Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Domanda su reset pinza amperometrica ..

Ciao ,chiedo venia a tutt,ma sono un poco inca**** i. Praticamente mi sono preso una pinza amperometrica AC DC della unit t da un giorno circa .
Purtroppo ho misurato una corrente troppo elevata per la portata selezionata (c'era il selettore su 40 A ed è andata in OL , overload perchè era la corrente  di una bobina d'accensione motore e quindi ... tra trac, pensavo che bastassero 40A invece ..). 
Fatto sta che ora, quando seleziono la portata 40A che ha subito l'overload,  continua a segnarmi OL (overload appunto),emette dei bip intermittenti che non smettono piu'  e non fa piu' misure di alcun tipo su quella posizione. Mentre sulla portata 400A , gli è rimasto "in memoria" un valore di 350,3 A e il display visualizza solo quello, non si azzera piu' per fare altre misure. 
Escludo il valore hold e delta che ho tolto come funzioni aggiuntive.
Sembra che sulla posizione 40A si sia bloccata mentre sulla portata 400 rimane il numero 350,3 anche se non misuro niente . Non ci sono tasti o bottoni di reset e smontandola dietro non ho trovato fusibili che proteggano il circuito.  Come gli resetto la memoria ? Dite che sia da buttare ?
HELLLLP !
Gn

Sembra che sulla posizione 40A si sia bloccata mentre sulla portata 400 rimane il numero 350,3 anche se non misuro niente . Non ci sono tasti o bottoni di reset e smontandola dietro non ho trovato fusibili che proteggano il circuito.  Come gli resetto la memoria ? Dite che sia da buttare ?
 
Prova ad aprirlo fai una foto al circuito e vediamo cosa e' successo
(sempre che sia visibile esternamente), normalmente la colpa e' da
attribuire ad una resistenza che si e' alterata portandosi per esempio da
100 ohm a 1 megaohm... come potrebbe essere saltata una pista, bruciato
qualche IC ecc...
Da qui comunque ci viene male a controllare il prodotto. ;-)
 
PS: Se hai la fotocopia dello schema elettrico e' ancora meglio o se per
esempio non ti dispiace potresti dirci marca, Modello ecc..
 
TinTin.uno
-- 
Togliere invalid per rispondere.
Remove invalid to answer.

 
 
 
 
E' un modello economico UNIT T ut203/204
Odori di bruciato non ne ho sentiti su nessuna delle 2 schede di cui e'  composta,Magari bisogna lasciarla senza batteria x un giorno per resettarla mha ..


 >Purtroppo ho misurato una corrente troppo elevata per la portata selezionata (c'era il selettore su 40 A ed ï¿½ andata in OL , overload perchï¿½ era la corrente  di una bobina d'accensione motore e quindi ... tra trac, pensavo che bastassero 40A invece ..). 
 
Curioso che una pinza amperometrica si guasti misurando una corrente troppo elevata, senza nessun contatto elettrico, spererei che vada semplicemente in OL.
Se non provi a restituirla in garanzia...

Se non provi a restituirla in garanzia...
 
Curioso si, infatti si comporta ed e' un tester come tutti gli altri e non
ha importanza se non connetti fisicamente i "contatti" al circuito perche'
il campo magnetico che si sprigiona intorno al nucleo fa la stessa
funzione ed e' ugualmente delicato.... anzi diciamo di piu'.
 
questo e quello che ho letto dal manuale:
To avoid harms to you or damages to the Meter
from eletric shock, do not attempt to measure
voltages higher than 600V AC/DC, although
readings may be obtained.
 
Quindi come vedi e' successo questo e cioe' si sara' guastato qualcosa....
Aprilo e vedi cosa e' sucesso....


 
Per capirci la corrente che hai misurato era AC o DC?
Se Dc prova ad avvicinare un magnete alla testa di misura aperta e forse
scoprirai che si è solo magnetizzato il toroide a causa della corrente
di spunto.....
Il sensore di hall integrato potrebbe quindi leggere la magnetizzazione
resisua e darti un valore del tutto errato (quindi anche OL per assurdo)
cmq bella pinza di merda... (scusa il francesismo)
Saluti
Gattonero

Se non provi a restituirla in garanzia...
 
Mica tanto curioso, il sensore a effetto hall si deteriora se sottoposto a 
un campo magnetico troppo intenso. Per esempio io sono riuscito a far fuori 
una ben più costosa pinza Fluke proprio misurando delle correnti superiori 
alla portata massima di targa. Però il difetto è diverso, semplicemente 
"comprime" la lettura con un errore sempre crescente all'aumentare della 
corrente misurata, non ha offset come quella in oggetto. Io proverei a far 
valere la garanzia. 
 
 

di spunto.....
 
Presumo anche io sia una cosa del genere...
