Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Consulto: riparazione oscilloscopio national

Ciao,
mi è capitato fra le mani un vecchio oscilloscopio National VP5230A da 
30MHz, che essendo rotto è volato nel mio 
sgabuzz^H^H^H^H^H^H^Hlaboratorio per una cifra minima :-)
All'accensione l'osc. mostrava una spessa riga bianca larga un paio di 
riquadri al centro dello schermo, che potevo spostare e allargare con le 
varie regolazioni del cinescopio posizione, fuoco, altezza ecc. ecc.: 
dopo un pò usciva fumo dal dietro e si sentivano scariche dalla sezione 
alimentazione. Spengo, apro e fra due piste dello stampato vedo un 
piccolo canyon scavato dalla tensione (su una delle piste passavano 
+120Vcc) da cui partiva il fumo e le suddette scintille.
Sistemo il guaio eliminando la pista bruciata dallo stampato e 
sostituendola con un filo volante: do un'altra occhiata intorno ma non 
mi pare ci sia nient'altro di evidentemente guasto. Riaccendo lo 
strumento e:
* Le alimentazioni CC ci sono tutte: +5Vcc, +12Vcc, -12Vcc, +120Vcc. 
Però quest'ultima ora è circa +134Vcc.
* Il cinescopio è acceso (collo illuminato, filamento OK) ma totalmente 
nero. Non c'è traccia, e non c'è modo di far comparire nulla regolando 
fuoco/luminosità/posizione come prima.
Qualcuno ha qualche idea su cos'altro potrebbe essere rotto? Cosa dovrei 
verificare ora? Meglio ancora, qualcuno ha lo schema elettrico di questo 
strumento???? :-)

 strumento???? :-)
 A suo tempo ho acqistato un National dal rappresentante per l'italia a
Milano, cerca sull'elenco telefonico, li lo hanno di sicuro, che poi
vogliano riparare loro, è un altro discorso.
Tra l'altro lo schema del mio, è sullo stesso manuale d'uso.
A suo tempo ho richiesto manuali(SHARP)in giappone alla casa madre, e dopo
due settimane, mi è arrivata la fotocopia di tutto il manuale
gratuitamente, e piu' di una volta ,e non solo da Sharp,(è una delle vie
da tentare...!)
Facci sapere come va a finire, serve sempre a tutti...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Tra l'altro lo schema del mio, è sullo stesso manuale d'uso.
Bon, provo domani pure questa strada :-)

 wrote in message
442676f8$0$29735$4faf...@reader2.news.tin.it...


 verificato appunto che non vi siano altre dispersioni?
**PARE** di no, perlomeno per quanto ho potuto vedere. Conto di 
rimetterci le mani stasera, vi aggiornerò verso mezzanotte :-)

Massimo Soricetti wrote:
Ci ho rimesso le mani: dopo una pulita e una soffiata, ho ricontrollato 
le tensioni, mi sono messo i guanti di gomma (si sa mai...) e ho 
cominciato a misurare le tensioni ai terminali del cinescopio. Dal collo 
partivano due tipi di cavi, spessi e sottili. Sui cavi più spessi 
c'erano oltre 1000V e infatti il tester andava istantaneamente fuori 
scala... poi c'erano 2 coppie di fili più sottili con un centinaio di 
volt fra loro, che partivano da delle coppie di transistor di potenza su 
una diversa scheda: suppongo siano i terminali delle piastre di deflessione.
Incoraggiato dalle misure mi sono rimesso a smanettare i controlli di 
fuoco/intensità/centratura e... ho fatto centro! Alla massima intensità 
le tracce sono visibili (tutte e tre) e l'oscilloscopio funziona :-)
O meglio dovrei dire che funzionicchia... attaccando le sonde 
all'ingresso di calibrazione (che dovrebbe essere 0,1V) devo mettere a 
20mV/div per vedere bene l'onda quadra, e mi occupa mezza divisione 
soltanto (e gira in cerchio come gli indiani attorno alla carovana, ma 
lo deve fare??? Mi sa di no...)
Toccando la punta della sonda con le dita e la base tempi a .5sec/div 
ottengo una figura irregolare "alta" alcuni volt, quindi per deflettere 
deflette... senza niente in ingresso il canale 1 è una linea, il canale 
2 disegna un ovale sottilissimo alto 2-3mm. Il canale 3 è una linea 
obliqua (???)
Non so cosa fare: rimetterci le mani per cercare di migliorare ancora o 
tenermelo così com'è adesso? In attesa di reperire il manuale e lo 
schema elettrico, c'è qualcosa che posso fare/mi consigliate di fare? 
Non so, sostituire gli elettrolitici con altri nuovi, per esempio?...
P.S. è possibile che anche il filamento riscaldatore del cinescopio sia 
normalmente a oltre 1000V rispetto alla massa? 8-|

 normalmente a oltre 1000V rispetto alla massa? 8-|
IL finalmento dovrebbe essere alimentato con una tensione alternata intorno
ai 6 volt come nelle TV. Piuttosto dicci se l'alta tensione arriva al tubo
dell'oscilloscopio mediante ventosa in prossimità dello schermo di
visualizzazione o mediante connessioni allo zoccolo del tubo: nel primo caso
è probabile che ci sia un vro e proprio trasformatorei di riga con tensione
di uscita intorno ai 8-15KV. Nel secondo caso, stessa tensione ma in arrivo
dallo zoccolo. Io per capire bene la piedinatura dello zoccolo, ho segnato
con precisione la posizione dei vari cavi nello zoccolo stesso, poi ho
smontato l'intero tubo liberandolo dall'eventuale schermo di protezione in
metallo, e ho analizzato bene i collegamenti tra lo zoccolo e i vari
componenti interni del tubo, placche di deflessione, filamento, G2 ecc.
Questo può aiutare a stabilire cosa manca per il buon funzionamento dello
strumento.
Ciao
Fulcro

 smontato l'intero tubo
Ovviamente ho staccato tutti i cavetti prima di staccarlo, assicurandomi che
fosse chiaro come riconnetterli al loro posto....

 componenti interni del tubo, placche di deflessione, filamento, G2 ecc.
Il cinescopio ha una ventosa attaccata vicino allo schermo, collegata 
con un filo di forte spessore ad una "scatola" di alluminio con il 
simbolo dell'alta tensione sopra, il che lascia poco spazio ai dubbi.
Con l'intensità al massimo le tracce si vedono bene, ma basta abbassarla 
di poco per farle sparire. All'accensione le tracce dei canali 1 e 2 
sono leggermente oblique, ma diventano orizzontali dopo alcuni minuti, 
quando lo strumento si è scaldato.
Il problema è che, non avendo mai avuto/usato un oscilloscopio, non so 
cosa è normale e cosa invece non lo è, quindi non so nemmeno che 
indicazioni darvi... per esempio, con tempi dell'ordine di 10ms/div la 
traccia da continua che era diventa "a scatti", nel senso che compare 
per un attimo a intervalli regolari di una frazione di secondo; 
regolando il trigger la riporto visibile in continuità, ma occupa solo 
due-tre divisioni e devo "allargare" lo schermo con lo scale... ma lo 
deve fare o è un guasto???

 deve fare o è un guasto???
Questo dovrebbe essere un problema, sempre se ho capito bene il
comportamento... Magari con qualche foto aiuti...
Comunque, se l'oscilloscopio ha una certa età, sarebbe d'obbligo una
revisione completa, da far fare (ovviamente) a chi ha una certa competenza
nel funzionamento e nella taratura degli oscilloscopi. Io non sono una cima
ma me li taro e riparo io e mi trovo bene.
Naturalmente è fondamentale il possesso dello schema...