Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Oscilloscopio vintage Leader LBO 508-A

L'oscilloscopio in questione è rimasto acceso qualche ora con le
feritoie superiori ostruite, e ora non funziona più, lo schermo rimane
scuro.
Ho trovato manuale e schemi su internet, qualcuno sa gentilmente darmi
un suggeriemento su dove portarlo a riparare?
Grazie mille

 un suggeriemento su dove portarlo a riparare?
 
Io no, al massimo posso tentare di aiutarti a ripararlo :-)
 
 

Ti ringrazio Arrangiologo, sei molto gentile, ma non ho nè esperienza
in ripartazioni nè soprattutto la strumentazione adeguata... tra
l'altro li dentro girano tensioni di qualche kV...
Sandro
 


Perchè non ci dici che difetto ha, a fare 2 misure col tester ci va poco 
e magari riesci a farti una idea, se possiedi un oscilloscopio non sarai 
a digiuno di elettronica.
Dovrebbe essere a due tracce non funzionano entrambe?
Il monitor si accende?
Sarebbe di aiuto anche sapere da quale zona scrivi.
Da cosa ne so chi ripara quegli strumenti si fa pagare molto bene e 
spesso al riparazione ne supera il valore.
MAgari trovi qualche riparatore di tv che potrebbe fartelo a prezzo 
onesto, alla fine l' oscilloscopio non è che una tv molto semplice per 
alcuni aspetti; alle volte basta una saldatura fredda o un condensatore 
in perdita.
Io stesso ne ho preso uno da riparare proprio ieri e non vedo l' ora di 
cimentarmi più che altro per la soddisfazione, se funzionerà lo regalo 
ad un amico che ne ha bisogno
Ci sono cose che non si possono comprare [cit]
 
 
 
Ciao
 
 
 
 

 MAgari trovi qualche riparatore di tv 
 
Quoto, forse e' la via migliore.
 

Perchè non ci dici che difetto ha, a fare 2 misure col tester ci va poco
e magari riesci a farti una idea, se possiedi un oscilloscopio non
sarai
a digiuno di elettronica.
Dovrebbe essere a due tracce non funzionano entrambe?
Il monitor si accende?
Sarebbe di aiuto anche sapere da quale zona scrivi.
 
La spia sul frontale si accende, lo schermo però resta nero, entrambe
le tracce assenti.. No, non sono a digiuno di elettronica, pasticcio,
mi piace costruire, ma non riparare... per questo cercavo un
riparatore. Abito a Rimini... non l'avevo scritto scusate! Intanto ho
capito che l'alta tensione (2kV) prodotta internamente non ha
un'energia enorme e non dovrebbe presentare grossi rischi andarci
intorno... magari lo apro, lo accendo, e cerco di capire se al tubo
catodico arriva tensione, placche e filamento...

 catodico arriva tensione, placche e filamento...
 
Il filamento lo devi vedere acceso (in penombra o al buio, in pieno sole non
vedi nulla); se non accende puo' essere che manchi anche l'alta tensione (spesso
il filamento viene alimentato dal trasformatore di riga che fornisce anche
l'alta tensione); per vedere se c'e' l'alta tensione puoi fare cosi': a
oscilloscopio spento alzi il lembo della ventosa senza toccare ne' il gancetto
metallico ne' il foro metallizzato dove e' agganciato e tieni il lembo alzato
con un foglietto di carta ripiegato piu' volte o con un qualsiasi altro
oggettino isolante; poi accendi, attendi che si scaldi il filamento e infili
pian piano un cacciavite (col manico ben isolato!) sotto alla ventosa del crt
avvicinandoti al gancetto o al foro metallizzato senza toccarli: prima che la
punta del cacciavite li tocchi deve scoccare la scintilla confermando che l'alta
tensione c'e'. Se arrivi a toccare gancetto o foro metallizzato senza che
scocchi una qualche scintilla l'alta tensione non c'e'; in questo caso il guasto
piu' probabile e' il transistor finale di riga o il trasformatore di riga. 
 

 ha scritto:

Ho trovato un condensatore interrotto! Il filamento è acceso, e tutti
i test point a bassa tensione erano ok; la ventosa però non è
accessibile, coperta da una cappa metallica tutt'attorno al tubo,
allora ho fatto un partitore resistivo con 10x10Mohm, l'ho attaccato
al test point -2000V DC, e prendendo la prima presa (1/10) ho
verificato col tester che non c'era tensione. Ho cominciato a dare
un'occhiata ai condensatori del moltiplicatore: il primo, quello più
vicino al trasformatore, è interrotto! Gli altri ok. Si tratta di un
condensatore ad olio, Marcon, da 0,5 micro,1600V dallo schema. Riporta
il codice K160DCLU504K. A questo punto ne cerco uno similare e lo
sostituisco, poi vi aggiorno.
Grazie mille Arrangiologo!

Da una prima ricerca sulla rete pare che non sia così facile trovare
un condensatore come questo che sto cercando, 0,5micro 1600V, olio...
Suggerimenti?
Ancora grazie
Sandro
 

 Suggerimenti?
 
Anche se non lo trovi a olio va bene il polipropilene; quelli con quella
tensione (o superiore) sono un po' cari ma credo che solo nel surplus si trovino
a basso prezzo; in alternativa andra' bene usarne due da 1 microfarad 850 volt
(o piu') in serie; per spender meno anche una serie di tre da 1,5 microfarad 630
volt.
 

 ha scritto:

Montato il condensatore nuovo (3x1.5micro) tutto è ripartito!! si
riparte con nuovi progetti!!
Grazie mille e buona giornata ;)

 Grazie mille e buona giornata ;)
 
Grazie anche a te per il feedback!