Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: multimetro ITT 3201

Ho recuperato due vecchi multimetri ITT3201 montati su un banco di misura 
che stavano rottamando.
Sono entrambi sprovvisti di batterie, sullo stampato sono indicate come B1 e 
B2, sul web ho trovato foto e schema, ma sono illeggibili.
Qualcuno sa quali batterie montava?
Una sembrerebbe da 9V per alimentare il circuito voltamperometrico, l'altra 
serve forse per illuminare il quadrante?
 
 
.. 
 

Ciao,
qualche foto del PCB potrebbe aiutare...
Salutoni

 Qualcuno sa quali batterie montava?
 
 
se lo strumento e di tipo amplificato , con un operazionale e qualche fet , 
probabilmente ha 2 batterie , 9 V per l'amplificatore e 1.5 per la misura 
ohmica .
se lo strumento e formato solo da resistenze e galvanometro hai la batteria 
solo per le portate ohmiche , di solito 3V
 
 

Controlla se e' questo:
http://www.radiomuseum.org/r/itt_multimeter_3201.html
 

 
 
ha scritto nel messaggio 
news:739e7530-e612-423f...@googlegroups.com...
 
Controlla se e' questo:
http://www.radiomuseum.org/r/itt_multimeter_3201.html
 
 
Sě, č questo, ma le foto sono sfocate... di proposito, per scaricarle devi 
pagare.
 
..
 


 
da quello che si vede e un semplicissimo multimetro con catene di resistori 
e galvanometro , la batteria in questo caso da 9v serve per le portate 
ohmiche .
anche senza schema si dovrebbe capire come collegarla.
se hai il dubbio della seconda batteria , basta prima collegare quella da 9 
e controllare se le portate in ohm funzionano , se funziona la batteria da 
9v e al posto giusto .
 
 

9v e al posto giusto .
 
Dopo smanettamenti vari sono giunto  alla conclusione che occorrono entrambe 
le batterie.
Una da 1,5V per la portata x1 e una da 10,5V per le portate 100x e 1kx.
Immagino che all'epoca esistesse tale batteria, potrei sostituirla con una 
da 9V in serie con una da 1,5V, ma penso che li terrň solo  per le misure in 
volt e in ampere.
 
.. 
 

 volt e in ampere.
 
Una mini batteria 12V con 2 diodi in serie ?


Ma se l'OP, che ha il tester in mano dice che le batterie sono 1 per una portata e 2 in serie per le altre due portate, come potrebbe mai lavorare?
Oltre tutto la corrente in Ohm x 1 e' molto maggiore (100 e 1000 volte secondo i tester ICE) che nelle altre portate, la mini batteria da 12 V si scaricherebbe alla 4-5 lettura.
Comunque mi pare di vedere dalla 2^ foto, che ti ho trovato, che ci siano le clips per una 9V quadra ed una 1,5V stilo o mini stilo, tuttora in commercio.
Scommetterei che la presa intermedia non sia appesa, ma sia collegata a qualche parte del circuito.
Salutoni

 sia appesa, ma sia collegata a qualche parte del circuito. Salutoni
 
Or che lo fai notare, 9+1,5 fà 10.5 :)

 
 
ha scritto nel messaggio 
news:8480a7a1-dc18-48b9...@googlegroups.com...

Quel multimetro è stato modificato per adattarlo al funzionamento con una 
batteria da 9V, presumo abbiano cambiato anche il valore di qualche 
resistenza messa in serie alla batteria, altrimenti misurerebbe valori 
sballati.
Di seguito le foto del multimetro non modificato, dove si vede chiaramente 
che gli attacchi non sono per batterie quadrate da 9V.
Quella indicato con B1 è per una batteria stilo da 1,5V, quella indicata con 
B2 invece richiede una tensione di 10,5V per dare misure corrette nelle 
portate in ohm.
 
https://www.dropbox.com/s/f9l5uph9powl2vj/20150102_144036.jpg?dl=0
 
https://www.dropbox.com/s/qq87ekqmbf4cvpc/20150102_144102.jpg?dl=0
 
https://www.dropbox.com/s/vgpep9etyzkg4js/20150102_144417.jpg?dl=0
 
https://www.dropbox.com/s/etoctnyu416vak2/20150102_144500.jpg?dl=0
 
 
..
 
 

 ..
Queste sono foto chiare!
A prima vista la R2 e la R20 non sono originali, per quanto attiene al modello SECI.
Riguardo le batterie avete mai smontato una batteria da 9 V?
Ci sono dentro 6 pastiglie rettangolari in serie, ce ne vorrebbe una con qualche pastiglia aggiuntiva  ;-P

br...@antoniani.it
 ci ha detto :

A me con quella forma viene in mente solo questa 
http://www.amazon.it/Alkaline-Photo-batteria-Varta-V72PX/dp/B007PRN5M6
 
che ha 22,5v ed era utilizzata in quegli anni. Magari è stata 
modificata qualche resistenza per adattare il funzionamento a batterie 
più economiche.

Ciao, non so se sei ancora alla ricerca dei dettagli sulla batteria che monta io ho un multimetro come quello è una vecchia batteria è una berec da 15 volt se ti può interessare ti posso mandare una foto ai poli ai lati opposti della batteria


Grazie per la preziosa informazione, ne ho due di quei multimetri, ora
provo con un'alcalina da 15 volt e vedo se recupero anche la portata in ohm.
 
..