Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Problemino con oscilloscopio Unaohm G 471 E - SL

Salve a tutti,
sono uno studente di elettronica e un amico mi ha prestato da qualche
anno l'oscilloscopio in oggetto. nelle ultime settimane la traccia si
spostava sempre più in alto, e io compensavo con la manopola di
posizione verticale, fino a che un giorno la manopola è arrivata al
minimo e la traccia è uscita dallo schermo.
Ho provato ad aprire l'oscilloscopio e dopo una bella pulitina
all'interno (c'era veramente tanto sporco) tutto è tornato normale. ma
dopo alcuni giorni di perfetto funzionamento la traccia è sparita di
nuovo. Ho cercato lo schema
elettrico[
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/8443/unaohmg471aslb.zip
]
x capirci qualcosa e ho spostato i potenziometri x la pos. verticale ma
non cambia proprio niente. l'altro giorno mentre spostavo i
potenziometri è tornato a funzionare, ma dopo 1 giorno, ancora come
prima: traccia a +infinito.
c'è qualcuno che ha avuto gli stessi problemi o che sa come muoversi?
grazie a tutti
ciao
ale

aleruggeri87 ha scritto:

Ciao,
sostituendo gli elettrolitici C90, C26 e 27 il difetto dovrebbe scomparire.
Tuttavia l'età dell'oggetto giustificherebbe la sostituzione di tutti i
condensatori elettrolitici.
La pulizia dei potenziometri con apposito spry completerebbe l'opera.
Bye,
Luca.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Luca.
Hai parlato di "età dell'oggetto"; ma è veramente così vecchio?
quanti anni avrà il bel reperto? beh comunque fino a non molto tempo
fa ha sempre funzionato benissimo e mi ha sempre dato una bella mano.
grazie ancora x i consigli;
aspetto ulteriori "dritte" da tutti
ciao
ale

aspetto ulteriori "dritte" da tutti
Se vuoi lo vendi a me (per un prezzo ragionevole... ). In ogni caso il
valore senza "restauro completo" non è molto. Tutti i componenti deperibili
vorrebbero sostituiti per avere uno strumento almeno regolabile con
precisione. Al limite, posta una foto (solo il link, mi raccomando...) per
valutarne le condizioni.
Io nel mio sostituii TUTTI i componenti dell'alta tensione, ma purtroppo il
tubo ha dato forfait...  e ne ho comprato uno nuovo.
Facci sapere.
Ciao
Fulcro

 Fulcro
grazie ancora
ciao
ale

1...eheh
Beh, in effetti il mio non era nuovo, ma aveva già circa 20 anni... E' un
HP180, bellissimo. Tutta la manutenzione la ho sempre fatta io, e ormai lo
ho già da diversi anni. Il trigger non è perfetto, ma per il resto è tarato
perfettamente.
Ti chiedevo di vendere l'Unaohm perchè è stato il mio primo oscilloscopio e
mi piacerebbe rimetterlo in sesto.
Se non è il tuo fa niente...
Fai sapere come va la sostituzione. Occhio piuttosto che gli Unaohm hanno i
cavi che passano da una sezione all'altra LEGATI CON SPAGO:  se stacchi le
schede evita di tirare i cavi e di spezzarli. Magari taglia lo spago per
staccare le schede e poi usa delle fascette per rimettere tutti i cavi in
fasci.
Saluti.
Fulcro

 ale


 mi piacerebbe rimetterlo in sesto.
Qual'è il tipo di crt morto?
Piano piano ho raccolto un buon numero di crt da oscilloscopio.
Bye,
Luca.


 Piano piano ho raccolto un buon numero di crt da oscilloscopio.
Il crt è un Telefunken D13-621 GH14
Caratteristiche: CRT a fronte piatto e tondo, con reticolo. Ho appena
fotografato il "bimbo" in diverse pose e te ne posto le foto nel caso
servissero ad identificarlo meglio. Le trovi in uno zip su
http://medlem.spray.se/fulcro/Download/CRT_Unaohm.zip
   (circa 0.93Mb)
Se capitasse che ti trovi un tubo simile e funzionante, potresti farmelo
sapere (occhio che ho indirizzo "alterato") e fare una cifra nel caso
potessi venderlo.
Ovviamente non ho intenzione di spendere cifre altissime per un
oscilloscopio già "anziano" anche se restaurato...
Ti saluto, a presto
Fulcro

 Caratteristiche: CRT a fronte piatto e tondo, con reticolo. 
Hmm... ok per fronte piatto e tondo, mentre non ne ho con reticolo.
Vedo lo zip e ti faccio sapere.


 una volta rimesso in sesto.
e si, sono rimasto una settimana fermo senza l'oscilloscopio.
grazie ancora a tutti
ale

 va be visto che sono dietro non conviene metterlo? che cosa fa?
IMHO puoi lasciarlo senza.
Bye,
Luca


 IMHO puoi lasciarlo senza.
ok
ciao
ale

stesso no?
Perchč non metti un elņettrolitico da 100uF a montaggio verticale? Se non
hai problemi di spazio...

 hai problemi di spazio...
mmm, li ho trovati ma erano da 50v d erano abbastanza grandi. Ieri sera
ho fatto un bel lavoretto: ho messo quei due al tantalio in parallelo e
li ho sostituiti. adesso funziona ancora. boh spero di aver risolto il
problema. confermerò fra una settimana.
ciao ciao
ale

 ale
Ragazzi, oggi non va già più... la traccia è al solito posto. I
condensatori che ho tolto li ho controllati oggi a scuola e sono ancora
apposto. ci può essere qualcosa d'altro?
ale

 apposto. ci può essere qualcosa d'altro?
Una infinità di cose! :-)
Provato a controllare il +17 e il -17 rispettivamente tra massa e + di C65
e massa e - di C68?
Bye,
Luca.


 e massa e - di C68?
leggo -17.43V e +17.10. l'alimentatore dovrebbe andare. quello che non
capisco è perchè la prima volta va e poi basta?
ale

ale
Spiegati meglio, non si capisce cosa vuoi dire...

 Spiegati meglio, non si capisce cosa vuoi dire...
nel senso la prima volta ho dato una bella pulita e funzionava. poi non
andava +. l'ho riaperto e andava di nuovo. poi anora non funzionava.
dopo la sostituzione dei condensatori è andato ancora x 2 giorni e
adesso non va più di nuovo. boh non so + a che cosa pensare. se c'è
un problema dovrebbe poi farlo sempre e in particolar modo da subito.
non prima va e dopo non va più.
ale

non prima va e dopo non va più.
E' un classico comportamento aleatorio che può essere causato da saldature
difettose o componenti guasti. Purtroppo ci vuole molta pazienza per
ricercare tutte le possibili cause. Affidati allo schema, usa una lente e un
buon tester per verificare tensioni e continuità.

 buon tester per verificare tensioni e continuità.
dopo gli esami di maturità mi son rimesso a cercare di riparare
l'oscilloscopio: le due settimane di riposo non l'hanno migliorato....
Oggi però ho scoperto una cosa: anche se le alimentazioni di + e -
17Volt escono giuste dall'alimentatore, una volta sulla scheda
"principale" (sono passate da resistenze da 22ohm, funzionanti) si
abbassano a 16,40 che mi sta bene e -14,15 che non mi piace
assolutamente. ricordo che i condensatori da 100uF li ho sostituiti ma
anche quelli vecchi sono ancora funzionanti.
Per le saldature le rifarei volentieri ma non riesco a smontare la
scheda: x toglierla dovrei devastare l'oscilloscopio. Infatti x
sostituire i condensatori ho dovuto fare molta attenzione a non
bruciare i fili.
Qualche nuova idea?
ale