Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: tektronix 2445 u800

salve! nessuno sa' dove comperare U800 (IC Ampli orizzontale) a prezzo accessibile? Grazie infinite!

 salve! nessuno sa' dove comperare U800 (IC Ampli orizzontale) a prezzo accessibile? Grazie infinite!
 
Ciao, prova da Qservice, Cipro, lo trovi su ebay, venditore affidabile.
Considera però che quell'integrato è quello che si rompe solitamente,
quindi c'è richiesta e questo si riflette sul prezzo di vendita.
 
Piero.
 
 

Grazie Piero per il tuo intervento! Purtroppo mi sono fasciato la
testa prima di romperla !! Infatti il problema   che mi avevano
indicato è un altro .Oggi ..finalmente, mi arrivato (con bartolini) il
mastodontico oscilloscopio ed il difetto è il seguente: si accende e
lo schermo si illumina tutto di verde..dov'è la traccia??
Quindi il famoso u800 lavora..
Adesso mi daro' da fare per la ricerca guasto..
 se hai un idea rimango in ascolto  :-)
 
Ciao Grazie again ..luciano
 
 


Ciao Luciano, se trovi lo schermo tutto illuminato e senza traccia, non 
è detto che U800
sia a posto, purtroppo...
 
Trova il manuale di servizio, poi vedi se le tensioni sul CRT sono a posto.
ATTENZIONE che ci sono tensioni altissime sia sul catodo che sulla G1,
negative. Molte volte le resistenze di polarizzazione sono alterate o
interrotte. Controlla anche la EHT dell'anodo del CRT.
ATTENZIONE che anche qui la tensione è altissima, positiva, il CRT
può mantenere anche per giorni la carica, come un condensatore,
quindi scarica PIU' VOLTE prima di metterci le mani !
 
HTH,
   Piero.
 
 
 
 

 
 
 
Grazie Piero! Per fortuna ho il service originale..(un piccolo elenco telefonico)
 
 ho dato un 'occhiata con un Hameg le forme d'onda attorno all'u800
e sembra che una è mancante..
 
Ripetero' tutte le procedure ..comprese quelle che mi hai indicato e ti terro' informato  :-)
Ciao grazie ..luciano

Ciao Piero...  Credo che tu abbia ragione ..scagionato l'u 800
e la mia attenzione si' è deviata sull'amplificatore verticale u 600.
Infatti le forme qui sono  deformi e notevolmente piu' basse ..circa
10 v non  oltre 20  v come dichiarato dal service tek.
In oltre ..se cio' puo' essere un indicazione ..tutti gli integrati
(ibridi alettati) scaldano.. u600 brucia!!!
Uhm..
cosa pensi?Questo è il video:
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=dBgFOCSTz08
 
 
 
 
 


Ciao Luciano, dal video ho ricavato ben poco, purtroppo.
 
Tieni presente che quel tipo di  Oscope , come tutti quelli Tek di quel 
periodo,
hanno il problema dei macroIC che scaldano dannatamente !
Ti consiglio di usare un ventilatore puntato sugli ic, quando lo 
controlli fuori
dal suo contenitore, altrimenti rischi di bollirli , come il famigerato 
U800.
 
Dato che mi dici delle forme d'onda su U600, devi avere un altro Oscope
per vederle...
 
Questi oscilloscopi hanno, quasi tutti, un difetto tipico e dannosissimo :
Gli elettrolitici SMD al tantalio che vanno in perdita facilmente, ed anche
gli elettrolitici normali sono spesso difettosi, con conseguente perdita di
elettrolita, corrosivo per il PCB !  Controlla bene, perchè se è così, la
prima cosa da fare è la pulizia a fondo del PCB, sperando che le tracce
conduttrici non siano compromesse. Se lo sono, spesso il danno è
irreparabile, perchè sono PCB multistrato !!!
 
Procurati il manuale, se non lo hai, poi controlla tutte le tensioni di
alimentazione.
Altro problema, con i tantalio Tek in particolare, è la tensione di lavoro
molto vicina a quella massima sopportabile dal componente.
 
Penso che pochi sappiano che i tantalio, quando lavorano ad alta
temperatura come in questi oscilloscopi, abbassano la tensione
massima di targa, e spesso, saltano !
Cerca eventualmente, se nel circuito ci sono R di limitazione in
serie all'alimentazione che va ai tantalio. Se il C è in corto, la
R scalda e spesso si interrompe.
 
Sei mai andato su yahoo/groups/Tekscopes e simili ?
Lì trovi molti che possono aiutarti, basta sapere un pò
d'Inglese.
 
HTH,  Piero.
 

http://albums.photoonweb.com/l/luciano61/
 
 
Ciao Piero ..grazie per il tuo intervento!la cosa che non comprendo e che il tek in questione è praticamente illibato.Non ha nessun segno di riparazioni precedenti e
 sembra che l ultima calibrazione
 e del 2004.possiedo il service originale ..e se vai al link sopraindicato ci sono alcune  foto con le forme d onda sospette. Non sapevo che i tantalio erano al limite..e  non ho travato nessun componente con segni di sofferenza..Le tenzioni ..almeno le Bt sono perfette. L eccessiva temperatura..sopportabile al tocco solo per alcuni sec..e le forme d'onda mi stringono il campo verso l 
u600.se
 é lui con 50$ mi salvo:-)

Bene, ora ho  visto il problema !
 
Potrebbe essere U600 , come hai sentito :)  , bollono come dannati.
 
Scusa se mi permetto di chiederti :
 
Probe 10x ? --- ben compensato ?  Banda passante oscilloscopio di misura ?
 
Mi ero dimenticato che mi avevi detto di avere il manuale originale.
Di solito, nei manuali Tek c'è una sezione col "troubleshooting" fatta bene.
C'è anche in questo ?
 
Ciao,  Piero.
 

Eccomi!tutti gli ibridi scaldano u 600 pela!!!
Uso un hameg 1005 100mhz. Non ho letto l elenco dei guasti piu frequenti..Ho ad  postato il mio caso ad un gruppo Tek repair Usa..la risposta? ..Forse ha bisogno di una riparazione.:-)..hai visto le foto Piero
?grazie luciano

Dimenticavo..probe X1

 
http://tech.groups.yahoo.com/group/TekScopArc/
 
 
 
Ciao, Piero.
 

gulp! il fatto della sonda non lo sapevo...quindi il segnale che vedo può essere alterato ..e pertanto non 
affidabile..uhmm
per fortuna ..che  l'U600 è una piastra per stirare i capelli...
  senno' oggi non avrei comperato l'ibrido di ricambio ..
 
Tra pochi giorni arriva ..Ti faro' sapere..nel frattempo controllo  se ci sono componenti alterati nella zona Eat come mi hai consigliato.
 
Una volta riparato mettero' un aletta anche l'u800 non si sa' mai.,,
(possibile la Tek fece tutti questi errori di progettazione??) anche la ventola..sembra sottodimenzionata.
(non ho visto letto tutta la bibbia tek 2445 ma ci sarà' un controllo di temperatura? Qualcosa che dia un segnale di allarme? Un Over temp  ??  mah!
Grazie ..anche per i link! Ciao Piero!  :-) Luciano
 
 

 
http://www.reprise.com/host/tektronix/reference/choosing_a_probe.asp
 
 
 
Buona lettura !
 
Piero.
 

 
che vergogna..proprio non lo sapevo..(comunque ho una lafayette 60 mhz) forse una delle più' economiche... presa in fiera del Radioamatore a Pescara molti anni fa'  :-(  18.000 mila lire o 18 euro?  :-)
bho??  :-D
 
 
Grazie per l'articolo tradotto e deglutito  !!


Confermo che TekScopes e'  IL gruppo per tutto cio' che
e' Tektronix, principalmente d'annata.
All'ultimo messaggio che ho postato (una domanda semplice
sull'uso di un plugin) mi sono trovato in email privata
la risposta da un tizio che scriveva dalla mail del Tektronix
Central Engineering...
 
Comunque ti consiglio caldamente di armarti di pazienza e leggere
il service manual, tutto, se e' all'altezza dei vecchi service
degli anni 70-80 allora e' un libro di testo gia' di suo :)
 
Fabio.
 
 


Su Elektor del 2004 ( Aprile )  c'e' una sonda ottima
per gli oscilloscopi, 100x, 10 Mohm//2pF...
 
Banda passante a -3 dB : 1500 MHz !
 
Piero.
 
 

ottimo..finita questa storia mi attrezzerò' bene con le sonde..:-)
 
Grazie Piero per il group link yahoo!!  Finalmente ho le prime risposte/aiuti incoraggiante..
in particolare il buono stato di salute dell U800
 
A fine di tutto faro' un bel riepilogo ..corredato di foto..
è giusto condividere la riparazione in oggetto
 
(ps per fortuna ho il service..senno' brancolavo nel buio totale  :-)
ciao Piero..luciano
 
Ha se rivai sul link youtube ho messo un altro video più' dettagliato del guasto !