Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Lettura resistenze bruciacchaite

Ciao a tutti, siete la mia ( sua) ultima speranza....descrivo la situazione:
circa 15 anni fa mi ero comprato un tester che avevo pagato abbastanza in 
quanto avevo deciso di prenderne una valido cos� ho preso un pantec della 
"Carlo Gavazzi", conoscevo la marca e ho pensato di prenderlo anche se 
costava qualcosa in pi� degli altri ecc.
Non ricordo come ma avevo bruciato alcuni componenti, all' epoca le mie 
conoscenze in campo erano estremamente ridotte ( sapendo come sono oggi fate 
un paragone e scoprirete a che livello ero :-) )
cos� lo misi da parte dopo avere tentato qualche riparazione sommaria, ieri 
mi � tornato in mano e ho deciso di ripararlo in quanto la spesa potrebbe 
essere molto bassa e mi servirebbe uno strumento a lancetta.
Trovare gli schemi in rete credo sia impossibile ma vista la semplicit� 
dell' oggetto credo se ne possa fare a meno, in pratica ci sono 4 resistenze 
rispettivamente per misurare gli ohm nelle scale X1000 x100 x 10 x 1
Ad ogni modo si tratta del mod. pantec 5XT e sull' integrato c'� stampata la 
sigla cd. 2300348
LE "portate non funzionanti sono X 10  e x1 sfortunatamente anche la 
resistenza del x100 non si legge bene, la foto � questa:
http://digidownload.libero.it/transalpista/r7-8-9-10.jpg
volevo sapere i valori di
R10, se ho letto giusto dovrebbe essere 1330  precisione 0.1  50 ppm\k 
correggetemi se sbaglio
R9   non lo so ma secondo logica dovrebbe essere  133?
R8  idem come sopra 13?
R7 1.3?
Non ne sono sicuro ma secondo logica potrebbe essere giusto?
Inoltre ho notato che mi fornisce valori errati nella misurazione dei 
voltaggi in CA ad esempio al posto di 230 mi fornisce il valore di 150, e 
questo credo dipenda da R5
Per cui mi piacerebbe fare un ragionamento simile a quello sopra conoscendo 
i valori di R4 ed R6
http://digilander.libero.it/transalpista/r4-5-6.jpg
Se leggo giusto R4 dovrebbe essere 107 giusto?
http://digilander.libero.it/transalpista/r6.jpg
mentre R6  dovrebbe essere 1270 ?
Vi sarei grato se qualcuno fosse cos� gentile da controllare le fesserie che 
ho scritto e darmi un suo parere.
Grazie mille se vi dovessero servire consulenze meccanico eh mi trovate a 
questa mail oppure su it.hobby.faidate dove le mie competenze sono 
leggermente superiori a quelle sull' elettronica.
Grazie ancora ciao

 R9   non lo so ma secondo logica dovrebbe essere  133?
                                                      quale logica ?????
Secondo me l'unica giusta � che le resistenze devono essere proporzionali
alle portate (e non voltaggi), multipli della parte fissa dei valori bassi


Esatto per cui conoscendo il valore della prima dovrei potere ricavare i 
valori delle altre 3?
Grazie

 Cieo� tolleranza 10%
se � 10 % � troppo, almeno per la mia esperienza
in questi casi sar� 2,5 - 5 %
o anche meno se puoi scegliere misurandole
considerando che potrebbero aumentare con la temperatura
e che puoi compensare una portata in eccesso con una in difetto
perch� le R sono in serie
se conosci le pi� alte � facile calcolare le minori con semplice proporzione
in un circuito serie di cui la parte della bobina mobile � fissa
In fine si possono compensare con regolazioni partendo dal
''metodo di confronto'' con uno strumento decente in parallelo 

 ''metodo di confronto'' con uno strumento decente in parallelo
Esatto, grazie, mi faresti solo il favore di confermarmi la lettura di R10
http://digidownload.libero.it/transalpista/r7-8-9-10.jpg
Grazie