Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: Dubbi sulle ottiche...

Salve...
Avrei un quesito da sottoporvi, al quale non riesco ancora a trovare
risposta.
Possiedo da pochi giorni un Celestron G8, in queste sere ne ho
approfittato per effettuare qualche star test per verificare la bontà
delle ottiche e il grado di collimazione delle stesse.
SI è verificata però un fenomeno curioso (e anche preoccupante)
osservando le centriche sfuocate ad altyi ingrandimenti di una stella
luminosa.
Gli SC vanno portati ben in temperatura, ed è facile notare una piuma
di calore "Luminosa" che sale verso l'alto, a causa delle correnti
convettive all'interno del tubo.
Il problema è che questa "colonnina" luminosa, varia si di forma e
intensità nel tempo, ma non accenna a sparire nemmeno dopo 4 ore di
acclimatazione! Ora sto cercando di capire se questa formazione ruota
insieme al tubo o rimane sempre perpendicolare al terreno.
Temo che si tratti di un difetto delle ottiche, ma non se sono certo.
In questo caso sarebbe assai strano, perchè non corrisponderebbe a
nessuna aberrazione ottica comunemente conosciuta.
Sfuocando nel senso inverso il fenomeno si manifesta come una tenue
macchia scura sul lato opposto del disco sfocato.
Ho effettuate delle riprese (scarse) del fenomeno, potete osservarle a
questo indirizzo:
http://astrolab.altervista.org/star2.jpg
(alcune centriche sono "tagliate" per errore mio, non per eccessiva
scollimazione delle ottiche, che vanno ancora comunque collimate).
Sarei motlo grato a chi potesse spiegarmi il fenomeno (sopratutto chi
possiede uno strumento come il mio), se devo preoccuparmi e rimandare
immediatamente indietro il tubo ottico oppure accettare il fatto come
naturale.
Non so più cosa pensare... :)
Grazie mille
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:edbddf98.03110...@posting.google.com...

Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org

 Temo che si tratti di un difetto delle ottiche, ma non se sono certo.
Non lo è,stai tranquillo!
Saluti
Franci Michele
PS.Togli NONSPAM per rispondermi

Grazie per le risposte, sono rassicuranti (sperem)...
Stasera comunque proverò ad osservare una stella a sud, magari Altair
e poi Sirio (alle 4.00), in modo da poter osservare lo stesso oggetto
con il tubo ruotato da una parte o dall'altra della montatura, così
potrò verificare abbastanza facilmente se il pennacchio segue la
rotazione delle ottiche o meno.
(magari senza usare il diagonale che può confondere se si riflette
sulle, appunto, riflessioni dei raggi luminosi).
Grazie ancora, vi farò sapere ;)

 ha scritto nel messaggio
news:edbddf98.03110...@posting.google.com...


Fatto, ho provato su Altair e Vega..
In sostanza... allineo la diagonale con un punto scelto sulla carcassa
del tele.. ossservo la stella e vedo dov'è il pennacchio, circa verso
l'alto. Poi ho ruotato la montatura insieme al tubo (osservando
insomma con il tubo dalla parte opposta alla montatura), ed ho ruotato
diagonale+barlow di 180° (il più preciso possibile)... risultato: lo
sbuffo è sempre verso l'alto (circa).. cosa ne dite, posso
tranquillizzarmi ora?
Ho fatto anche l'altro... ho provato a coprire con un foglietto di
carta parte dell'apertura, in alto.. in entrambio i casi l'ombra
andava a cadere sopra lo sbuffo... un conferma ulteriore che non c'è
un problema reale alle ottiche?
Inoltre mi sono basato anche sulla figura scollimata.. in una caso lo
sbuffo è dalla parte più stretta del disco.. nell'altro caso è dalla
parte più larga del disco.
Mi è venuto un solo dubbio però.. la mia diagonale riflette l'immagine
in alto-basso, quindi le lo sbuffo si vede in alto.. dovrebbe essere
corretto no? visto che di per se lo schema SC mi ribalta già lui
l'immagine in alto-basso.
Lo sbuffetto è si in alto, però non esattamente perpendicolare al
terreno! è ruotato di poco poco in un senso.. però se conti che la
diagonale non riflette destra sinistra (credo, guardando gli oggetti
in casa non lo fa) e che Altair ora (18.30) non è propriamente a Sud..
dovremmo esserci giusto?
Insomma sto ben sperando.. il primo test dovrebbe confermare il fatto
che di problemi non ce ne siamo.
Ho testato su Vega ed il risultato è lo stesso. Anche se Vega non è
sud ho rimediato allineando la montatura con Vega stessa, come se il
sud fosse "migrato" esattamente sopra Vega.. :)
Adesso sono più tranquillo.
Solo una cosa.. mi sembra lo stesso strano però la persistenza di
quella formazione (lo sbuffo e la "lacuna" scura dalla parte opposta
sfuocheggiando al contrario).
Riuscirò a trovare serata senza quel "pennacchio" ? ehehe... accidenti
se 3-4 ore non bastano per acclimatare lo strumento..
Grazie ancora per tutti i consigli che avete saputo darmi, alla
prossima ;)
Marco

 luminosa. ecc.. ecc..
Anche io ho uno SC da 8 pollici Meade e posso dirti una cosa. Inutile
cercare lo star test da manuale con uno SC.
Si possono ottenere dei risultati discreti si, ma non la perfezione.
Io sono anni, che ogni tanto provo a rifare la collimazione ma..... non e'
certo la configurazione ottica adatta ad uno star test perfetto. Quello si
ottiene con un rifrattore.
Il tuo problema specifico a me non succede, ma semplicemente non riesco ad
ottenere la puntiformita' perfetta delle stelle, anche se, apparentemente lo
sfocamento intra ed extra focale e' abbastanza ok.
Comunque se c'e' qualcuno che vuol commentare quanto ho detto, ogni
consiglio e' ben accetto.
Pat