Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: consiglio su errori a lunga posa

Ciao di nuovo, come al solito ho un problema... staziono la montatura
mattendola in bolla, centro la polare al centro del cannocchiale
polare (ho solo il crocicchio senza la posizione per la stella polare)
metto la reflex a fuoco diretto (1000mm) accendo il moto orario senza
nessun controllo aggiuntivo e senza autoguida ovviamente, scatto e non
tocco più nulla, il mio dubbio è:  è normale che in 5 minuti di posa
si noti già molto bene l'elongazione delle stelle dovute ad un non
perfetto inseguimento? 
Capiamoci, sto solo imparando, comunque il cercatore è in asse, la
montatura è una EQ5, telescopio bilanciato sia in dec che in ar, la
messa in bolla è fatta con una bolla tonda inserita nella testa
equatoriale, unica domanda che ora mi interessa è capire se in queste
condizioni già si deve vedere l'elongazione o se invece ho delle
torsioni da qualche parte, appena il tempo (metereologico) me lo
permette faccio altre prove, e provo altri metodi più precisi di
stazionamento.
Grazie a chi mi risponde e ovviamente i consigli sono sempre ben
accetti

 accetti
CS
Armando

 ha scritto nel messaggio 
news:p0smp1dmk7dg14lop...@4ax.com...


 le fotografie?
1000mm
Armando

 ha scritto nel messaggio 
news:dnfrlo$rai$1...@area.cu.mi.it...


 Davide
Cieli sereni
Armando

Scusa ma perché metti la montatura in bolla? Non ne vedo il motivo...
neanche io, ma sai comè, ad alcune cose sono affezionato

 neanche io, ma sai comè, ad alcune cose sono affezionato
La messa in bolla serve solo se si intende utilizzare un cannocchiale
polare dotato di reticolo che indichi la posizione della polare rispetto
all'asse del cannocchiale E se si intende stazionare la montatura
posizionando la polare entro il cerchietto indicato dal reticolo.
In altri termini la posizione della polare (rispetto al Polo Nord)
indicata dal reticolo deve essere corretta al momento dello
stazionamento e, per esserlo, intendendo usare i dischi orari, è
richiesto che la montatura sia in bolla.
Hai comunque controllato che il crocicchio del reticolo sia in asse col
cannocchiale polare?
Cieli sereni
Armando



Grazie della spiegazione, erano cose che sapevo in modo
approssimativo, comunque sto leggendo diversi articoli in internet,
così mi faccio un po di cultura e la prossima volta staziono il
telescopio meglio, il fatto è che ritenevo (sbagliando ovviamente) che
una volta messa in bolla la montatura, e centrata la polare nel centro
e non nel cerchietto, l'errore fosse trascurabile per pose brevi come
quella che volevo fare io (300 sec x 1000mm). Per rispondere alla tua
domanda; il centro del crocicchio è in asse con il cannocchiale
polare, e ha anche il cerchietto per la posizione della polare, ma non
ho trovato ancora una pagina che mi spieghi come tararlo, percui per
non rischiare di raddoppiare l'errore avevo messo la polare nel
centro. 
Grazie ancora 

 ha scritto nel messaggio 
news:u6onp11dun7qi6jad...@4ax.com...


EmilianoDG ha scritto:

Ciao Emiliano,
una posa di 5 minuti è fattibile con una focale da 1000 mm ed una buona montatura, sul campo dei 35 mm della pellicola.
Il cannocchiale polare, per quanto ben messo in asse con l'ascensione retta, lascia sempre qualche dubbio sul risultato finale a causa di possibili flessioni e torsioni varie nelle parti meccaniche che si trovano tra il cannocchiale polare e la superficie della pellicola (o del sensore ccd).
Ritengo che il miglior metodo di valutazione di una buona messa in stazione sia quello di montare tutto ed applicare il metodo della deriva (Bigourdan).
Non mi dilungo su come si fa perchè basta cercare su google la parola "bigourdan" per trovare tutte le informazioni necessarie.
Se utilizzi una fotocamera digitale puoi controllare l'andamento della deriva eseguendo delle riprese cadenzate ogni 5-10 secondi e valutando lo spostamento in declinazione di una stella.
Se invece utilizzi una fotocamera tradizionale dovrai eseguire il Bigourdan con un oculare, ma così rischi di perdere lo stazionamento nel momento in cui smonti l'oculare per attaccare la fotocamera, visto che dovrai anche intervenire sul bilanciamento (contrappesi in AR e spostamento telescopio in DEC).
Per questo è conveniente munirsi di un flip mirror ed eseguire il Bigourdan con la fotocamera già montata ed un oculare laterale per il controllo della deriva.
Spero di esserti stato utile.
Gianni Benintende
www.astrogb.com

 Grazie ancora 
Cieli sereni
Armando

On Sun, 11 Dec 2005 14:40:16 GMT, Armando <a.b@c.d> wrote:
Sto ancora digerendo quello che hai scritto, in questi giorni non ho
molto tempo purtroppo...
Ho trovato in intenet questa pagina che spiega in maniera dettagliata
e con figure come tarare il cannocchial epolare... sembra fatto bene
http://www.puntoottica.com/Pg-astro-aster03.htm
grazie e cieli sereni... ma ci spero poco