Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: Strumenti di misura - "taratura" temperatura

Stiamo per acquistare un datalogger che registra l'andamento della
temperatura all'interno di un forno di vulcanizzazione.
Chiedevo fra me e me , come tarare uno strumento di misura del genere,
visto che non mi sono mai capitati sotto mano strumenti similari.
In base alla vs. esperienza, come potrei ottemperare alle richieste della
normativa UNI EN ISO 9001:2000 ed allo stesso tempo tenere sotto controllo
l'attrezzatura di controllo ?
"dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature
devono essere tarate o verificate ad intervalli specificati o prima della
loro utilizzazione , a fronte di campioni internazionali o nazionali;
qualora tali campioni non esistano, devono essere registrati i criteri
utilizzati per la taratura o la verifica"
-- 
(27,ą105,BS)
AR 156 1.9 Jtd My98 162k km
Modello "932"
Togli NOSPAM per invio-mail

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2005.05.06....@yahoo.it...


 riferimento...o la sto complicando troppo?
Oppure, verificare separatamente la misura della temperatura (magari tramite 
un mezzo di confronto a temperatura costante) e del tempo (un confronto con 
un segnale orario o con un orologio Internet),
Salůt
SLi 

 un segnale orario o con un orologio Internet)
allora, lo strumento č un data-logger (questo
http://www.grantdataloggers.com/oven2.shtml
 )
e mi arriva a fine maggio/inizio giugno; ho sentito il fornitore , che
deve informarsi circa qs. procedure di taratura.
Per snellire il tutto,potrei confrontare il data logger con un altro
termometro (di quelli portatili, tipo Fluke) -per la temperatura- e con
un cronometro digitale -per il tempo- e stabilire quali siano le
tolleranze che io accetto in qs. misurazioni.
(l'unico dubbio č che sia termometro portatile che cronometro digitale
sono dotati di certificato di prova...)


 sono dotati di certificato di prova...)
Infatti, ciò che ho detto eviterebbe i certificati.
Il segnale orario della Rai (piuttosto che l'orologio internet del Galileo 
Ferraris che è in rete) è universalmente riconosciuto come riferimento per 
il tempo.
Per la temperatura,  puoi utilizzare ghiaccio fondente (0°C) o acqua 
bollente (100°C) per la taratura, se le approssimazioni del tuo sito di 
prova sono compatibili con la precisione a te necessaria. Per precisioni 
maggiori (
p.es
. il decimo di grado) hai bisongo di una certificazione per 
operare per confronto.
Salùt
SLi 

 bollente (100°C) per la taratura,
Trattandosi di un forno, credo che la temperatura di esercizio dello 
strumento sia molto più alta di 100 °C, quindi tarare (stabilire 
l'approssimazione) e calibrare (adattare l'indicazione alla tara rilevata) 
con l'acqua bollente potrbebe rivealrsi non affidabile.
Ricordo però che al corso di Tecnica delle Costruzioni il professore mi 
disse che la temperatura delle catene in ferro scaldate per allungarle, 
inchiavardarle e poi farle "tirare" la struttura (800 - 900 ° C), veniva 
stabilita usando sostanze diverse (a seconda della temperatura) che 
fondevano al momento desiderato ... fosforo? Alcuni sali minerali? Non 
ricordo.
--
as 

 con l'acqua bollente potrbebe rivealrsi non affidabile.
Infatti il ciclo si stabilisce sui 200°c ; boh, vediamo che dicono gli
esperti del mio fornitore :P
-- 
(27,±105,BS)
