Newsgroup: it.hobby.armi
Titolo: Regolazione diottra tryon pedersoli

Oggi ho provato la nuova diottra montata sul mio tryon target ma con 
risultati abbastanza deludenti, non sono riuscito a trovare la giusta 
regolazione ai 100 metri, mentre sui 50 stavo un pò basso ma il bersaglio 
almeno lo prendevo. L'unica cosa cmq che ancora non ho capito è quale sia il 
punto di riferimento riguardo i numeri in metri riportati sull'asticella 
metallica, ecco la foto:
 
http://s2.imagestime.com/out.php/i702200_diottra3.jpg
 
 
Devo tenermi sul punto sopra o su quello sotto oppure i numeri delle 
distanze riportati sono solamente indicativi e devo solo sbattermi per 
trovare il giusto punto d'impatto muovendola pre gradi ?
 
Altro problema che ho trovato è che la diottra per rimanere allineata a 90 
gradi con la canna del fucile necessita di spessori altrimenti rimane 
inclinata troppo indietro.
 
http://s7.imagestime.com/out.php/i702201_diottra1.jpg
 
 
E' anche vero che si può spostare in avanti ma ha un punto di blocco 
necessario per non farla spostare durante lo sparo quindi se lo oltrepasso 
mettendola in posizione perfetta, dovrei ogni volta ritoccarla ad ogni colpo 
perchè si muove. Cmq la diottra è specifica per il mio trayon ma non capisco 
perche il montaggio non debba risultare perfetto.   :-( 
 
 


 
Non sono distanze Alessio, è l'escursione in pollici dell'oculare. 
(.25-0.5-0.75-1)
Sta a te poi segnare, su tabella a parte, a quali altezze dell'oculare 
corrispondono le tue distanze di tiro
 
Ciao
Sandro

 corrispondono le tue distanze di tiro
 
 
Ahhh ecco! Adesso mi č tutto piů chiaro, č da stamattina che ci sto 
sbattendo la testa... :-)
Non sň come ringraziarti  ;-)
 
Ciao 
 
 

 
http://s7.imagestime.com/out.php/i702201_diottra1.jpg
 
 
 
Rimane il secondo problema indicato in precedenza ovvero gli spessori per 
far rimanere a 90 gradi l'asticella della diottra con la canna del fucile. 
Piů che altro č che il fucile perde esteticamente, possibile che pedersoli 
non abbia considerato una giusta inclinazione ? 
 
 


 
Scusa, ma la diottra deve stare a 90° con la canna, mica col calcio ;-)
 
 
Riciao
Sandro

 Scusa, ma la diottra deve stare a 90° con la canna, mica col calcio ;-)
 
 
Si, infatti senza gli spessori che vedi in foto non rimane a 90 gradi 
ammenoche non la forzo in avanti ma così facendo oltrepasso il punto di 
bloccaggio automatico.
 
 


 
Da quello che si vede in queste foto:
http://shop.davide-pedersoli.com/scheda-prodotto.asp/idpr_112/idt_2/linea_2/fucile-tryon-match.html
 
 
http://ro.armiusate.it/catalogo/257/Repliche-Avancarica/id/142041/PEDERSOLI-TRYON-MATCH-(LIBERA-VENDITA).html
 
 
la diottra montata ha una base diversa da quella che hai tu, non vorrei 
ce ne fosse una fatta apposta per quella inclinazione di calcio.
Prova  a sentire il produttore...
 
Ciao
Sandro


Io ho un tryon con diottra. Ma è una diottra completamente diversa. Sei
sicuro che la tua sia del modello giusto per il tuo fucile? 
 
 
-- 
Io non gufo l'Inter. Le spacco le corna.

 
 
"Alessio"  ha scritto nel messaggio news:jnk9r9$v2r$1...@speranza.aioe.org...

Ho l'impressione che la tua diottra non sia adatta al tuo fucile.  E' la più 
economica di quelle che commercializza Pedersoli, ne ho una montata sul mio 
Sharp e che deve essere senz'altro sostituita, ed è costruita in maniera 
approssimativa e con regolazioni sull'orizzontale aleatorie e difficili da 
fare con precisione. Oltretutto mi sembra un po' carente come escursione 
verticale.    Quella montata su mio Sharp possiede questa  regolazione  con 
un'escursione che parrebbe doppia della tua. E considera che il mio fucile 
possiede una radenza indubbiamente maggiore del tuo, per cui probabilmente 
ti troverai in difficoltà nelle  regolazioni per tiri a lunga distanza, se 
ne farai.  Il consiglio è di parlare con Pedersoli, esponendogli il problema 
ed acquistare una diottra adatta e più performante.
Ciao
 
dodi
 

 dodi
 
Chiedi prima se devi pagare anche per la risposta...:-(((
 
-- 
desaix
 

 dodi
 
Chiedi prima se devi pagare anche per la risposta...:-(((
 
-- 
desaix
 
 
 
Vero...saggio consiglio..:-)))
 
dodi 
 

 performante.
 
Rispondo a te e ad altri che hanno risposto al mio post, la diottra che ho 
montato è quella indicatomi da pedersoli assieme ad un altra (universale) 
molto più costosa. Il fatto è che come centro fori sulla base è perfetta, 
forse è una diottra che va adattata al fucile ed è per questo che 
l'inclinazione rimane un pò ampia, cmq potevano anche dirmelo dico io... 
Oggi ho provato a metterla pefettamente in linea con la canna ed ho stretto 
la vite dello snodo, pare che si blocchi abbastanza ma ovviamente c'è da 
provare allo sparo per vedere se si muove. Riguardo all'alzo penso che per 
me vada bene perchè le linee di tiro del poligono che frequento arrivano 
massimo a 200 metri e non sò nemmeno se il passo dirigatura del mio tryon 
(1:48) mi permette tiri precisi a quella distanza...
 
Cmq ringrazio a tutti per le risposte
 
 
 


 
 
Scritto ieri per la deringer che tira alto e fino a stasera non è arrivata 
risposta...
 
Vedremo... 
 
 

 
http://s7.imagestime.com/out.php/i702201_diottra1.jpg
 
 
 
Risolto il problema :-)
 
Ho smontato la base dalla diottra e l'ho girata, poi ho rimontato il tutto 
ed ora è perfettamente allineata a 90 gradi con la canna del fucile.
 
Saluti
Alessio 
 
 


 
Buona soluzione, complimenti!
Forse era montata al contrario dalla fabbrica, vai a sapere...
Ciao
Sandro

 Sandro
 
 
Lo penso anche io...  ;-)
 
Ciao 
 
 

 
 
"Alessio"  ha scritto nel messaggio news:jnpgs0$u75$1...@speranza.aioe.org...
 
 
 
Risolto il problema :-)
 
Ho smontato la base dalla diottra e l'ho girata, poi ho rimontato il tutto
ed ora è perfettamente allineata a 90 gradi con la canna del fucile.
 
Saluti
Alessio
 
 
Molto bene...La felicità è spesso dietro l'angolo..:-)))
 
dodi