Newsgroup: it.hobby.armi
Titolo: 45 acp

Ciao a tutti, io adoro le cartuccie e vorrei tenerne una da 45 scarica.
Come posso fare per togliere l'innesco e vuotarla  senza togliere la palla
(si graffierebbe)e sopratutto senza correre il rischio che mi si scoppi in
faccia?
Ciao e grazie

 ha scritto nel messaggio
news:o%DZb.21409$Kc3.6...@twister2.libero.it...

se non hai un porto d'armi non puoi acquistarla e detenerla carica per poi
scaricarla
perciň ti conviene cercare un'armeria che venda cartucce disattivate che son
di libera detenzione.
LMB

 ha scritto nel messaggio
news:o%DZb.21409$Kc3.6...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:mLJZb.23046$FJ6.8...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:mLJZb.23046$FJ6.8...@twister1.libero.it...



Mauro, non volermene ma questa volta Bruno ha ragione!!! :-)))))
E' così che si fa e non ci sono pericoli se il bossolo è in ottone, se è in
ferro è meglio forare su una goccia di schiuma interposta tra punta e
bossolo.
Velocità angolare della punta piuttosto bassa.
Al BNP ogni cartuccia da sparare in canna manometrica, dal 6,35 al 460
Weatherby Magnum viene esattamente forata in questo modo senza alcun
pericolo e credetemi ne hanno forate a milioni. :-))
Ineccepibile anche il consiglio dell'olio spray, è il sistema più sicuro ed
efficace nonchè permanente per disattivare l'innesco.
Ciao Bruno. :-))
Cordialità
                      G.G.

 ha scritto nel messaggio
news:_8PZb.23044$Kc3.6...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:kYOZb.23717$FJ6.8...@twister1.libero.it...


 wrote:

E perchè vengono forate prima di essere sparate nella canna manometrica?
p.s. come faremmo senza di te? :-)
-- 
"Rev. Maeljin is a merry fellow;
Dull black his Glock is, and its brass-jacketed rounds are yellow."
Universal Life Church Minister, ordained December Seventh 2001

 ha scritto nel messaggio
news:qT0_b.25089$FJ6.9...@twister1.libero.it...


 p.s. come faremmo senza di te? :-)
Vediamo di semplificare pur rendendolo comprensibile questo discorso.
La rilevazione pressoria in canna manometrica avviene attualmente
attraverso un trasduttore piezoelettrico, costituito da un cuore in quarzo.
Il quarzo ha la particolarissima caratteristica di generare una leggera
tensione elettrica quando sottoposto a compressione, questa tensione è
legata direttamente al livello di compressione applicata al quarzo stesso.
Questa particolarità viene sfruttata nella rilevazione pressoria e nella
fattispecie in quella delle cartucce in canna manometrica.
Le cartucce vengono esplose in un vero e proprio cannoncino monocolpo
dotato di caratteristiche di spessore e chiusura di culatta robustissime
ed atte a fronteggiare anche notevoli sovrapressioni in cui possono essere
installate di volta in volta canne intercambiabili nei vari calibri.
Nella camera di scoppio della canna manometrica, ad una quota fissa che
può essere di 17, 25,4 o 30 millimetri dal vivo di culatta è praticato un
foro filettato di alloggiamento del trasduttore con la sua testina
centrale.
Il bossolo di ogni cartuccia da testare, subito prima di essere camerata
per lo sparo deve essere forato, nella esatta posizione in corrispondenza
di questa testina (tramite una mascherina anch'essa in ottone).
Questo per consentire al trasduttore di rilevare la pressione direttamente
senza interposizione di pareti metalliche.
Allo sparo la pressione sviluppata in camera di combustione viene
applicata oltre che sulle pareti del bossolo, anche sulla testina del
traduttore che indirettamente comprime il quarzo e genera la microtensione
elettrica già detta.
Questa tensione, opportunuamente amplificata e precisamente misurata viene
convertita da un elaboratore in un preciso andamento pressorio che ci
fornisce un picco massimo nonchè una curva grafica che descrive l'intero
integrale della curva pressoria originata dalla combustione della carica
del propellente.
Negli USA sono utilizzate anche rilevazioni tramite trasduzione
tangenziale alla canna e tramite estensimetri o Strain Gauges applicati
all'esterno della camera di scoppio, che non richiedono quindi la
perforazione del bossolo; sono tuttavia metodi giudicati come molto meno
precisi.
In passato la rilevazione veniva effettuata con il metodo " Crusher" 
tramite lo schiacciamento di un apposito cilindretto in rame vergine
introdotto nel trasduttore applicato nel medesimo modo alla camera di
scoppio, la pressione seguente allo sparo comprimeva la testina che
causava un deformazione per schiacciamento del cilindretto in rame.
La rilevazione micrometrica della deformazione del Crusher in rame forniva
in base ad una tabella fornita dal produttore dei crusher la misura
precisa della pressione rilevata.
Spero di essere stato chiaro e non troppo noioso.
Cordialità
              G.G.
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Chiaro come il sole e mai noioso, non ti preoccupare. :-)
