Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: Problemi con ST4 (un po' lunghetto)

Dopo molti mesi sono riuscito a effettuare le prime prove serie con l'ST4 (è
da prima di Natale che l'ho preso senza mai usarlo).
Le prime prove mi davano fiducia in quanto non riscontravo spostamenti
apprezzabili usando una webcam come sensore di ripresa (su una stella
abbastanza luminosa).
La configurazione di utilizzo è la seguente:
EQ6 con Skysensor 2000 PC
Vixen R200SS 800 mm F:4
Telescopio di guida rifrattore 102 mm F:5 posto sopra il Vixen e avvitato
sugli anelli del suddetto.
Il telescopio di guida è disassabile mediante anelli con tre viti a 120°
Il telescopio viene messo in postazione mediante allineamento a ter stelle e
poi passato in modalità "polare allineata" e centratura della stella
mediante spostamento della montatura in azimut e altezza.
Effettuo la calibrazione senza alcun problema dell' ST4.
Le pose (30/40 min ciascuna) non segnalano alcun problema. Sul display
dell'ST4 le correzioni sono in media +/- 1 o 2 (soprattutto se arriva la
folata di vento) e ciò dovrebbe essere, secondo il manuale, al massimo 1/3
di pixel.
Eppure, quando vado a sviluppare le foto, ho trovato un allungamento delle
tracce (più o meno accentuato) in AR.
Ho provato a serrare maggiormente il telescopio di guida (caso mai ci fosse
uno slittamento della base. Niente. Anzi per una foto in prossimità dello
zenith, ho riscontrato un allungamento ad arco (diciamo come la Crescente
Nebula per intenderci) ma questa volta con l'asse maggiore in declinazione.
Può darsi che ci sia un leggero spostamento del primario che si è allentato?
Il telescopio è in postazione mobile e i Km sono sempre abbastanza quando mi
devo spostare (quando sono pochi sono 40).
Insomma, la bella stagione sta arrivando, e voorei trovarmi pronto per
scattare una marea di foto. Ma non vorrei buttarle via tutte.
Qualcuno mi può dare una dritta?.
Grazie e cieli sereni.
Renzo Del Rosso
www.renzodelrosso.com
"La fortuna di essere astrofilo"
Per risposte in privato scrivere a
scrivimi chiocciola renzodelrosso dot com
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Effettuo la calibrazione senza alcun problema dell' ST4.
cut
ciao Renzo, prima di arrivare in fondo al messaggio leggendo pensavo: il
pivellino non ha fatto bene la polare, poi leggendo la firma mi sono detto:
no, conoscendo l'opera di Renzo Del Rosso non può essere questo il problema.
detto questo veniamo ad una possibile causa: tempo fa ho avuto problemi
simili col mio LX200 e alla fine ho constatato che la causa era meccanica:
la base della testa equatoriale non appoggiava in modo uniforme sul piano
del cavalletto e quando passavo il meridiano il telescopio si spostava,
l'autoguida continuava a guidare ma le stelle risultavano mosse. controlla
bene che tutta la struttura (i due telescopi per intenderci) siano solidali
tra loro senza giochi. e poi ricordati di bilanciare il tutto perfettamente,
non immagini quanto sia importante! clear skies and good shoot!!!
Davide Crespi

 non immagini quanto sia importante! clear skies and good shoot!!!
Purtroppo non è questa la causa.
La base del cavalletto è perfettamente solida, in piano e inamovibile. Garantito.
L'accoppiamento fra i due telescopi avviene mediante una barra di alluminio su cui sono fissato i cerchi dei due telescopi di guida. La barra viene fissata con due viti ai cerchi del telescopio principale. E ti posso garantire che sono al limite di strappare i filetti da tanto che sono strinte le viti.
Lo stazionamento è fatto abbastanza bene. Prima regolo lo Skysensor con il metodo delle tre stelle e montatura non allineata. Poi mi sposto su montatura allineata e cerco una stella. Alla fine la centro con lo spostamento della testa in azimut e altezza.
Prima di fare tutto ciò bilancio il tutto con accuratezza.
Insomma. Si rismonterà tutto e si analizzerà ogni singola parte per vedere dove è il problema. Prima o poi lo risolvo.
-- 
Cieli sereni
Renzo Del Rosso
-------------------------
Visita il mercatino dell'usato su
http://www.renzodelrosso.com


 ha scritto nel messaggio
news:82Z191Z132Z98Y1...@usenet.libero.it...


 modificare lo schema ottico, credo...........
Infatti sto pensando di passare alla configurazione SC per fare le foto con guida fuori asse e riduttore di focale. In fondo il C9 1/4 l'ho di già, La guida fuori asse l'avrei già trovata e per il riduttore posso farmelo procurare da un mio amico. Ci stavo pensando in questi giorni. E forse farò così. In quel caso metterò in vendita uno stupendo Vixen R200SS (ma mi piangerà il cuore.)
Grazie delle tue considerazioni e del tuo aiuto.
-- 
Cieli sereni
Renzo Del Rosso
-------------------------
Visita il mercatino dell'usato su
http://www.renzodelrosso.com


 Ecco. Questa prova non l'avevo fatta. Avevo fatto una prova di
inseguimento con la webcam al posto della macchina fotografica e non avevo
avuto spostamenti. Questo tentativo lo faccio di sicuro.
E infatti il tentativo ieri sera è stato fatto. Ho puntato Regolo centrando
la stella sia nell'oculare del telescopio sia in quello della guida. Poi mi
sono spostato su Vega. Sfasamento "enorme". Era uscita completamente dal
campo dell'ST4, anzi lo spostamento era superiore alle dimensioni del campo
del sensore.
Ho sostituito il supporto del telescopio di guida levando gli anelli
regolabili e rimettendo gli anelli di fissaggio originali (senza regolazioni
per intenderci).
Non notavo traslazioni apprezzabili.
Ho deciso di fare una prova mettendo una webcam al posto della macchina
fotografica e fare un inseguimento di 40 minuti su una stella (avrei poi
sommato i singoli frames per vedere se c'erano stati spostamenti) ma le
nuvole e problemi all'HD del pc mi hanno fatto saltare la prova dopo 35
minuti. Non ho potuto salvare niente del filmato.
Appena c'è una serata serena riprovo.
Ho voluto condividere questa esperienza perché possa essere di aiutop anche
ad altri astrofili che attraversano i miei stessi problemi
 
Cieli sereni
Renzo Del Rosso
-------------------------
Visita il mercatino dell'usato su
http://www.renzodelrosso.com
"La fortuna di essere astrofilo"


non sottovalutiamo mai la meccanica!!!!
Davide Crespi
Ciao


Pensavo che viti M10 messe su cerchi con sezione quadrata 10x10 fossero
sufficienti a tenere bloccato un tubo da 102/500.
Sbagliavo.
Renzo
