Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Contatore Geiger

 
         Ciao a tutti,
avrei una curiosità.
Come puo' un contatore geiger misurare l'esposizione (e quindi la dose
equivalente tramite le tabelle di conversione dell'ICRU) se l'impulso che
raccoglie è indipendente dalla ionizzazione primaria? Ho sempre pensato che
un geiger potesse essere usato solo come contatore, di certo non per fare
spettrometria proprio a causa della sua zona di funzionamento; non pensavo
potesse essere usato per misurare l'esposizione.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Ciao.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

raccoglie è indipendente dalla ionizzazione primaria? 
Dove hai letto che un geiger può essere usato per valutare la dose?
Rob


 In realtà non l'ho letto!
La mia azienda ha un geiger che misura il rateo di equivalente di dose
(microSv/h): si tratta di un AUOTMESS 6150 AD6/H. Sono andato sul sito del
costruttore ed è spiegato che lo strumento misura l'esposizione che è in
seguito convertita in equivalente di dose tramite apposite tabelle
memorizzate nello strumento. Quello che non riesco a digerire è appunto che
il geiger riesca a misurare l'esposizione!
Idee?
L'unica possibilità è che ci si riferisca ad un campo di radiazioni di
riferimento (di un particolare tipo e con una energia fissata).
Grazie a chi mi sa dare qualche altra informazione.


AUOTMESS 6150 AD6/H
Ciao, sto cercando di capire.
Ho trovato questo link.
http://www.automess.de/6150-AD-e.htm
Non è che la soluzione dell'arcano sta nella prima frase?
"The instrument has a built-in GM counter and additionally provides a
probe socket to connect external probes. If a probe is connected, the
internal counting tube is automatically turned off; the detector of
the probe is now measuring."
Rob

riferimento (di un particolare tipo e con una energia fissata).
Ciao, la cosa suona strana anche a me.
Lavoro in un ospedale e i geiger li usiamo al massimo per contare.
Anzi a volte solo come rivelatore.
La tua ipotesi che sia per uno specifico campo di radiazione mi sembra
plausibile, ma credo che dovrebbero specificarlo, mi sembra strano che
non lo facciano.
La mia scarsa esperienza mi dice che come rivelatori a gas usiamo
camere a ionizzazione, mentre geiger e proporzionali solo per rivelare
i conteggi di eventuali contaminazioni.
Beh, se scopri qualcosa fammi sapere.
Rob


No il fatto è che vengono spesso utilizzati dei Geiger come
dosimetri ambientali, anche se non sono il massimo della
vita. L'Automess è il più diffuso.
Il segreto sta nel fatto che, sebben il Geiger sia solo un
contatore e quindi possa misurare attività, questi Geiger
hanno vari strati di materiali schermante che li rendono
diversamente sensibili a fotoni di diverse energie.
Pertanto Tale curva di sensibiltà compensa la mancanza
di discriminazione in energia. Ad esempio, se la sensibilità
è del 10% a 100 KeV e del 20% a 200 KeV e arrivano
10 fotoni di entrambe le energia si ha 1 conteggio a 100KeV
e 2 a 200. Occorre specificare che questi dosimetri vanno
bene solo per X o Gamma e entro un determinato range.
Se hai lo strumento però dovresti anche avere un manuale
in cui queste cose sono scritte.
Flavio