Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Kit nuova elettronica

Ciao
Ho costruito il kit misuratore di esr ed ho collegato un tester analogico da
0,5 ma, ed il tutto pare funzionare, solo che non riesco a leggere i valori
0.1 ohm perchè ogni tacchetta sul tester equivale ad 1 ohm, come devo
fare???

 wrote in
it.hobby.elettronica.riparazioni: 

Scherzi a parte...stai usando 1 tester da elettricista?
quelli piccoli che si trovano nelle uova di Pasqua ?
mi pare sia richiesto un miserando 100uA se analogico
oppure 200uA se digitale ,non la luna nuova.
con 1 resistenza in parallelo (shunt)
alzi la sua portata.......
Non credo tu possa contare su un abbassamento 
della portata con 1 resistore in serie........
Potresti bufferare ulteriormente l'uscita da controllare 
mediante 1 preciso ampli in corrente ,ma penso ti
convenga cambiare lo strumento.
Ps
anche i tester digitali da supermercato ,(quelli da 5euro)
hanno la portata richiesta senza problemi.
devi misurare 1 corrente ,e le eventuali fluttuazioni 
rilevabili + facilmente con l'analogico sono 1 finezza
forse non necessaria in questo caso.

Scusate allora posso usare anche un tester digitale??? Và bene lo stesso???
Qualcuno di voi per caso l'ha già provato??
"esr" <you...@the.champion.myfriend> ha scritto nel messaggio
news:nahTa.3701$Za4.1...@news2.tin.it...


 > > tester equivale ad 1 ohm, come devo fare???
Passa su una portata piu' sensibile. Questo ti permettera' di *VEDERE*
valori inferiori in quanto a *MISURARE* e' un altro paio di maniche :-)
Ciao
Marasali
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

OK proverò con un tester digitale, spero di ottenere così maggiore
precisione.
Grazie
"marasali" <ma...@REMOVEhotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:217Z57Z255Z202Y...@usenet.libero.it...


 precisione.
Otterrai piu' risoluzione, non precisione. Come dire vedrai piu' cifre ma
non saprai quanto saranno vere. Ottenere risoluzioni elevate e'
relativamente semplice, ottenere misure precise ahime' e' un po' piu'
complicato.


Quindi le misure che ottengo con questo misuratore di esr non servono a
niente visto che hanno un grado di inaccuratezza troppo elevato secondo
voi???
Cosě non riesco a distinguere se un condensatore ha esr inferiore o
superiore a 1/2 ohm???
"marasali" <ma...@REMOVEhotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:217Z57Z255Z202Y...@usenet.libero.it...


 superiore a 1/2 ohm???
Potrai si misurare sotto il 1/2 ohm, non e' pero' detto che quello che
misuri per 1/2 ohm sia in realta' che ne so, 1/4 di ohm. Se avrai due
condensatori identici potrai invece fare una misura relativa accurata, uno
rispetto all'altro. Se vuoi una misura assoluta mi sa che con 2 fili (credo
che il progetto faccia una misura a 2 fili) e' dura. Ti ritroveresti la
resistenza dei cavi nel circuito di misura e 2 cavi in genere sono piu' di
0,5 ohm totali


> oppure 200uA se digitale ,non la luna nuova.
come già detto il progettista prevede 
(l'articolo spiega chiaramente )
1 analogico da 100uA   oppure
1 digitale  da 200uA.
 
Interessante la storia della misurazione a 2 soli fili
sarebbe da approfondire ,se l'amicone mi
potesse indirizzare.....

 potesse indirizzare.....
Puoi trovare una piccola spiegazione (in inglese e per la misura di
resistenza) qui: 
http://www.keithley.com/servlet/Data?id=10636


 
http://www.keithley.com/servlet/Data?id=10636
Grazie ,non č proprio il max ma sufficiente a trovare
"topics" atti ad espandere lo studio .
Hiaz !


Puoi anche fare una ricerca su "4 wire(s) ohm measurement(s)" oppure "kelvin
measurement(s)" sono sinonimi.
Buona ricerca
