Newsgroup: it.scienza.ambiente
Titolo: Misure N.I.R.: come si considerano gli errori di misura???

Non lo sapremo mai!
Nessuno e' cosi' pazzo da tirarsi dietro 5257 righe di testo per
saperlo. Evidentemente qualcuno non conosce le regole di invio
messaggi ai nngg. 
Nel caso: niente immagini, attach o cose del genere!
Ciao, Francesco

Sarei enormemente grato a chi ha la capacità (e spero la voglia) di
togliermi alcuni dubbi su come si
considerano i diversi tipi di errori indicati nel data sheet (di seguito
allegato) del misuratore a larga
banda di campo elettrico EMR-20.
1° dubbio: per trovare l'errore globale devo fare la radice quadrata dei
quadrati dei diversi errori
(absolute error, linearity, frequency response, isotropy deviation),
dopo averli convertiti da decibel a
valori numerici ( 10^(errore in dB/20) )?
2° dubbio: come si vede dai dati allegati, l'errore di linearità cambia
in relazione al valore di campo
elettrico misurato (mi sembra impossibile che ci sia un salto da 1dB a
3dB!!Qualcuno non diceva che
in natura non ci sono "salti"!!), quindi se l'errore è riferito al
valore vero, come faccio a sapere se sto
misurando un piccolo valore di campo, ma con un grande errore positivo,
oppure un valore più
grande di campo, ma con un più piccolo errore di misura negativo: ci
deve essere una fascia
d'incertezza data da 2,499999 x Emax nella quale non posso essere sicuro
di  quale errore c'è?
3° dubbio: sommando gli errori come indicato al primo punto, trovo
percentuali di errore ben
superiori al 100%, quindi considerando che il limite è 20V/m se io
misura 9V/m potrei anche aver
superato il limite di legge, a questo punto qualcuno potrebbe
consigliarmi (se avessi i $$$) di effettuare
una misura in banda stretta, ma mi è stato detto che anche con questa
procedura è ben difficile stare al
di sotto dei +-5 dB di errore?
Dopo tutti questi dubbi, mi viene vogli di dimenticarmi di tutto e
prendere come vero il valore letto....
non sarà mica quaesto il sistema giusto, o perlomeno quello pensato da
chi a partecipato alla stesura
della legge!!! (nel mio caso la legge regionale del Piemonte 1989)
Un grazie anticipato
Ivan Cerato
Specifications* of the Radiation Meters EMR-20, EMR-30
Radiation measurement
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
electrical field (E)
Frequency range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kHz to 3
GHz
Specified measurement principle digital triaxial measurement
Directional pattern . . . . . . . . . . . . . . . isotropic,
3-dimensional
Measurement range. . . 1.0 to 800 V/m, 0.0027 to 1700 W/m^2
Range selection . . . . . . . . . . . . . . one single continuous range
with 460 dB dynamic
Display resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 0.01 V/m
Absolute error at 27.5 V/m and 27.12 MHz . . . . . . . . . . +/-1 dB
Linearity referred to 27.5 V/m
and 27.12 MHz. . . . . . . . . . . . . . +/-1.0 dB from 2.5 to 800 V/m
+/-3.0 dB from 1 to 2.5 V/m
Frequency response:
EMR-20/-30 with consideration
of typical CAL factor . . . . . +/-1.0 dB from 100 kHz to 100 MHz
+/-2.4 dB from 100 MHz to 3 GHz
Isotropic deviation
Field sensor only . . . . . . . . . . . . . . typ. +/-0.5 dB for f >1
MHz
Field sensor plus
radiation meter . . . . . . . . . . . . . . . . typ. +/-1.0 dB for f >1
MHz

 della legge!!! (nel mio caso la legge regionale del Piemonte 1989)
Visti i fattori di sicurezza rispetto elle norme ICNIRP e ANSI, direi 
che un errore di un fattore 2 in potenza (1.4 in ampiezza) e'
irrilevante. 
Non conosco la legge specifica, ma e' raginevole indicare una procedura 
di misura e dar per buono il valore letto, mettendo un fattore di 
sicurezza adeguato nel limite. 
Mi sembra, dalle specifiche, che sia difficile fare misure piu' accurate 
di cosi'. Puoi usare un misuratore di campo da laboratorio, ma sono 
costosi, difficili da usare, e non isotropici (quindi devi fare misure
in tutte le direzioni e trovarti il massimo a mano). E comunque sotto
il dB difficlmente ci arrivi. 
-- 
Gianni Comoretto      			Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
gcomo...@arcetri.astro.it
		Largo E. Fermi 5 
http://www.arcetri.astro.it/~comore
	50125 Firenze - ITALY