Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: tracciare l'errore periodico

Cari amici,
al fine di valutare la precisione e l'ammontare dell Errore Periodico della 
mia EQ6 vorrei sapere come si fa a tracciare il grafico dell'errore 
periodico, che spesso si vede in qualche sito.
Grazie a chi mi rispondera'.
Valerio Scrivano 

 periodico, che spesso si vede in qualche sito.
La strada più semplice è questa: riprendi il filmato di una stella con una
webcam per 9 minuti (minimo numero di fps), poi con IRIS allinei le immagini
come se dovessi farne la somma. Osserva ora la directory di lavoro di IRIS:
troverai il file shift.lst (se non ricordo male...), con le coordinate X,Y
degli spostamenti relativi al primo frame. Esporti il file in Excel ed il
gioco è fatto.

 degli spostamenti relativi al primo frame.
Dimenticavo... X, Y devono coincidere il più possibile con Ar e Dec.
Inoltre se non hai un buon computer, è meglio ridurre un po' i dati. La
stessa cosa la puoi fare con una digicam in afocale comandata tramite pc e
programmare uno scatto ogni 2-10 secondi.

 ha scritto nel messaggio 
news:433e9918$0$32461$4faf...@reader1.news.tin.it...


 la deriva in declinazione?
A te interessa solo la funzione Ar-tempo, non Ar-Dec. Per questo spiegavo
che č necessario far coincidere il piů possibile gli assi X-AR, Y-Dec., tu
utilizzerai solo UNA colonna del file di IRIS, quella relativa a X-AR.
E' inoltre assai probabile che la linea mediana del grafico AR-tempo risulti
inclinata e che il periodo non abbia i picchi alla medesima altezza. Questa
inclinazione č dovuta ad un non perfetto inseguimento stellare e/o
imperfetto bilanciamento. Togliendo dal grafico questo errore accidentale
hai il valore dell' errore periodico dovuto al gioco degli ingranaggi di AR.

 ha scritto nel messaggio 
news:433ea655$0$32462$4faf...@reader1.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:433e6753$0$32471$4faf...@reader1.news.tin.it...

AstroSnap (
www.astrosnap.com
) ha una funzione di determinazione dell'errore 
in automatico e genera un grafico in formato excel. Ricordarsi di 
selezionare il box di salvataggio del file di output.
-- 
---
Beta Persei
45° 35' N
08° 51' E
remove "_nospam" to reply 

 ha scritto nel messaggio 
news:433e9815$0$32464$4faf...@reader1.news.tin.it...

Tutto chiaro, pero' per trovare il valore in secondi d'arco si dovrebbe 
tenere conto della lunghezza focale equivalente, che dipende dalla webcam e 
dalla presenza o meno di barlow (ovviamente oltre che della lunghezza focale 
del telescopio), vero ? 

 ha scritto nel messaggio 
news:433e6753$0$32471$4faf...@reader1.news.tin.it...

Le seguenti istruzioni vanno bene se usi una camera ccd e MaxIm-DL (ho un 
altro qualsiasi software con funzione di guida)
1) scegli una stella al meridiano con declinazione zero
2) tale stella deve avere un flusso sufficiente con minimo tre secondi di 
posa (mag. 4-5)
3) vai nella funzione di guida del software (Guide tab. in Maxim) e 
disabilita le correzioni in x e y.
4) inizia il track per un tempo che sia almeno di 4-6 cicli della vite senza 
fine, badando che questo venga registrato in un apposito file log
5) esporta il file log su excel . Se il telescopio è ben stazionato una 
delle due tra x e Y non ha spostamenti (praticamente isoelettrica), l'altra 
rifletterà l'eerore periodico in pixel. Se il telescopio non è stazionato 
bene conviene prima stazionarlo.
6)calcola la risoluzione in secondi d'arco per pixel del tuo sistema camera 
ccd-ottica e moltiplica per il massimo spostamento in pixel di un ciclo per 
avere l'errore periodico.
Pan 

 del telescopio), vero ?
Esattamente. Per semplificarti la vita, punta la coppia Mizar-Alcor, o un
altra doppia luminosa di separazione nota. In questo modo ricavi facilmente
il valore della scala arcsec/pixel
(se si riprende in afocale con la digicam e si zoomma senza possibilità di
sapere la focale eq., questo è l'unico sistema!)

 ha scritto nel messaggio 
news:nZC%e.6894$133....@tornado.fastwebnet.it...
