sono inoltre riportate le tolleranze angolari di misurazione.
Strumenti secondari
Gli strumenti secondari vengono tarati all’interno dell’impresa xxxxxxx
mediante il metodo del confronto, utilizzando gli strumenti a loro volta
tarati presso un centro SIT (vedi tavola 1 seguente).
Metri snodabili
La metodica seguita per la rilevazione dei valori è la seguente:
a) Si procede alla rilevazione del valore mediante lo strumento secondario.
b) Successivamente si procede alla rilevazione del medesimo valore mediante
l’utilizzo del relativo campione di riferimento.
c) Si registra l’eventuale scostamento sul relativo foglio di registrazione.
Manometri
La metodologia seguita per la rilevazione dei valori sullo strumento è la
seguente:
a) Si invia una pressione, misurata sul riferimento, relativa ad un valore
prossimo all’inizio della scala di valori dello strumento secondario.
b) Si eseguono tre misurazioni, alimentando il circuito in tre fasi diverse.
Si rilevano i valori sullo strumento secondario e si calcola la media delle
tre misure.
c) La differenza tra la media delle tre misure ed il valore di riferimento
dello strumento primario verrà riportato sul relativo foglio di
registrazione della taratura.
d) Si ripetono i passi a), b)  e c) con valori prossimi al centro scala e a
fondo scala dello strumento secondario.
In generale, qualora la rilevazione non rientrasse nei limiti di tolleranza
ritenuti accettabili, e ove non esista possibilità di ripristino delle
funzionalità dello strumento, questo deve essere scartato ed identificato
come non idoneo all’uso.
Qualora si dovesse verificare l’uso di uno strumento la cui taratura risulta
essere scaduta, si provvederà a registrare le misurazioni eseguite con tali
strumentazioni su apposita modulistica da conservare nella documentazione di
commessa.
TAVOLA 1: TARATURA STRUMENTI SECONDARI
STRUMENTO CRITICITA’ METODO DI TARATURA FREQUENZA DI TARATURA GRADO DI
INCERTEZZA E PRECISIONE
Str: METRO  criticità: Bassa  metodo di taratura:per confronto con strumento
SIT  frequenza: Semestrale grado di incertezza e precisione +/- 2 mm.
Str: MANOMETRO etich. MN1 criticità: Alta  metodo di taratura:per confronto
con strumento SIT frequenza:Semestrale grado di incertezza e precisione +
0.5 bar
+ 0.5 bar
Str: MANOMETRO etich. MN2 criticità: Alta  metodo di taratura:per confronto
con strumento SIT frequenza: Semestrale grado di incertezza e precisione Da
definire
Str: CONO DI ABRAHMS criticità: Media metodo di taratura: per confronto con
riga graduata SIT frequenza: Semestrale grado di incertezza e precisione
come da norma uni 9418*

 Intanto un saluto cordiale a tutti voi del NG.
[cut]
Un  saluto a te'.
Perche' invece di inviare l'intera procedura non descrivi sinteticamente la
osservazione del DNV cosi' che se ne possa discutere?
Io ho letto sommariamente la tua procedura e mi sembra  manchi :
la Referibilita' al campione nazionale (non e' sempre detto che il fornitore
dello strumento la abbia) poi altre cosine piu' specifiche legate alla
incertezza di misura....
Intanto ti saluto e ti ricordo che sul sito del NG
http://utenti.tripod.it/ISO9000
puoi scaricare una bella guida proprio relativa alla verifica degli
strumenti.
Bye
Gianni Burani


E se trovi uno strumento fuori taratura cosa fai ? Sei in grado di valutare il
lavoro svolto con quello strumento sino ad oggi ?
Buon lavoro
Gabriele Monciatti


E poi cosa succede se lo strumento risulta fuori dai limiti di accettazione?
In termini generali, mi pare manchi ogni riferimento alle modalità di
verifica dell'incertezza di misura e dei relativi indici da associare alle
misure.
L'argomento comunque mi interessa parecchio, vediamo se escono altri
commenti, che potrebbero essere utili anche al sottoscritto.
Buon lavoro.
SM

 come da norma uni 9418*
UNI 9418 - 31/05/1998 - "Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza
- Prova di abbassamento al cono"
Penso che dovresti verificare anche il peso del cono, sempre se ho "immaginato"
bene :-)
Il resto va tutto bene
Saluti
Stefano
--
Stefano Gelati
stge...@tin.it
www.geocities.com/Colosseum/2123
ICQ: 44906040


Ciao a tutti,
non ho mai dato il mio contributo all'NG  quindi non ci conosciamo, mi
chiamo Diego Pusceddu e mi occupo del Sistema Qualità di un'azienda che
produce Laterizi e Prefabbricati in calcestruzzo precompresso e non.
Il cono di Abrams è un semplice cono in lamiera che serve a misurare (con
grande incertezza) la consistenza dell'impasto tramite la differenza tra
l'altezza del cono e l'altezza dell'impasto dopo averlo liberato dal cono, a
seconda della consistenza, il calcestruzzo perde la forma del cono e si
abbassa.
Non mi sembra necessaria la taratura del cono in quanto è un semplice
riferimento, ammesso che dopo un utilizzo intenso si consumi, la misura di
riferimento è data dalla sua altezza misurabile all'inizio della prova,
nessun ispettore può chiedere la taratura.
Per l'effettuazione della prova di consistenza consiglierei il metodo
indiretto con il recipiente di Waltz, a mio avviso molto più attendibile e
meno influenzabile da vari fattori.
A vostra disposizione, ciao.
Diego Pusceddu.

0.5 bar ?
non è un po' troppo?
cosa devi misurare in particolare?


Sono pienamente d'accordo sul fatto che non occorra alcuna taratura.  In realtą
avevo pensato che si trattasse di un cono che venisse appoggiato su un impasto,
misurando il grado di penetrazione per gravitą. Scusate l'ignoranza.


> 
Non c'è dubbio!
mm
PS: certo che per accorciare il cono, ce ne vuole! vabbé che noi muratori
siamo capaci di tutto...forse un gorilla potrebbe farcela meglio, però!
ciao