Newsgroup: it.scienza.astronomia.amatoriale
Titolo: [Autocostruzione] Il mio Newton 8" f/6

Ciao a tutti.
Vi posto un link dove potete vedere lo stadio di avanzamento
nalla costruzione del mio Newton 200mm f/6
Appena procedo con nuove foto ve le metto on line!
Ecco il link!
http://synergia.altervista.org/telescopio.html
Ciao a tutti!

 
http://synergia.altervista.org/telescopio.html
Sembra un buon progetto, l'unica cosa che personalmente cambierei è il
fissaggio del secondario, eviterei l'incollaggio a favore di un vincolo
meccanico.
Inoltre - visto che per il tubo hai optato per il PVC - credo sia il caso
di prevedere 2 anelli metallici di irrigidimento da mettere alle estremità
del tubo, anche a costo di rinunciare agli smontaggi rapidi delle ottiche
che hai previsto nel progetto.
Tutto IMHO ovviamente
M.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Tutto IMHO ovviamente
Mi fa piacere sentire punti di vista in quanto mi fanno riflettere sul fatto
che certe "idee" di miglioramento (vedi ipotesi di incollaggio del
secondario...) siano solo mie suposizioni oppure se altri costruttori la
pensano ugualmente.
;-))

--> "S" == SynergiA  <sono io@che bello . it> writes:
S> In altre parole ho optato per l'incollaggio (nastro biadesivo
S> morbido) piuttosto che ad un instabile aggancio meccanico mal
S> realilzzato.
Forse sarebbe meglio del silicone  non acido: un sottile anello di sili-
cone attorno al bordo (non troppo  vicino o deborda), due o tre feltrini
o sugheri autoadesivi  all'interno che fanno spessore, e  poi ci appoggi
sopra il secondario  e lo lasci li` tranquillo per  24 ore (in posizione
orizzontale,  ovviamente,  se  non  vuoi  vederlo  scivolare  giu`  pian
piano...).
Se il secondario ha uno spessore  adeguato (6-10 mm, a seconda delle sue
dimensioni) il silicone non lo deforma,  lo tiene su senza problemi e se
un domani  lo devi staccare basta  solo tagliare attorno al  bordo e poi
usare un buon  "cutter" e/o gli appositi solventi  (con cautela: c'e` l'
alluminatura...).
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
Sito Web: 
http://edmundhalley.it
 
E-Mail:   info <at> 
edmundhalley.it
 - aabv <at> 
libero.it

 alluminatura...).
Ha uno spessore di 6mm circa come ipotizzato, tuttavia continuo a rimanere
dell'ipotesi, visto il peso molto basso, che non serva un incollaggio così
decisivo sul secondario... anche se sono consapevole che il caldo intenso
potrebbe far "scollare" il tutto. Credo lo terrò in "prova" per un bel
periodo per verificarne la stabilità.
Per ora intendevo operare nel seguente modo:
- incollaggio sul fondo del secondario di un cartoncino rigido, dalle
dimensioni identiche allo specchio, con "centratura" millimetrata su un
lato.
- fissaggio dello specchio secondario al "ragno" usufruendo della
"centratura" che mi permette di fisarlo in modo millimetricamente esatto.
Poi comunque vi saprò dire quando comincierò l'incollaggio dello specchio
(che è l'ultima cosa che verrà fatta).
Ciao e grazie del suggerimento.

 In altre parole ho optato per l'incollaggio (nastro biadesivo morbido)
Per le "prove libere" va anche bene il biadesivo mentre per quanto riguarda
la durata nel tempo non so, temo serva qualcosa di più tenace, altrimenti
rischi di perdere il secondario...
la temperatura di funzionamento di un telescopio è abbastanza varia e questo
potrebbe deteriorare la colla
Il silicone - come descritto da L. Polo va bene se le superfici di contatto
sono abbastanza ruvide
ciao
Roberto
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Complimenti per la pazienza.
"SynergiA" <sono io@che bello . it> ha scritto nel messaggio
news:DOBuc.29179$Wc.10...@twister2.libero.it...
