Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Sensore umidita' e precisione?

dilemma:
in casa ho ben 4 stazioni barometriche con relativi igrometri.
a quanto pare la precisione di questi sensori e' bassissima.
uno segna 37%
uno segna  36&
uno segna  44%
e quello in ufficio a 5 km segna 49%
quale secondo voi e' affidabile?
i due uguali qundi su 36-37%
o quella che indica la meta' quindi 44%
o faccio la media tra i 4 ?
cosa dite voi? ma sono cosi poco precisi questi
sensori elettronici di umidita' relativa?
grazie.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Ciao Giovanni,
l'accuratezza dei sensori di umidita' e', in generale, molto bassa
(2%RH). Pensa che presentano un errore di intercambiabilita' che puo'
arrivare al 10% RH ad elevati valori di umidita' relativa (tipicamente
90%). Cio' vuol dire che se sostituisci un sensore con un altro
apparentemente identico (stessa casa, stesso modello), uno ti potrebbe
indicare 85% e l'altro 95%, nel caso peggiore.
Dipende anche da quanto vecchi sono i sensori, dal fatto che siano
stati periodicamente tarati o meno etc. Con i sensori di umidita'
conviene misurare le variazioni di umidita' piu' che il valore in se',
allora ottieni misure con qualche significato.
Piuttosto secco cmq il clima da te, eh? ;)
Xylas
---------------------------------------
Can you imagine when this race is won?
Turn our golden faces into the sun.
To reply by e-mail remove ".REMOVETHIS" from the address

 sensori elettronici di umidita' relativa?
Come ti hanno già risposto, in genere i sensori che si comprano non sono 
tarati o, in ogni caso, vanno tarati periodicamente.
Un modo per fare un controllo - non completo ma che ti da un'idea almeno 
dell'errore per umidità alte - è di mettere l'igrometro in un ambiente 
saturo e vedere se segna 100%.
Sotto una campana di vetro insieme ad una tazza piena d'acqua e aspetta, 
diciamo, una mezz'ora o più in modo che tutto vada all'equilibrio. 
Siccome non hai una campana di vetro: un qualsiasi grosso contenitore 
trasparente capovolto che formi una chiusura a discreta tenuta con il 
piano del tavolo.
Daniele Fua
Uni. Milano-Bicocca

Posteresti la sigla di questi sensori?
Grazie!

 nel contenitore e l'umidita` viene stabilizzata al 75%)
Nel senso che utilizzi lo stato di equilibrio della fase gassosa con una 
soluzione satura di sale in acqua?  Non c'è, in questo caso, una 
dipendenza della umidità relativa della fase gassosa dalla temperatura? 
  Probabilmente no, ma ci dovrei pensare.
In ogni caso mi è sorto un dubbio: come fanno, alla fine, questi sensori 
a misurare effettivamente l'umidità relativa (RH) in modo preciso? RH è 
una quantità che dipende in modo "complicato" da due quantità 
"elementari" indipendenti come la temperatura e la pressione parziale di 
vapore (o qualche altra quantità legata a quest'ultima).  Questi sensori 
hanno proprio la risposta giusta a queste due grandezze in modo da dare 
un segnale legato alla RH?  Per spiegarmi meglio: esistono infiniti 
valori della coppia (temperatura, pressione parziale) che danno lo 
stesso valore di RH; questi sensori sono così miracolosi da saperlo? 
Oppure c'è qualcosa che calcola l'equazione?
L'allungamento dei capelli, guarda caso, pare che faccia tutto da solo 
ma in modo approssimato. Anche questi aggeggi?
Daniele Fua'
Uni. Milano-Bicocca

 Oppure c'è qualcosa che calcola l'equazione?
Da quello che so, misurano direttamente la RH, non fanno conti 
complicati dietro. Ci sono due famiglie di sensori, uno in cui il 
materiale igroscopico e` il dielettrico di un condensatore e presenta 
una variazione della costante dielettrica al variare della RH, un altro 
in cui e` la resistenza a variare: questi ultimi sono i piu` vecchi e 
sorpassati da quelli capacitivi.
Ciao
-- 
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)