Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: info su sonda oscilloscopio ?

Scusate la banalita , ma la memoria!
 
Oscilloscopio vecchissimo lcd Tektronix , la sonda segna 100 MHz
e mi pare x10 , cosa significa che riduce o amplifica x 10 ?
 
Quindi NON e  1:1 ? sarebbe stato X1 vero ?
 
Eppure mi pare che amplifichi e se metto divisione 1 quadrato 1 Volt
E misuro 5 volt me ne senga 5 quadrati.
 
Boh, non caspico , come funziona sto puntale che segna x10 ?
 
PS ma quindi se riduce ok saranno dei partitori resistivi credo, ma
     Se amplificasse (?) c e un ampli dentro e quindi prende tensione
     Dall  oscillocopio ?
 
 

non capisco mi spieghi meglio, ma quindi X10 attenua x 10 volte o cosa ?
 

Yorgos ...sicuro ?
 
che caos....
 
quindi X10  come ricordavo io divide la lettura per 10 vero ?
 
quandi sia DC che AC che la RF ? o ?
 
ma come mai se misuro un 5 volt mi appaiono allora 5 quadretti da 1 volt
se uso sta sonda che dovrebbe dividere x 10 ? boh....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 e se non ti Ã¨ ancora chiaro, vendi la sonda e acquistane una x1.
 
 
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

Giusto per completezza: mi pare di aver capito che il nostro TenTen stia 
usando una sonda Tektronix su un'oscilloscopio Tektronix. La sonda è 
sicuramente x10 (ossia il segnale che arriva all'ingresso dell'oscilloscopio 
è un decimo di quello misurato) e l'oscilloscopio si imposta automaticamente 
con il giusto fattore di scala, per cui il valore di volt per divisione che 
si vede è quello reale.
Altra cosa se fosse una sonda di altra marca, l'oscilloscopio non la 
riconosce e il fattore di scala deve essere impostato manualmente.
Comunque non è un semplice partitore resistivo bensì un partitore compensato 
abbastanza sofisticato perchè deve tenere conto anche della capacità del 
cavo e della capacità di ingresso dell'oscilloscopio, e deve essere 
calibrato per avere la massima linearità in frequenza. Proprio per questo 
tipicamente sulle sonde ci sono una o due regolazioni e sull'oscilloscopio 
un'uscita di segnale per la calibrazione, e le due regolazioni sulla sonda 
devono essere calibrate per avere la visualizzazione sullo schermo di una 
onda quadra con i fronti più ripidi possibile, senza overshoot, e su alcune 
sonde (anche Tektronix) anche della giusta ampiezza. Poi una volta calibrata 
la sonda deve essere usata sempre su quell'ingresso in quanto le pur minime 
differenze fra i vari ingressi dello stesso oscilloscopio imporrebbero la 
ricalibrazione, almeno se uno volesse fare misure di grande precisione. 
 
 

 -- 
invece gli interessa cos� tanto che ha postato le stesse domande e 
controdomande anche su it.hobby.elettronica 
 
 

 interessa.
O forse gli interessa ma non � in grado di leggere o (pi� probabile) di 
capire. Sai, quella pagina di Wikipedia � costituita da molte righe, � un 
vero problema leggerla tutta. 
 
 

grazie a tutti voi
 
 
Allora, forse ho sbagliato tutto silla sonda c e  100 MHz  10X  quindi
Amplifica di 10 volte ?
 
Cmq e  Tektronix  modello P6113B   grazie a voi per le info che mi date
 
 
 
 
 

 Amplifica di 10 volte ?
 
Lascia perdere...
 
Saluti.

 Amplifica di 10 volte ?
 
None !
 
E' un partitore 1:10, produce un segnale che e' un decimo in tensione, ma 
decuplica l'impedenza e non carica il circuito in analisi.
 
10x e' l'attenuazione!