Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Costante dielettrica dell'alcool etilico.

Ciao a tutti,
avrei bisogno di conoscere la costante dielettrica dell'alcol etilico 
denaturato (quello classico da supermercato) per delle sperimentazioni su un 
sensore di livello.
Sicuramente varia con la temperatura e con la concentrazione della soluzione 
ma mi accontento di un valore medio (piů o meno!).
Grazie in anticipo,
-- 
Maurizio,
Home page : 
http://digilander.iol.it/mauxxx1
 


 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Ripensandoci il sistema migliore e' forse usare una taratura
basata su una misurazione diretta.


 A circa 18 Celsius vale intorno a 24. Puoi trovarne i valori
Se fosse puro... va però detto che l'alcool "normale da supermercato" è 90% 
etanolo e 10% acqua, che ha cost.dielettrica 80... non so cosa possa essere 
il risultato della combinazione, probabilmente non è la semplice media 
pesata.
Rivolto all'autore del post originale: se stai costruendo, come suppongo, 
un sensore di livello capacitivo, cosa ti impedisce di misurare 
personalmente quella costante?

Ringrazio entrambi per la risposta.
Il motivo per cui non ho potuto fare una misurazione diretta é che il 
trasduttore che impiego per effettuare la misurazione ha un range max di 21 
pf, ed anche una sola goccia di alcool etilico sembra far uscire la misura 
dall'intervallo impedendomi tale approccio empirico diretto ... fino ad ora 
ho sempre usato N-eptano, un carburante che ha epsilon circa il doppio 
dell'aria.
Grazie per il link.
-- 
IW6DFW, Maurizio
Packet IW6DFW@IQ6TC.#
AP.IMAR.ITA.EU
APRS 144.800MHz Locator : JN63UD
Echolink : 225841
Home page : 
http://digilander.iol.it/mauxxx1
 

 dell'aria.
Di niente... non mi è chiaro come potrebbe fare "un sola goccia" a sballare
tutto, anche se il rapporto delle epsilon può essere di 15 volte qualcosa
lo dovresti poter vedere... domanda scema: l'alcol conduce, le piastre del
tuo condensatore sono verniciate bene?
Ciao. 
-- 
"E il mare concederà ad ogni uomo
nuove speranze, come il sonno porta i sogni"
              (Cristoforo Colombo)

 tuo condensatore sono verniciate bene?
Ho misurato una goccia di alcool con il tester e non ho rilevato resistenza 
Ohmica inferiore a 2 MOhm anche con i puntali vicinissimi, ho quindi dato 
per scontato che fosse un discreto isolante!
Sarei curioso a proposito.
Grazie di nuovo,
Maurizio

 Sarei curioso a proposito.
Io la misura non l'ho fatta,
perņ questi [ 
http://store.caig.com/s.nl/sc.12/category.297/it.I/id.43/.f
 ]
dicevano il contrario... non so.

Ulteriore aggiunta: non capisco come tu faccia a lavorare con capacità così
minuscole, ma suppongo che ci sia un motivo contingente... hai
assolutamente bisogno di una uscita proporzionale, oppure ti puoi
arrangiare a linearizzarla in seguito (
p.es
. il dato viene letto da un
microcontrollore?) In quel caso, potresti semplificarti molto la vita
mettendo un condensatore da 10 pF in serie al sensore....


 dicevano il contrario... non so.
Strano da misura non si direbbe ... sarà forse il tester da ricontrollare!
Effettuerò una verifica ulteriore. 


Hai ragione in linea di principio, purtroppo in realtà di sensori ne sono 
moltissimi e tutti operanti in parallelo e la mia pretesa é che abbiano la 
stessa curva di risposta (entro una certa tolleranza), quindi sono costretto 
ad evitare l'inserimento di componenenti esterni che potrebbero dare luogo a 
mismatch.
Lavoro con capacità dell'ordine anche del fF poiché misuro minuscole 
quantità di materia.