Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Flusso e pressione in circuito pneumatico

Ciao a tutti.
Ho un problema che mi sta creando più di un mal di testa.
Devo rilevare flusso (l./min.) e pressione (Bar) dell'aria compressa all'
ingresso di un ugello, che può essere visto come un piccolo tubo del
diametro di 0,6 mm. Questo ugello è collegato ad un generatore di aria
compressa tramite un tubo lungo 2 m. e di diametro 8 mm (circa).
Il sistema di misura utilizzato dal laboratorio a cui abbiamo commissionata
la misura è il seguente:
l'estremità  del tubo da 2m. che porta l'aria proveniente dal compressore
viene collegata all'ingresso del flussometro (il flussometro è costituito da
un tubo verticale con all'interno una pallina in grado di muoversi e che si
posiziona su una scala graduata in un punto proporzionale al flusso d'aria
che percorre il tubo). All'uscita del flussometro viene collocato uno
speciale raccordo a T. L'estremo sinistro della T (che chiamerò in seguito
A) viene collegato all'uscita del flussometro. L'estremo destro (raccordo B)
viene collegato all'ugello mentre l'estremo in  basso della T (raccordo C)
viene collegato ad un manometro. Il tratto A-B è costituito da un tubo che
ha un diametro di circa 20 mm. (molto maggiore quindi rispetto a quello del
tubo di collegamento al compressore che ha un diametro inferiore al
centimetro) .
Secondo me, questa misura è sbagliata almeno per un motivo: inserendo il
raccordo a T dal diametro molto maggiore rispetto al tubo di collegamento si
misura una pressione inferiore rispetto a quella presente nel tubo suddetto.
Si misura anche un flusso diverso???
Inoltre sono perplesso sull'uso del flussometro. E' corretto porre l'ugello
a valle del flussometro anziché a monte dello stesso? Mi è stato detto che i
flussometri di quel tipo devono essere a scarico libero per effettuare una
misura corretta (ed effettivamente si hanno risultati diversi se si pone l'
ugello a monte piuttosto che a valle dello strumento).
Al fine di portare il tutto in un campo dove mi sento più sicuro di me
stesso, è possibile pensare ad un'analogia elettrica per la quale la
pressione sia vista come la tensione e il flusso come la corrente di un
circuito elettrico dove la resistenza  sarebbe l'equivalente di una
"resistenza pneumatica"?? Ahimè, penso di no, perché trattandosi di un
fluido comprimibile al variare della pressione varia anche il flusso, e ciò
implica che ponendo in serie dei tubi di diverso diametro si potrebbero
avere diversi flussi nei diversi tubi, mentre ponendo in serie diverse
resistenze la corrente che le percorre è la stessa.
Ringrazio tutti coloro che mi possono dare qualche illuminazione.
---
Francesco

 wrote in message
news:2I55c.71594$FJ6.2...@twister1.libero.it...

A occhio direi che dati i diametri in gioco:
0,6 mm l'ugello
8 mm il tubo
20 mm il tubo a T
il manometro non risentira' molto dell'effetto Bernoulli (attenzione
misurera' una pressione lievemente superiore, essendo l'aria piu' lenta nel
tratto orizzontale della T) quindi possiamo abbastanza fidarci della sua
indicazione.
Molto piu' critica mi pare invece la posizione del flussometro a pallina.
Se e' stato tarato per aria a pressione ambiente sara' bene farlo lavorare
nelle condizioni di taratura e quindi a valle dell'ugello.
Saluti
Mino Saccone