Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: Taratura Spessimetro e Centri SIT

Salve,
devo tarare i pisastrini e gli spessori (standard) di uno spessimetro
acquistato diversi anni fa.
Nella lista dei centri SIT non compare nessuna azienda che faccia questa
taratura.....
Domanda 1:
- Conoscete qualche laboratorio di taratura
 spessimetri (spessore in micron della vernice)??
Domanda 2:
- Devo per forza andare in un centro SIT,
oppure và bene anche se non è SIT??
Ringrazio anticipatamente chi saprà "illuminarmi".
".......e che Dio c'è la mandi Conforme"

".......e che Dio c'è la mandi Conforme"
-------------------------------------------
Se ho ben capito si tratta dei piastrini (in plastica) per la verifica della
calibrazione degli spessimetri magnetici per il controllo della vernice.
Se e' cosi, considerando la natura ed il materiale dei piastrini e delle
misurazioni , ti consiglio la seguente procedura:
1) Taratura dello spessimetro ad ogni utilizzo , con i piastrini in
plastica;
2) Verifica dello spessore dei piastrini ad intervalli regolari (dipende
dalla frequenza di utilizzo diciamo ogni 3 o 6 mesi) utilizzando un
micrometro calibrato .
3) Verifica del micrometro presso un centro SIT o presso un centro che di
garantisca la rintracciabilita' al campione nazionale ogni 12 o 24 mesi
(dipende dalla frequenza di utilizzo).
Cosi' facendo avrai un grosso risparmio economico ed hai sempre garantita la
presenza degli strumenti in azienda.
Saluti.

garantisca la rintracciabilita' al campione nazionale ogni.......
Per micrometro si intende uno spessimetro? se sě, allora oltre agli spessori
di plastica si deve tarare(verificare) anche l'apparecchio vero e
proprio?.......o č un altro apparecchio?
Grazie per il prezioso aiuto
Ciao!

proprio?.......o č un altro apparecchio?
Con la procedura che ti ho suggerito,  devi disporre di un micrometro
diciamo con scala 0-10mm ed incertezza +/- 0,001.
Con questo micrometro, ad intervalli regolari (diciamo 3-6 mesi) vai a
controllare i film campione, che avranno una loro tolleranza (stabilita dal
produttore).
Prima di ogni misurazione, devi controllare lo spessimetro sui film
campione.
Al centro SIT o ad un qualsiasi laboratorio che abbia la rintracciabilita'
con il campione nazionale (che in questo caso e' di lunghezza) tu manderai
solamente il micrometro diciamo ogni 12 o 24 mesi. Naturalmente valuta bene
le frequenze di taratura che dovranno fondamentalmente dipendere dalla
frequenza di utilizzo dello spessimetro (maggiore utilizzo dello
spessimetro=maggiore usura dei film=maggiore frequenza nel controllo del
film=maggiore frequenza nel controllo del micrometro).
Ovviamente questa procedura e' accettabile se nella misura dello spessore
della vernice puoi avere una incertezza finale intorno a 20 microns. Io la
utilizzo dovendo misurare uno spessore minimo di 200 o 400 o 1500 microns
(non ho mai il massimo) Il che significa che se misuro rispettivamente
almeno 220, 420 e 1520 microns sono sempre coperto.Diversamente cioe' se la
incertezza finale deve essere piu' stretta (es. qualche microns) dovrai fare
controllare ad un centro con rintracciabilita' del campione nazionale o i
film o film e spessimetro.
Spero di esserti stato di qualche aiuto.
Gianni.

Grazie per il prezioso aiuto.
www.carlinisrl.com