Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Aiuto su oscilloscopio: traccia quasi invisibile

Salve a tutti i colleghi.
Questa richiesta d'aiuto immagino sia particolare, ma ultimamente il mio
oscilloscopio fà le bizze e gradirei avere informazioni da chi magai ha già
avuto gli stessi problemi.
L'oscilloscopio è un vecchio Unaohm G421, un normale 20MHz doppia traccia, a
cui da poco è venuta a mancare la piena visibilità della tracce: in pratica
per analizzare i segnali devo abbassare la luminosità della lampada del
banco da lavoro, altrimenti no si vede un "tubo"... e a proposito di tubo:
possibile che se il tubo sia "andato", lo abbia fatto di colpo senza nessun
precedente segno?
Preciso che il fuoco delle tracce è molto buono e tutto il resto dello
strumento funziona perfettamente, anche se essendo molto vecchio, ha
necessità di una buona revisione, che sto conducendo proprio in questi
giorni.
Non avendo nessuna esperienza sulla riparazione degli oscilloscopi, chiedo
su che sezione potrebbe trovarsi il problema, tenendo conto che:
- ho sostituito da pochi mesi il trasformatore d'alimentazione (originale
Unaohm)
- ho sostituito quasi tutti i componenti sulle alte tensioni in uscita dal
trasformatore stesso (mancano solo poche resistenze che comunque misurano
buone...)
- la traccia era sparita del tutto, a causa di una resistenza bruciata da
1Megaohm che connetteva l'uscita "x axis" a massa (sostituita è tornata la
traccia)
- la regolazione della luminosità della traccia porta la luminosità al
massimo (comunque visibile solo al buio), mentre diventa nulla aumentando o
diminuendo la regolazione
- il controllo del fuoco agisce correttamente
- ovviamente il filamento è acceso
Boh... mentre continuo nella revisione del circuito, aspetto una dritta,
visto che non riesco a capire se il problema dipende dal tubo (sigh....), o
se devo localizzare una certa sezione
Grazie e a presto
Fulcro

 ha scritto nel messaggio
news:p09ha.57966$7y3.1...@twister1.libero.it...


 misure da fare con cognizione di causa).
Ciao Stany, grazie per l'attenzione.
Premetto che mi sono accorto che lo schema del mio oscilloscopio fa
riferimento ad un altro tipo di tubo catodico, quindi lo ho dovuto smontare
e rifare lo schema associando ad ogni pin la funzione giusta.
Ho ottenuto lo schema di cui spero di postare l'immagine al più presto, nel
caso qualcuno voglia dargli un'occhiata.
Allora:
Pin1-pin2: filamento, alimentato con una tensione di 6,3 VAC (è acceso)
Pin3-pin4: catodo,    alimentato con una tensione di 28VDC, il pin 3 è la
massa
Dopo la cupolina del catodo, sono presenti 2 griglie assiali tonde
micro-forate, connesse insieme e distanti 4-5mm. Ad esse è connessa anche la
piastra assiale ad occhiello che precede le placche della deflessione
orizzontale, nell'ultima parte del colle del tubo. Tra queste griglie e il
pin3 di massa è presente una alta tensione (non valutabile con un multimetro
con fondo-scala 1000VDC)
Oltre le predette griglie è presente un tubo, del diametro di 1cm e lungo
1,5cm, connesso al pin 5. Tra il pin5 e il pin 3 di massa sono presenti
circa170V.
Segue un disco con foro centrale (connesso al pin 6), a cui seguono le 2
placche della deflessione verticale.
Per ultima la sopracitata placca assiale con l'occhiello verticale (connessa
con le prime 2 griglie) a cui seguono le placche di deflessione orizzontale.
Ho scritto questa descrizione per elementi perchè non trovo un riferimento
di similitudine con la struttura di un cinescopio TV, per cui posso solo
procedere per grandi linee.
Il tubo è un Telefunken D13-621 GH-14.
Ormai ho sostituito tutti i componenti della scheda dell'alimentazione, (a
cui arrivano tutte le tensioni dal trasformatore d'alimentazione) da cui
partono le alte tensioni,
Non so se è la norma, ma questo oscilloscopio non ha un trasformatore di
riga per derivare l'alta tensione.
Caspita quanto mi sono dilungato! Spero che almeno serva per indirizzarmi su
controlli, o anche modifiche (che non mi distruggano il tubo però!!!).
Per chi volesse del buon sano brain-storming
Grazie per gli aiuti
Fucro

precedente segno?
		Ciao
Ho anch'io un vecchio oscilloscopio  20 Mhz doppia traccia,
Hameg,che aveva cominciato a peggiorare come luminosita'.
Stavo gia' pensando che dopo tanti anni fosse il tubo ,
poi guardando bene lo schema ho trovato che esiste
un potenziometro interno, che regola la luminosita',
oltre al solito a frontale.
Un quinto di giro... ed e' tornato come nuovo !!!
Ti auguro che succeda anche a te, ma visto che conosci
bene il tuo, forse lo avresti gia' trovato.
Comunque le cose influenti da controllare sono:
tensione AC alim filamento , alte tensioni negative, sul
catodo (2000 V ??),potenziometro che regola la 
tensione di griglia (o resistenze ).
In bocca al lupo.
		Ciao Giorgio		

 ha scritto nel messaggio
news:3e87fee0...@powernews.libero.it...

Salve ancora.
mi son messo in contatto con la Unaohm, ma il tecnico addetto al supporto è
presente solo il lunedì ed io ho chiamato tardi...
Vorrei avere almeno un'idea delle tensioni che devo avere nei diversi
elementi del tubo... ad esempio: possibile che la tensione al catodo sia di
solo 28VDC? In un cinescopio TV dovrebbero essere in media 150-180V, perciò
mi sembra troppo bassa quella che misuro ora...
Possibile che se il catodo non è alimentato correttamente, la traccia che
vedo sia data da un bassissimo flusso di elettroni proveniente dal solo
filamento?
Le alte tensioni negative dovrebbero essere relative alla sezione del
Focus... che sembra però funzionare bene...
Vorrei provare ad aumentare la tensione sul catodo e portarla fino a circa
45-50VDC, ma posso farlo senza rischi per il tubo?
Accidenti, sono indietro con il lavoro per cercare il problema del mio caro
strumento...
Grazie ancora a tutti per qualsiasi consiglio
Ciao
Fulcro