Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: Collimazione newtoniano

Sono in montagna da un amico che ha il mio stesso telescopio, un
Konusmotor 500/114. Dopo aver letto alcuni articoli sulla collimazione
che incitavano a smanettare ha commesso alcuni errori:
1. ha reso uguali le distanze delle razze del secondario: qualcuno con
lo stesso telescopio potrebbe riportarmi le misure di fabbrica?
2. ha svitato la vite centrale del secondario: non riesco più a
collimarlo, qualcuno mi può aiutare?
grazie a tutti

 collimarlo, qualcuno mi può aiutare?
Non saprei come, non basta riavvitare la vite ?


Grazie per la risposta veramente competente e chiara. Non vedo l'ora
di cambiare lo strumento magari costuendomi un bel Dobson, per ora la
crisi è alle stelle :) Mi sento un po in colpa perchè ho fatto
comprare all'amico il mio stesso telescopio e ora non riesco a
sistemarglielo. Il mio ormai lo uso come supporto per la fotocamera
digitale in parallelo (mi diverto a fotografare soprattutto la luna).
Giracchiando ho trovato la formula:
offset = diametro secondario / (4 * rapporto F)
con qualche operazione trigonometrica dovrei riuscire a calcolare le
singole razze (forse)
il diametro del secondario è quello che si misura con un calibro dalla
parte aperta del telescopio o il diametro minore dell'ellisse?
nel secondo caso come si misura in un tubo chiuso senza traumi per il
telescopio e per il proprietario?
possibile che non ci sia una norma di legge che obblighi i produttori
a indicare queste caratteristiche nel manuale del telescopio?
Il problema della collimazione è che non sono proprio praticissimo -
sul mio è quasi apposto e faccio minuscoli ritocchi. Il secondario con
la vite centrale svitata è libero di muoversi come un serpente a
sonagli ... se guardi dall'oculare vedi un quadro astratto di arte
moderna ... credo che cercherò qualche associazione di astrofili in
zona e mi recherò da loro in ginocchio col telescopio dell'amico tra
le braccia avvolto come un trovatello abbandonato.
Se vi interessa l'argomento:
http://www.loptics.com/ATM/diagonals.html
 - Table of Secondary Mirror
Sizes for Visual Newtonian Telescopes
http://homepage.mac.com/vicmenard/telescopes/NPaddend.html
 - New
Perspectives on Newtonian Collimation
http://www.dustymars.net/Newt_Sec_Mirror.htm
 - Practical Calculations
for the Newtonian Secondary Mirror (tosta)
grazie ancora

 grazie ancora
di nulla, e grazia a te per i link

intendevo il diametro del supporto del secondario che è circolare in
pratica la misura dell'occlusione

 pratica la misura dell'occlusione
il primario lo devi centrare nel cerchio (proiezione circolare 
dell'ellisse) del secondario. L'offset lo devi calcolare in base all'asse 
minore dello specchietto.
Il resto del supporto e' solo inutile ostruzione.


Quindi prendo un calibro, cerco di infilarlo tra le razze e - cercando
di non rigare nulla - misuro l'asse minore? C'è per caso qualche altro
disgraziato possessore di un Konusmotor 500 che lo ha già fatto e mi
risparmia questa pericolosa misura?
Altra domanda apparentemente banale:
In tutti i siti dove si parla di collimazione si dice più o meno
"regolate il primario per centrare il secondario .... " Il primario
alloggia in un supporto fissato da tre viti, altre tre viti consentono
di aggiustarne la posizione. Come si deve operare in pratica? Si
allentano le viti di serraggio si regolano le altre e poi si serrano
le viti apposite?
Grazie per la risposta sempre puntuale e precisa.

 viti apposite?
la rotazione del secondario (in modo che il suo asse sia in asse con 
l'asse dell'oculare e non a destra o sinistra) dovresti ottenerla 
smollando una vite centrale, ruotando tutto il blocco e riserrando la 
vite.
Le 3 vitine servono per farlo basculare (in modo che il suo asse sia in 
asse con l'asse dell'oculare e non sopra o sotto) e si, ne smolli una e 
stringi le altre, o ne smolli 2 e stringi la terza.
Non conosco lo strumento, potrebbe anche essere che non hai il vitone 
centrale e che tu debba regolare anche la rotazione del secondario 
tramite le 3 vitine, il che sarebbe piu' complicato.