Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: MAEDE LX200

Ho cominciato di recente ad interessarmi di astronomia, e mi scuso se la
domanda può sembrarvi sciocca, o mal posta...
Tempo fà ho acquistato un MAEDE LX200, 254mm, f2500, di seconda mano, che mi
è stato garantito come perfettamente funzionante. Dopo diversi tentativi, ed
avendo letto alcune info tecniche sul sito Maede, ancora oggi la qualità
delle immagini che vedo è veramente deludente. Addirittura, puntando un
qualsiasi corpo celeste, stella o pianeta, spesso non si vede pressocchè
nulla. Ottengo maggiori soddisfazioni con il mio primo acquisto, un konus
114mm f900 newtoniano.
Mi chiedo se ciò sia dovuto alla mia incapacità di usare correttamente lo
strumento, oppure ad un difetto tecnico... Potete aiutarmi?
Daniela


dammi qualche dettaglio in piu sulla visione che ottieni, poi accertati che 
lo strumento si sia stabilizzato termicamente, se osservi dal balcone la 
turbolenza potrebbe dar fastidio. non ultimo: lo strumento è collimato?
a presto
Davide Crespi 

 ha scritto nel messaggio
news:41bd762f$1...@x-privat.org...



http://mkastropage.altervista.org/collima_cassegrain.htm
Se non vedi i cerchietti belli tondi e concentrici, è scollimato.
Domanda banale, sei sicura di mettere a fuoco bene??? Non ho mai 
guardato in un ottica completamente scollimata, ma al punto di non 
vedere niente ...
M

 ha scritto nel messaggio
news:cpkdo6$12ko$1...@stargate1.inet.it...


 strumenti particolari?
Solo il kit di brugole americane in dotazione col telescopio e... un po' di
pazienza!
Ah prima delle osservazioni lascia fuori il telescopio per un ora per far
acclimatare il tutto
ciao
Roberto
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Roberto
Alla prima occasione vedrò di seguire la procedura. Mi rendo conto di aver
sottovalutato molti aspetti (ad es. quello di acclimatare...).
Anche prima della semplice osservazione (senza necessità di collimare) è
necessario far acclimatare il telescopio?
Dato che non l'ho mai fatto, è possibile che i problemi riscontrati siano
dovuti in tutto o in parte a questo mio errore?
Vi ringrazio molto dell'aiuto. Speriamo che si tratti solo di collimare e
mettere meglio a fuoco ;-)
Purtroppo non è facile trovare informazioni scritte in linguaggio "laico" e
per neofiti sulla rete. Il vs aiuto mi è prezioso!

 
M

 il tuo telescopio completamente scollimato.
A questo punto lo spero... dato che altrimenti vorrebbe dire che ho preso un
bel bidone... e, anche se di seconda mano, non l'ho certo preso per pochi
euro :-((
Grazie
Dany

 euro :-((
Immagino, è un bel bestione... Secondo me a sto punto è solo un problema
di collimazione, fai lo star test come ti è stato detto e regola le 
vitine, se necessario, occhio max 1/4 di giro alla volta per non 
buttarlo fuori ancora di più. La regolazione va fatta di concerto, svita 
una, avvita le altre due, comunque non sono un'esperto nemmeno io: 
avendo preso un newton nuovo di pacca qualche giorno fa ed era già bello
  e collimato di fabbrica. Se non combini una fava riportalo al 
commerciante e hai due possibilità:
1) chiedi che ti venga restituito utilizzabile
2) lo dai dentro per un nuovo senza dire nulla, non dovresti smenarci 
molto (in questo caso magari potresti comprati un modello senza problemi 
di collimazione, come un rifrattore)...
M

 oculari 26, 12, 6. Punterň sul 26...
Ciao,
Un ultima piccola osservazione: il tuo telescopio ha una focale di 
2500mm, pertanto con oculare del 26 otteresti 100 ingrandimenti,
non ho mai guardato in simili bestioni, tuttavia io avevo gli stessi 
oculari su di un telescopio con 1000 di focale e ti posso assicurare che
con il 6,7 (150 ingrandimenti) non si vedeva quasi una mazza se il 
seeing non era buono. Tutto migliorava gia con il 10 (100 
ingrandimenti), ma si parla comunque di osservazione planetaria, se vuoi
guardare il profondo cielo dovresti operare con meno ingrandimenti,
ripeto secondo la mia esperienza, diciamo 30 o 50 ingrandimenti, che
nel caso tuo vorrebbe dire oculari da 40 in su.
Se sei in grado di puntare saturno o giove, ti consiglierei di provare 
con quelli partendo con l'oculare 26, con seeing buono dovresti vederli 
molto netti e delineati, chiaro mica come dal finestrino della sonda 
cassini, si tratta comunqe di  oggettini di qualche mm di diametro 
apparente, ma con gli anelli (saturno) e le righe ben visibili. Dovresti 
essere in grado, con buon seeing, di vedere anche i satelliti dei due 
pianeti.
Se il seeing č buono scendi di oculare ingrandendo fino a che l'immagine
non decade drasticamente.
Poi potresti puntare qualche buona stella doppia, al momento non saprei
farti un esempio valido per testare la risoluzione del tuo tele, ma 
magari qualche collega piů esperto ci puň aiutare.
Col tuo giocattolo dovresti poter separare nettamenete un sacco di doppie.
Buon divertimento
Marco

 Marco
Grazie mille! Ti farò sapere...

 di collimazione, come un rifrattore)...
Se il commerciante mi ha tirato un bidone, temo lo abbia fatto
consapevolmente (il Maede era di un suo carissimo *amico*), dunque in quel
caso credo che farà resistenza a riprenderselo... Speriamo sia solo
questione di collimazione ;-) Altrimenti questo hobby comincerà veramente a
pesare troppo sulle mie tasche :-((

 pesare troppo sulle mie tasche :-((
scusa se mi intrometto. Ma non c'è nessuna assoicazione di astrofili nella
tua zona? Contattali e fai provare loro lo strumento. Ti sapranno dire
subito se ci sono problemi e potranno eventualmente spiegarti dove sbagli. A
volte si danno per scontate cose che non sempre sono così.
In fondo cosa ti costa? Una telefonata o una email.
Non so di dove sei ma in questo NG ci sono astrofili di tutta Italia. Vuoi
che non ce ne sia uno vicino a te?
Cieli sereni
Renzo
www,.
renzodelrosso.com



Ciao,
di giorno verifica che il cercatore sia allineato, e intanto prova ad 
osservare con l'oculare da 26 mm, punta una stella luminosa per 
verificare la messa a fuoco (la luna come la vedi? E' a fuoco?).
Se usi il tutto in altazimutale ricordati di fare l'allineamento a due 
stelle dopo aver messo la montatura in bolla.
Usa l'oculare da 26 mm per verificare se il goto trova effettivamente 
l'oggetto che hai cercato.
Ma che corpi hai cercato?
Se cerchi corpi deboli in posti inquinati anche un 10" non fa miracoli.
Cosa intendi per qualità scadente? Aperture così grandi risentono 
parecchio anche del seeing.
Ciao
Massimiliano
www.activegalaxy.altervista.org

 Cosa intendi per qualità scadente?
[cut]
Quello che si vede è simile ad un cielo scuro con macchie tipo gocce viste
attraverso una lente. Dubito che quelle macchie siano i corpi celesti, dato
che con il caro vecchio konus gli stessi corpi si vedono maggiormente
ingranditi.

 Cieli sereni
Ok. Mi informerň sull'associazione in zona.
Cieli sereni anche a voi (oggi qua solo corpi nuvolosi ammassati... che
peccato!)
Grazie ancora,
Dany