Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: defibrillatore

Quale schema elettrico di principio sta alla base del funzionamento di
un defibrillatore?

 un defibrillatore?
Guarda qui:
http://www.asur.marche.it/PIPNA/elettro_rosso.htm
Ciao.
Giorgio 

 ha scritto nel messaggio 
news:1145804715.3...@i40g2000cwc.googlegroups.com...


 un defibrillatore?
In ogni apparecchio che deve prima caricarsi e poi erogare un'improvvisa 
scarica elettrica (per esempio anche per il flash della macchina 
fotografica), c'è sempre un condensatore.
Dai un'occhiata qui:
http://www.ulss.tv.it/suem/defprecocev2.pdf
(oppure
http://snipurl.com/pnns
)
p.7
IL DEFIBRILLATORE
Il defibrillatore é un dispositivo in grado di somministrare una scarica 
elettrica controllata ad un paziente perinterrompere un'aritmia cardiaca.L'apparecchio 
è alimentato da una batteria ricaricabile, a rete o a corrente continua a 12 
Volt.I DAE comunemente utilizzati possono ad onda monofasica o ad onda 
difasica.L'alimentazione di funzionamento all'interno dell'apparecchio è del 
tipo a bassa tensione, a correntecontinua; per questo nel caso di 
alimentazione a rete un trasformatore-raddrizzatore provvede a ridurre 
ilvoltaggio ed a raddrizzare la corrente portandola da 220V a 10-16 volt in 
continua.All'interno del defibrillatore si possono distinguere due tipi di 
circuito:- un circuito a bassa tensione di 10-16 V, che interessa tutti le 
funzioni (pulsanti, ecc), il monitor ECG, lascheda contenente i 
microprocessori, ed il circuito a valle del condensatore;- un circuito ad 
alta tensione, che interessa il circuito di carica e scarica dell'energia di 
defibrillazione;questa viene accumulata dal condensatore e può raggiungere 
voltaggi fino a 5000 V.Altre componenti del defibrillatore sono:- la 
resistenza interna dove viene scaricata l'energia già accumulata dal 
condensatore, in seguito a comandomanuale, oppure automaticamente, trascorso 
un certo tempo dalla carica, se l'operatore non ha scaricatol'energia sul 
paziente,- il relais di scarica che in condizioni di riposo chiude il 
circuito elettrodi-monitor ECG, consentendo ilrilevamento del tracciato ECG 
attraverso le piastre adesive; quando viene premuto il pulsante di scarica, 
ilrelè chiude il circuito elettrodi-condensatore permettendo l'erogazione 
dello shock al paziente.
IL DEFIBRILLATOREIl defibrillatore é un dispositivo in grado di 
somministrare una scarica elettrica controllata ad un paziente 
perinterrompere un'aritmia cardiaca.L'apparecchio è alimentato da una 
batteria ricaricabile, a rete o a corrente continua a 12 Volt.I DAE 
comunemente utilizzati possono ad onda monofasica o ad onda difasica.L'alimentazione 
di funzionamento all'interno dell'apparecchio è del tipo a bassa tensione, a 
correntecontinua; per questo nel caso di alimentazione a rete un 
trasformatore-raddrizzatore provvede a ridurre ilvoltaggio ed a raddrizzare 
la corrente portandola da 220V a 10-16 volt in continua.All'interno del 
defibrillatore si possono distinguere due tipi di circuito:- un circuito a 
bassa tensione di 10-16 V, che interessa tutti le funzioni (pulsanti, ecc), 
il monitor ECG, lascheda contenente i microprocessori, ed il circuito a 
valle del condensatore;- un circuito ad alta tensione, che interessa il 
circuito di carica e scarica dell'energia di defibrillazione;questa viene 
accumulata dal condensatore e può raggiungere voltaggi fino a 5000 V.Altre 
componenti del defibrillatore sono:- la resistenza interna dove viene 
scaricata l'energia già accumulata dal condensatore, in seguito a 
comandomanuale, oppure automaticamente, trascorso un certo tempo dalla 
carica, se l'operatore non ha scaricatol'energia sul paziente,- il relais di 
scarica che in condizioni di riposo chiude il circuito elettrodi-monitor 
ECG, consentendo ilrilevamento del tracciato ECG attraverso le piastre 
adesive; quando viene premuto il pulsante di scarica, ilrelè chiude il 
circuito elettrodi-condensatore IL DEFIBRILLATOREIl defibrillatore é un 
dispositivo in grado di somministrare una scarica elettrica controllata ad 
un paziente perinterrompere un'aritmia cardiaca.L'apparecchio è alimentato 
da una batteria ricaricabile, a rete o a corrente continua a 12 Volt.I DAE 
comunemente utilizzati possono ad onda monofasica o ad onda difasica.L'alimentazione 
di funzionamento all'interno dell'apparecchio è del tipo a bassa tensione, a 
correntecontinua; per questo nel caso di alimentazione a rete un 
trasformatore-raddrizzatore provvede a ridurre ilvoltaggio ed a raddrizzare 
la corrente portandola da 220V a 10-16 volt in continua.All'interno del 
defibrillatore si possono distinguere due tipi di circuito:- un circuito a 
bassa tensione di 10-16 V, che interessa tutti le funzioni (pulsanti, ecc), 
il monitor ECG, lascheda contenente i microprocessori, ed il circuito a 
valle del condensatore;- un circuito ad alta tensione, che interessa il 
circuito di carica e scarica dell'energia di defibrillazione;questa viene 
accumulata dal condensatore e può raggiungere voltaggi fino a 5000 V.Altre 
componenti del defibrillatore sono:- la resistenza interna dove viene 
scaricata l'energia già accumulata dal condensatore, in seguito a 
comandomanuale, oppure automaticamente, trascorso un certo tempo dalla 
carica, se l'operatore non ha scaricatol'energia sul paziente,- il relais di 
scarica che in condizioni di riposo chiude il circuito elettrodi-monitor 
ECG, consentendo ilrilevamento del tracciato ECG attraverso le piastre 
adesive; quando viene premuto il pulsante di scarica, ilrelè chiude il 
circuito elettrodi-condensatore IL DEFIBRILLATOREIl defibrillatore é un 
dispositivo in grado di somministrare una scarica elettrica controllata ad 
un paziente perinterrompere un'aritmia cardiaca.L'apparecchio è alimentato 
da una batteria ricaricabile, a rete o a corrente continua a 12 Volt.I DAE 
comunemente utilizzati possono ad onda monofasica o ad onda difasica.L'alimentazione 
di funzionamento all'interno dell'apparecchio è del tipo a bassa tensione, a 
correntecontinua; per questo nel caso di alimentazione a rete un 
trasformatore-raddrizzatore provvede a ridurre ilvoltaggio ed a raddrizzare 
la corrente portandola da 220V a 10-16 volt in continua.All'interno del 
defibrillatore si possono distinguere due tipi di circuito:- un circuito a 
bassa tensione di 10-16 V, che interessa tutti le funzioni (pulsanti, ecc), 
il monitor ECG, lascheda contenente i microprocessori, ed il circuito a 
valle del condensatore;- un circuito ad alta tensione, che interessa il 
circuito di carica e scarica dell'energia di defibrillazione;questa viene 
accumulata dal condensatore e può raggiungere voltaggi fino a 5000 V.Altre 
componenti del defibrillatore sono:- la resistenza interna dove viene 
scaricata l'energia già accumulata dal condensatore, in seguito a 
comandomanuale, oppure automaticamente, trascorso un certo tempo dalla 
carica, se l'operatore non ha scaricatol'energia sul paziente,- il relais di 
scarica che in condizioni di riposo chiude il circuito elettrodi-monitor 
ECG, consentendo ilrilevamento del tracciato ECG attraverso le piastre 
adesive; quando viene premuto il pulsante di scarica, ilrelè chiude il 
circuito elettrodi-condensatore
Per un accenno ai diversi tipi di stimolazione elettrica a seconda delle 
aritmie cardiache che si manifestano, dai un'occhiata qui:
http://www.tuttocuore.it/areapubblica/aree/infopagine/scheda.asp?id=858&catb=Cardiologia&catc=Principali%20terapie&canale=51
Ciao.
--
Gino, al secolo "Gigino Core Pazzo"
core...@gmail.com
Inviato da X-Privat.Org - Registrazione gratuita 
http://www.x-privat.org/join.php