Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Termometri a mercurio

In questi quattro giorni d'influenza che mi hanno vista costretta a letto ho
avuto a che fare spesse volte col mio termometro a mercurio.
Finché si tratta di rilevare la febbre, sono abbastanza preparata in
proposito. La domanda è: quando devo rilevarla nuovamente e quindi
riaccorciare la colonnina di mercurio, come mai lo devo scuotere con forza
nel modo caratteristico?
Grazie.
S.

 nel modo caratteristico?
Perché si tratta di un termometro a massima. Possiede una strozzatura tra il
bulbo e la colonnina, in modo che non si riabbassi quando te lo togli.
Per farlo ritornare utilizzabile devi quindi scuoterlo, utilizzando
l'inerzia del mercurio.
ciao
--
Danilo Giacomelli
------------------------------------------------------------------------
Vecchio č colui che ritiene di non aver
piů nulla di importante da imparare
------------------------------------------------------------------------

 S.
Il termometro a mercurio *per uso clinico* ha una strozzatura,
ben visibile, tra il bulbo e l'inizio del capillare.
Quando il mercurio si espande sale nel capillare,
ma quando diminuisce di volume perchč il bulbo va raffreddandosi
non riesce piů a ritornare nel bulbo stesso, segnando cosě
la temperatura massima.
L'unico modo per farlo tornare nel bulbo č la forza centrifuga
che applichi quando lo scuoti con la mano.
Buona guarigione!
--
Alberto Marturini
alberto....@mail.com
Milano
home page:  
http://members.xoom.it/amarturini
mirror:         
http://members.xoom.com/amarturini
-- 
Posted from 
tlvsdy.vim.tlt.alcatel.it
 [194.243.74.244] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 S.
Quando ti metti il termometro devi aspettare un certo tempo prima che
raggiunga la temperatura della tua pelle.
Allo stesso modo si dovrebbe aspettare del tempo prima che la colonnina
si riabbassi una volta tolto.
In oltre mi pare che ci sia una strozzatura tra il bulbo che contiene il
mercurio e la base della colonnina fatta a posta per rallentare la
discesa del mercurio in modo di dare il tempo di leggere la giusta
temperatura.
Una volta fatta la lettura scuotendo il termometro forzi il mercurio a
tornare nel bulbo.
ciao

Grazie.
Perchè alla base il bulbo ha una strozzatura che impedisce al mercurio
di tornare nella posizione iniziale dopo che ti sei provata la febbre.
Mi spiego meno da bestia: tu metti il termometro sotto l'ascella, il
caldino della tua febbre fa dilatare il mercurio che sale e segna,
poniamo 39.5.
(Capperi che febbre da cavallo)
Se non ci fosse la strozzatura il mercurio raffreddandosi scenderebbe
di nuovo, come avviene nei normali termometri per misurare la
temperatura ambientale, mentre tu vuoi che rimanga fisso sulla tua
temperatura.
Scuotendolo lo riporti alle condizioni iniziali.
Ciao e buona guarigione

 Grazie.
I termometri a mercurio per la temperatura corporea
sono cosiddetti "di massima"; mostrano cioe' la
massima temperatura a cui sono sottoposti da quando
sono stati "reimpostati" (scuotendoli appunto).
Si e' scelto di usare termometri "di massima" per avere
una misura piu' precisa. Infatti il corpo umano a 36 o piu'
gradi e', sopratutto nei periodi invernali, magari nelle
case non riscaldate dei tempi andati, notevolmente piu'
caldo dell'ambiente e, anche in pochi secondi, tra l'estrazione
del termometro e la visione si potrebbe perdere qualche
decimo di grado importante per la constatazione dello
stato febbrile.
I termometri di massima funzionano con una strozzatura del
tubicino prossima al suo ingresso nel bulbo. Essa ha la
funzione di "spezzare" la colonnina di mercurio in contrazione
quindi di lasciarla alla sua appunto "massima" espansione.
Per "reimpostare" il termometro bisogna spingere la colonnina
"distaccata" verso il basso applicando ad essa  la forza centrifuga,
che si ottiene scuotendo il termometro.
Saluti
Mino Saccone


perché il capillare che contiene il mercurio ha una strozzatura (anzi, no,
un piccolo rigonfiamento) fatto apposta per spezzare la continuitą del
liquido ed evitare che  la lettura venga alterata dal successivo
raffreddamento e conseguente ritiro del mercurio nel bulbo. Lo scuotimento
per forza centrifuga fa superare al mercurio la discontinuitą e svuota il
capillare.
...auguri per la febbre, spero ti sia passata...


Il termometro a mercurio *per uso clinico* ha una strozzatura,


Direi che agitare in quel modo il termometro clinico (anche quello
ad alcool!) serve per "staccare" il liquido dalle pareti intanto che
esso si sta contraendo, per evitare che la colonnina si "spezzi",
in corrispondenza della strozzatura o forse anche altrove. Poco fa 
ho appunto provato, dopo averlo riscaldato, a mettere il bulbo 
nell'acqua gelata ed e' proprio successo questo.
Sei guarita, nel frattempo?
 Paola Pannuti Pavesi
-- 
Posted from 
mail.netvalley.it
 [212.239.58.131] 
