Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: L'oscilloscopio si è "svegliato" male...

Circa dieci/dodici d'anni fa ho acquistato l'eccellente apparecchio
"Oscilloscope Hp-1740A" a suo tempo ricondizionato alla perfezione
(ho già tentato di allegarne una foto ma evidentemente viene rifiutata dal 
ng).
Ha sempre funzionato bene (lo uso per hobby) e da quando l'ho piazzato non
l'ho più spostato dal suo scaffale ma l'altro ieri accendendolo ho
constatato che le tracce si erano "spostate" molto a sinistra.
Nonostante si tentati la regolazione con l'apposita manopola "Position"
non si riesce più a riportarle completamente dentro allo schermo (cioè 
neanche a metà)
mentre si possono completamente mandare fuori a sinistra.
Preciso inoltre che le funzionalità sono ancora tutte regolari a parte il
fatto che, come ho detto, se ne può vedere poco meno della metà.
A questo punto chiedo :
-Nonostante la scarsità d'informazioni qualcuno riusce a dirmi come tentare
una riparazione ? (sto chiedendo qualcosa di magico lo so bene... ma tentar
non nuoce :)))
Grazie a chi vorrà/saprà dare una risposta
Cordialmente,
Zaz

 ha scritto nel messaggio 
news:47b18566$0$4798$4faf...@reader4.news.tin.it...

Comincia dagli elettrolitici
ciao, stany 

 ng)
In genere i server usenet accettano allegati solo nelle gerarchie 
apposta per binari. Usa un servizio tipo imageshack o tinypic e incolla 
l'URL dell'immagine su questo gruppo.


Ciao. Hai lo schema? Anche io ho un HP (un 180) nel mio armamentario e 
ultimamente deve prendere un ceffone per far tornare la traccia in centro, 
ma nel mio caso credo che siano saldature o ossido. Se hai lo schema segui 
la sezione a cui è connesso il potenziometro che sposta laterlamente la 
traccia e vedi se trovi anomalie in condensatori o resistenze. Quando mi si 
è guastato, ho sempre sostituito per intero fgli elettrolitici della sezione 
interessata, e ti consiglio di farlo anche a te, vista l'età dello 
strumento.
Saluti
Fulcro 

 Fulcro
Grazie a tutti.  :))
Zaz 

 Fulcro
Ringrazio ancora tutti delle risposte e, visto che lo schema non l'ho mai 
avuto, approfitto per chiedere a chi lo potesse fare di mandarmi per e-mail 
anche solo la parte riguardante la sezione a cui è connesso il famoso 
potenziometro che sposta laterlamente la traccia (per l'indirizzo giusto 
basta togliere il "NO").
Ancora Grazie a tutti.  :)) 

 ultimamente deve prendere un ceffone per far tornare la traccia in centro,
La stessa medicina cura anche i problemi sull'estensione verticale che ha il
mio oscilloscopio.
Un vero toccasana  :-)
Perry
---
- Internet
+ Cabernet
www.perryhificar.it

> Diciamo che sei fortunato, e' un classico disturbo, basta darci una bella
controllata e cercare saldature (staccate)

 ha scritto nel messaggio 
news:47b1a6c7$0$5933$5fc...@news.tiscali.it...

Anche io ho avuto problemi di quel tipo e avevo trovato una resistenza 
interrotta nei paraggi di quel potenziometro...se non risolvi controllando 
le saldature di quel potenziometro puoi provare anche a testare le 
resistenze come detto...a strumento spento! 


come consigliato da Stany sostituisci i condensatori elettrolitici.
non e' il potenziometro.
semmai qualche saldatura ma... non credo .
cordialmente da Ernesto Vc

Eureka!! problema risolto!!!  :)))))))))))
Il fedele Hp-1740A è risorto a nuova vita.
Si erano interrotti due resistori da 18.2K 1W nella scheda dell'Horizontal 
Output.
Grazie a tutti (ed in particolare a chi mi ha inviato lo schema elettrico 
della parte interessata).
Zaz.