Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Igrometro...o giù di lì!

Ciao a tutti,
sono uno studente di ingegneria chimica,
il mio padrone di casa ha appena fatto mettere un deumidificatore in camera
mia,
il problema é che non si può verificare l'effettiva umidità relativa
dell'ambiente...ma soltanto regolarla dalla manopola,
essendo che io é da ieri che subisco sbalzi ingenti di umidità...per esempio
ora l'aria é secca perché mi bruciano gli occhi...mi sono detto:
"PERCHé NON MI COSTRUISCO UN IGROMETRO?" (insomma l'aggeggio che misura
l'umidità.
...una volta da qualche parte nel NG it.scienza.ingegneria vidi un post con
l'Eq. Differenziale che regola quell'aggeggio... si parlava di Temperatura
del bulbo umido, salto di temperatura... come si può in pratica costruirlo?
...forse con due termometri dei quali uno é con il bulbo umido....
...premetto che a me basta che lo strumento misuri qualcosa..l'importante
che misuri quei dati che mi servono per risolvere le equazioni dalle quali
trovo l'umidità!...assoluta o relativa che sia..tanto ci vuole poco a
passare dall'una all'altra.
Sperando che qualcuno di voi mi dia un criterio di progettazione di quest'
"apparecchio"...o qualche dritta su come farlo praticamente....
...Giovanni

 wrote
in message
news:915m2i$ppn$1...@nread2.inwind.it...

Il piu' comune tipo di igrometro per
umidita' relativa
e' quello "a capello" nel senso che
sfrutta la dilatazione
per igroscopicita' di un crine di
cavallo (di quelli usati
negli archetti dei violini). Gli
igrometri che si vedono in
giro (gia' costruiti) sono quasi tutti
fatti cosi'. Occorre
un po' di precisione meccanica (a
livello orologeria)
per costruire gli ingranaggi che
trasformano gli allungamenti
del capello in una indicazione
chiaramente leggibile su
una scala. Occorre poi tarare lo
strumento cosi'
fatto ( in altre parole scrivere i
numeri sulla scala) con
un altro igrometro "di fiducia".
L'igrometro con i due termometri
(quello a bulbo asciutto
e quello a bulbo bagnato), credo che
si chiami psicrometro,
e' invece molto facile da fare
(bastano i due termometri, magari
al decimo di grado, e un batuffolo di
cotone imbevuto
d'acqua) poi pero' occorre "mappare"
le due indicazioni
su un buon diagramma dell'aria umida.
Si ottengono
cosi' i valori sia dell'umidita'
relativa che di quella assoluta
e non e' necessaria alcuna taratura.
Un altro modo e' quello di misurare il
punto di rugiada con
uno specchio raffreddato lentamente
(una volta si usava
una vaschetta di metallo lucidato
riempita di etere solforico
con un termometro immerso, soffiando
aria con una
cannuccia immersa nell'etere esso si
raffredda e
con esso la parete lucida della
vaschetta).
Quando lo specchio si appanna siamo al
punto di rugiada e la
temperatura dello specchio comparata
con quella ambiente sempre sul
diagramma dell'aria umida da sia
l'umidita' relativa che
quella assoluta anche qui senza
bisogno di taratura.
L'alternativa ultima e' di comprare
per pochi soldi un
igrometro commerciale che, per sapere
se si sta bene
o male in un ambiente, e' piu' che
sufficiente. Certo
e' una soluzione meno "appealing".
Saluti
Mino Saccone

 ...Giovanni
in qualsiasi negozio di ottica o ferramente, trovi ottimi
igrometri per poche migliaia di lire...
Oppure, misuri la temperatura con due termometri,
uno a secco, l'atro col bulbo bagnato da una reticella di garza
imbevuta d'acqua (possibilmente distillata)
I due termometri devono essere ventilati (circa 2 m/s).
Raggiunto l'equilibrio termico, la differenza di temperatura
riportata in un diagramma psicrometrico fornisce l'umidita'
relativa e altri parametri termodinamici.
Esistono anche formule, piu' o meno empiriche
che risolvono il problema.
Su Internet ho trovato vari programmi -anche freeware- che risolvono 
il problema.
Alcune formule utili le trovi per esempio qui:
http://www.usatoday.com/weather/whumcalc.htm
Ciao,
Bruno
-- 
Posted from 
beta.dmz-eu.st.com
 [164.129.1.35] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

...Giovanni
ciao, veramente contro tutti i principi morali del bravo fisico ti consiglio
di procurarti un mazzetto di capelli femminili biondi lisci, ne fai una
specie di spaghetto (piccolo spago:)) lo tendi ben bene lo colleghi da un
punto fisso verticalmente su un bulbo che trasforma l'allungamento
longitudinale in rotazione, a questo attacchi l'aghetto mobile: et voilà il
gioco è fatto. Lo so non è per niente scientifico ma ti assicuro funziona da
paura, c'è ne ho uno di mio nonno e funziona che è una bellezza. La
spiegazione pseudo-scientifica dovrebbe essere che i capelli lisci sono
parecchio sensibili alla umidità e si allungano e si accorciano al variare
della stessa, il biondo essendo solo per bellezza e per rendere la cosa più
rara (si sa le bionde in Italia scarseggiano, so' tutte tinte!).
saluti Adriano Amaricci

 ha scritto nel messaggio
news:915m2i$ppn$1...@nread2.inwind.it...


L'igrometro piu' semplice da costruire e' il c.d. "igrometro a capello":
un filo (un capello cosi' come un filo da cucito di cotole) e' legato alle
estremita' ad un oggetto fisso (uno spillo, un chiodo o altro) e l'altra
estremita' ad una molla che lo tiene sempre in tensione.
L'umidita' che penetra nelle fibre del filo lo fa allungare e la molla si
accorcia, viceversa quando evapora la molla si allunga.
Tanto piu' il filo e' lungo e tanto piu' la variazione e' visibile.
Un igrometro "da parete" funziona con lo stesso principio, l'estremita'
mobile del filo finisce su un rocchetto che racchiude una molla da orologio,
sul rocchetto e' fissato un ago.
Per tarare l'igrometro puoi procedere cosi': prima bagni il filo e vedi fino
a che punto arriva l'indicatore, quello sara' il 100 della tua scala (cioe'
se l'aria contenesse il 100% di acqua) poi lo asciughi col phon (attento che
la molla si dilata col calore!) non troppo caldo e raggiungerai il "minimo"
della scala (0%... circa).
L'alternativa e' fare un salto nel piu' vicino negozio di ottica e comprare
uno strumento adeguato, piu' preciso (sicuramente) ma assai meno divertente.
Nettuno