Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: flussimetro CO2

Forse e' una domanda stupida, ma la faccio lo stesso. Se uso un
flussimetro per CO2 per regolare la portata di un flusso d'aria posso
poi risalire al suo valore dalla scala posta sullo strumento? Mi spiego
meglio se faccio passare aria per un flussimetro CO2 e questo misura 10
l/h in realta' quanta aria sta passando?
Grazie in anticipo
ciao
m


Potrebbe dipendere dal principio fisico usato per la misura del flusso, 
sarebbe opportuno che lo descrivessi o indicassi modello e marca.
Se fosse un flussimetro a pallina, in cui una pallina sale lungo il tubo 
a seconda della velocita` del gas, mi verrebbe da dire che il volume 
d'aria dovrebbe essere, a pari lettura, maggiore di quello di CO2 di un 
fattore dato dai pesi molecolari, circa 44/29, quindi se leggessi 10 
L/h, di aria avresti circa 15 L/h.
-- 
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)

Provo a postare anche qui. Forse e' una domanda stupida, ma la faccio lo
stesso. Se uso un flussimetro per CO2 per regolare la portata di un
flusso d'aria posso poi risalire al suo valore dalla scala posta sullo
strumento? Mi spiego meglio se faccio passare aria per un flussimetro
CO2 e questo misura 10 l/h in realta' quanta aria sta passando?
Il flussimetro e' uno di quelli verticali a galleggiante (cioe' a
variazione di sezione) di vetro. Sulla scala c'e' scritto l/h CO2 200mm
WS-OD.
Sul ng di chimica mi e' stato risposto che la misura della portata e'
indipendente dal tipo di gas o di miscela gassosa, ma un flussimetro
analogo porta una scala diversa con su scritto X10 l/h ARIA 200 mm
WS-OD. Allora non ne capisco il motivo. La densita' del gas non c'entra?


 L/h, di aria avresti circa 15 L/h.
Grazie mille, ho trovato una formula per la conversione dei flussi da
CO2 ad aria e viceversa che necessita dei pesi specifici. 
Si tratta di un vecchio ROTA, rotametro di vetro verticale "a
galleggiante". Il corpo all'interno e' di titanio. 
Secondo te, se attacco due flussimetri in serie e con uno misuro il
flusso dell'altro e' una eresia? Altrimenti come potrei tarare il
flussimetro per un uso almeno grossolano?
Grazie ancora
ciao
m 

margit ha detto questo Saturday :

Ne so poco, ho appena studiato come funziona un flussimetro ad effetto 
Coriolis, superficialmente, e ti rispondo in merito a quello che ho 
inteso.
Nel caso di un flussimetro di massa, ad esempio un flussimetro ad 
effetto Coriolis la quantità misurata è in effetti il flusso di massa 
per unità di tempo. Se vuoi ottenere il corrispondente volume devi fare 
una semplice proporzione in pratica la densità dell'anidride carbonica 
a temperatura ambiente a pressione atmosferica è circa 3/2 quella 
dell'aria, quindi 10 l di CO_2 corrispondono al peso occupato da 15 l 
d'aria. Per cui il fattore di scala dovrebbe essere 1,5. 
Nell'approssimazione di gas perfetto le diverse componenti dell'aria 
contribuiscono alla pressione totale in misura del peso molecolare di 
ciascuna e quindi il fattore di scala non dovrebbe dipendere dalla 
temperatura.


 flussimetro per un uso almeno grossolano?
Se li attacchi in serie va bene, puoi ricalibrare il flussometro per CO2 
con quello per l'aria.
La formula che ti ho dato io, come quella i Tetis e` uguale a quella che 
hai trovato tu. Densita`, peso molecolare e peso specifico sono nella 
stessa proporzione 44/29.
