Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: umidita' atmosferica

Per testare un sensore di umidita' avrei bisogno di creare
un piccolo ambiente chiuso, per esempio una bottiglia,
nel quale creare varie condizioni di umidita' predefinite
e costanti. A parte il caso del 100% di umidita' facile
da realizzare, per gli altri valori come potrei fare?
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 da realizzare, per gli altri valori come potrei fare?
Ambiente con soluzione satura (o meglio sale bagnato) di cloruro di 
zinco e hai una umidita` relativa del 10%, cloruro di calcio 30%, 
cloruro di manganese 33%, nitrato di calcio 51%, cloruro di sodio 75%, 
solfato di ammonio 80%. Con un gel igroscopico arrivi praticamente allo 0.
-- 
Franco
Um diesen Satz zu verstehen, muß man der deutschen Sprache mächtig sein.

Giò
......................................................
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte nec iam sustineant onus
silvae laborantes geluque
flumina constiterint acuto?
(Orazio - Odi I, 9)
......................................................
"Ancora non riesco a capire come gli sia venuta in mente"
(Richard Feynman)
.....................................................

 solfato di ammonio 80%. Con un gel igroscopico arrivi praticamente allo 0.
Interessante! La taratura precisa di igrometri e psicrometri mi e' sempre
parsa difficile da eseguire in modo affidabile. Suppongo che istituti di
metrologia (quali il Colonnetti) si avvalgano proprio di punti di misura
del tipo da te citato, o sbaglio?
Sarei anche curioso di sapere come tali punti di riferimento siano 
stati fissati. Insomma, qual'e' lo strumento ultimo di riferimento 
usato in metrologia? Forse un igrometro a condensazione? 
-- 
     Elio Proietti
     Valgioie (TO)
 

Giò
......................................................
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte nec iam sustineant onus
silvae laborantes geluque
flumina constiterint acuto?
(Orazio - Odi I, 9)
......................................................
"Ancora non riesco a capire come gli sia venuta in mente"
(Richard Feynman, riferendosi alla Relatività)
.....................................................


Lo psicrometro è uno strumento semplice e piuttosto diffuso per la misura 
dell'umidità. Esso consiste di due termometri: uno, definito termometro a 
bulbo secco, misura semplicemente la temperatura dell'aria; l'altro, 
definito termometro a bulbo bagnato, ha il bulbo avvolto in una garza di 
cotone mantenuta umida: quindi misura la temperatura dell'acqua a contatto 
con l'aria, che è inferiore a causa del calore richiesto per l'evaporazione. 
Dalla contemporanea lettura dei due termometri si può risalire, tra l'altro, 
all'umidità relativa e al punto di rugiada. Lo psicrometro comunque non 
fornisce direttamente i valori richiesti, che si possono ricavare da una 
tabella psicrometrica o da un diagramma
http://www.vivoscuola.it/us/rsigpp3202/umidita/attivita/attivi03.htm

 usato in metrologia? Forse un igrometro a condensazione? 
Gli istituti metrologici hanno delle apparecchiature in cui generano 
dell'aria (in realta` azoto) a temperatura e umidita` predefinite, 
facendo evaporare una quantita` nota di acqua in una massa di aria 
conosciuta. In realta` saturano una quantita` nota di gas e poi lo 
diluiscono in una camera piu` grande. Per la misura invece possono usare 
degli igrometri a condensazione (su specchio raffreddato). Infine per 
avere dei campioni portatili usano anche dei sali.
La risposta arriva un po' in ritardo, ma mi sono solo ricordato ieri di 
telefonare a un istituto metrologico e domandare :-)
-- 
Franco
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen und ertrage dein Geschick.
(H. Heine)

 telefonare a un istituto metrologico e domandare :-)
Das war nett von Dir! Besten Dank fuer die ausfuehrliche Antwort.
