Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: Strumenti di misura

Vorrei sapere se per quanto riguarda la taratura degli strumenti, intesa
come frequenza di taratura, esistono norme precise che stabiliscono, secondo
la tipologia ed il grado di utilizzo dello strumento, la frequenza con cui
tale operazione va effettuata.
Con mio grande stupore, gli istituti che eseguono tarature non hanno le idee
molto chiare (perlomeno a me pare così). Infatti mi è stato detto che la
frequenza di taratura è decisa dall'azienda (cioè dal sistema qualità) e poi
l'ente di certificazione esprime il suo parere circa la periodicità
stabilita dall'azienda stessa. Se le cose stanno davvero così non mi pare
che la taratura abbia quel carattere di oggettività che invece mi pare la
norma richiede.
Ringrazi anticipatamente tutti.

Normalmente chi effettua tarature per conto terzi emette un certificato e
fornisce una data di scadenza (solitamente 1 anno); la loro scelta pero' e'
dettata anche da motivi di carattere commerciale...
L'approccio dell'azienda che intende gestire il proprio parco strumenti e'
invece diverso, legato molto all'esperienza.
Infatti l'intervallo di taratura di strumenti meccanici (ad es. un calibro, un
micrometro) non deve (a mio modesto parere) essere legata al tempo bensi' al
numero di utilizzi.
Se ad esempio un calibro viene sempre conservato nella sua custodia, in ambiente
"sano" (privo di umidita', privo di sbalzi termici,ecc) , e MAI utilizzato, e'
antieconomico farlo tarare dopo 1 anno...
Per quanto riguarda invece strumenti di misura per grandezze elettriche,
l'intervallo di taratura va scelto anche in base alle specifiche del costruttore
dello strumento stesso.
Inizialmente si puo' scegliere un intervallo di taratura ad 1 anno, ma se dopo n
tarature si trova che non ci sono variazioni sostanziali nei dati di taratura
(non c'e' una deriva verso i limiti di accettazione), e' giustificabile un
allungamento degli intervalli di taratura (ad esempio a 18 mesi, oppure 24).
Ovviamente allungare eccessivamente gli intervalli di taratura puo' rilevarsi
controproducente nel momento in cui alla prossima taratura il nostro strumento
di misura risultasse fuori specifiche. Se l'errore che abbiamo commesso con
questo strumento starato e' tale da inficiare in maniera evidente le misure che
abbiamo compiuto in tutto il periodo seguente alla precedente taratura,
occorrera' attivare le procedure del caso (a volte molto costose).
Evidenziando comunque un approccio tecnico alla scelta degli intervalli di
taratura, credo che l'ente certificatore non possa fare obiezioni gravi
sull'argomento.
Cordiali Saluti
RISSONE Ruggero
CSELT S.p.A. Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni
Centro Strumenti & Laboratorio Metrologico
Tel. 
+ 39 011 2285145
Cell. +39 0347 2522301


Condivido quanto esposto da Ruggero Rissone, tuttavia ti ho inviato una
e-mail con un elenco di strumenti e dei relativi intervalli di taratura
INDICATIVI.
Maggiori dettagli si possono trovare in un testo portoghese di Paulo
Cabral, "Metrologia Industrial", edito da Instituto Electrotecnico
Portugues.
Cordialmente
--
Posted from firewall-user@[194.243.108.197]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org