Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: processo speciale

Ho un processo speciale di termoformatura PVC su pannelli in legno. Il
fattore determinante in questa lavorazione è la temperatura che devono
raggiungere le termocoppie presenti nella macchina termoformatrice.
Il problema è riuscire a tarare le termocoppie presenti nella macchina , in
quanto la struttura lavora in depressione e quindi non è possibile inserire
nessuna sonda.
Visto l'impossibilità tecnica, opterei per farmi rilasciare dalla casa
costruttrice una dichiarazione in cui venga esplicitato quanto sopra
descritto.
Tuttavia ,visto che si tratta di un processo speciale, è sostenibile la
validazione ricorrendo a prove di tenuta del PVC ( sul prodotto
finito )presso laboratori certificati ? Se si, con quale frequenza dovrei
secondo il Vs parere rinnovarli?
Grazie
Cesare

 secondo il Vs parere rinnovarli?
Valuterei la frequenza di taratura delle termocoppie! Se le termocoppie le
devo tarare ogni lotto punterei ad avere il sistema di validazione in casa
per ovvi motivi; se posso permettermi di ripetere la taratura ogni anno
allora posso rivolgermi a dei laboratori specializzati.
Esperienza personale: Nel settore dell'imballaggio dovevamo verificare la
tenuta delle saldature eseguite sui tubetti di plastica (tipo quelli dei
dentifrici, crema per le mani... ecc...), non tanto per un problema di
taratura della saldante quanto per variabilità delle caratteristiche del
materiale (diversa mescola del PVC e diverse velocità operative della
macchina che portavano ad avere temperature di saldatura differenti), prove
comunque distruttive. L'apparecchiatura si riduceva solo ad un regolatore di
pressione a n bar e ad un timer che insufflava aria nel tubetto chiuso per
tot tempo... se non scoppiava la saldatura, era ok.
Se ti posso essere utile scrivimi in privato.
Ciao!
Francesco

 Ho un processo speciale di termoformatura PVC su pannelli in legno. Il
[CUT]
Scusami, vorrei fare una rettifica.
Mi hai parlato di termoformatura e mi è venuto in mente (erroneamente) il
sufflaggio delle bottiglie di plastica... in effetti penso di essere stato
precipitoso nella risposta.
Potresti essere un pò più dettagliato sul tuo processo?
Ciao!
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:blfhk6$3uh$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 [CUT]
Non so se stai puntando il dito contro le termocoppie per un qualche motivo
o meno; se esistono delle registrazioni circa i metodi e i materiali usati
nella produzione guarderei come sono stati costruiti i lotti incriminati per
valutare se è stato modificato qualche parametro: colla dello stesso
produttore? il produttore della colla ha modificato la composizione (o
magari lo stabilimento di produzione)? il PVC ha cambiato mescola e quindi
le sue caratteristiche si sono alterate? l'utilizzo dei pannelli incriminati
ha qualche comune denominatore?
Dall'esterno è veramente difficile farsi un'idea; fossi in te guarderei
ulteriormente le registrazioni dei lotti.
Se proprio punti sulle termocoppie, ti segnalo che in 12 millimetri di
termocoppie ce ne stanno parecchie, anche perché quelle che usavamo per il
profilo di temperatura dei reattori EPI erano dei fili lunghi un metro e
mezzo e spessi max 1,5 mm... insomma, se proprio devi fare una cosa del
genere una soluzione si trova. Puoi provare a sentire la Gefran Sensori di
Provaglio d'Iseo per questo.
Ciao!
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:bli3f9$cnt$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 vassoio e letta quando esce il pannello , ma non so dove pigliarla)
Per la taratura delle termocoppie nulla (spero) ti vieta di estrarle dalla
loro sede e fare una taratura a n punti in laboratorio. Sei cosě sicuro
della buona lettura del sensore. Per fare un profilo di temperatura in linea
dovrei esaminare la struttura della macchina per farmi venire idee in mente.
Esistono in commercio dei bollini adesivi per valutare la temperatura
massima di un corpo, ma non penso proprio facciano al caso tuo.
Hai valutato condizioni particolari di utilizzo dei pezzi difettosi?
Ciao.
Francesco