Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Oscilloscopio semiserio, quale ?

Per utilizzo nel mondo della chitarra elettrica, quindi per effetti a 
pedale come overdrive, distorsori, chorus ecc..., per capire da dove 
arriva il rumore, quanto vale l'ampiezza di un segnale in dB o volts, 
insomma a meno di 100 €, c'è qualcosa di cui potersi fidare e che 
risponde a questi requisiti, e si spera anche ad altri che adesso non mi 
vengono in mente ?
 
P.S.
Di tester/multimetri ne ho già 4, due digitali e due analogici


ho capì, non c'è niente

Il 15/12/2020 15:37, gennà ha scritto:

Questo è un minimo da acquistare.
C'è molta pubblicità all'inizio, poi parte l'oscilloscopio.
 
https://www.youtube.com/watch?v=FeZTbSF4cfM
 
 
Ciao
Gab
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
 
Forse un oscilloscopio non e' lo strumento piu' utile
Nel caso di bande audio forse sarebbe utile puntare piu' sulla 
precisione tipo i 10 o 12 bit rispetto agli adc da 8 bit classici degli 
oscilloscopio sotto i 1000 euri, mentre i 100 MHz di frequenze 
'visibili' contano poco o niente
Forse una scheda con un paio di adc 12 o 14 o 16 bit, da 'vedere' su 
smartphone sarebbe piu' utile, parlo della misura di roba audio quindi 
roba sotto i 40 KHz
Certo che 100 euri e' un limite un po' troppo stringente
O prendi qualcosa che ti misuri, oppure vai a orecchio
 


Ma per quello che ci deve fare lui, basterebbe un multimetro tipo il 
MUSTOOL MT8206


tipo questo: 
https://tinyurl.com/ycqta7fl
 


Non vorrei spendere per un multimetro che rispetto al mio ha in più solo 
la possibilità di graficare e memorizzare una frequenza di ampiezza nota.

gennà ha scritto:

questo:
https://www.youtube.com/watch?v=MJIV5aSy9tU
 
 


interessante, almeno per me. Grazie.
 
Un parere su quest'altro ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=gCI0S3Bcofc
 

gennà ha scritto:

meno prestazioni, piu piccolo ma costa meno...dipende cosa uno deve farci
 


Chitarra elettrica vuol dire sia segnali deboli ,pochi mV,da pennata leggera su pick up monobobina che segnale su uscita amplificatore di potenza(decine di V),quindi per spaziare su questa gamma sono indispensabili sonda e attenuatori da vero oscilloscopio,altrimenti,se a uno non interessano gli offset in DC,una buona scheda audio potrebbe anche essere superiore.
Io sono un fan di oscilloscopi digitali,ma per quest'uso specifico e questa cifra un analogico
da 20-30 MHz,venduto a prezzo sensato potrebbe essere una buona scelta,ma qui va a fortuna,
perchè un oscilloscopio di quel tipo potrebbe essere stato usato poche ore a settimana da un hobbysta
o varie ore al giorno in ditta,dove certi dipendenti spreconi era già bello se li spegnessero alla sera(visto di persona).
 

 
 
analogico di vecchio stampo forse un pò ingombrante, poco spazio sulla 
scrivania.

Il 20/12/2020 16:46, blisca ha scritto:

posso chiederti perchè una larghezza di banda cosi grande ( per me eh) ? 
200kHz non basterebbe ?
 

 si parte da circa 50 mV zappando sulle corde in effetti
 
cerca un analog discovery (1 o 2 c'è poca differenza) di seconda mano 
che ha una risoluzione di 14bit...
il software di controllo è molto buono e ha molte caratteristiche che 
potrebbero essere utili in campo audio
 
in alternativa cerca tra gli oscilloscopi USB quelli che comunque 
hanno più di 8bit
 
quei giocattolini che ora vanno tanto di moda qui sul newsgroup 
servono a poco e le caratteristiche dichiarate non corrispondono alla 
realtà
 
volendo spendere qualche centinaio di euro, oscilloscopi discreti li 
fanno micsig, siglent, gwinstek e rigol
ce ne sono anche di più economici tipo owon, uni-t e altri che ora non 
ricordo, ma che dicono abbiano qualche problema in più con il software 
di gestione
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


ho infatti letto che qualcuno ha avuto qualche problema con il software.
 
Però, continuando a fare confronti, noto anche le differenze di prezzo,
 
questo
 
https://tinyurl.com/y7qb785o
 
 
ha rispettivamente, ADC a 8 bit, 40V di Vmax IN e 50 mV/div (sensibilità 
vert.) e costa quasi 162 €
 
 
poi guardo oggettini come questo
 
https://tinyurl.com/y6vtrnem
 
 
e leggo che hanno
 
12 bit, 50V (Vmax) e 5mV/divisione e costa 30 €, cioè 1/5 del primo.
 
Forse il primo ha una maggiore larghezza di banda e dimensioni maggiori 
del display ma per il resto ????
 
 
 


 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 tanti schemi che si trovano in rete per i circuiti di ingresso,
 
tipo questo ?
 
https://www.analog.com/-/media/images/analog-dialogue/en/volume-45/number-4/articles/turning-pc-sound-card-into-sampling-oscilloscope/soundcard-fig-01.jpg?la=en
 
 
Avevo letto di grandi errori di misurazione dovuti all'impedenza di 
ingresso delle schede audio..sarà cosi ?


ho trovato su youtube una prova del secondo che avevo postato
 
https://www.youtube.com/watch?v=cc4WzUHwBx0
 
 
dove dice e dimostra che 200khz di banda non sono affatto veri ma al 
massimo 20khz quindi per impiego audio sembra che può andare bene. 
D'altronde, come avevo prima detto, mi servirebbe per avere qualcosa che 
un semplice tester non vede, per esempio per sapere se un oscillatore 
oscilla oppure (come farebbe un tester a dirmelo), capire dove si perde 
un segnale o quale componente è causa di un certo tipo di rumore, non 
certo per radiofrequenze o applicazioni avanzate.

Il 22/12/2020 06:25, not1xor1 ha scritto:

giocattolo per giocattolo allora questo credo faccia un pò la differenza 
visto che ha pure un analizzatore di spettro che nel campo musicale 
torna utile
 
https://www.amazon.it/Oscilloscopio-digitale-virtuale-analizzatore-registratore/dp/B08HPGHHP8/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=oscilloscopio+pc+usb&qid=1608657612&sr=8-16
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=67fYZShx5wc
 

 musicale torna utile
 
marca ignota e nessun feedback... te le vai proprio a cercare...
 
almeno prendi un hantek o un owon che sono largamente noti e così in 
caso di problemi hai la possibilità di trovare qualche soluzione in rete
 
mi pare che sempre su amazon costino pure meno di quello che hai linkato
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 marca ignota e nessun feedback... te le vai proprio a cercare...
 
in realtà quel modello è su Amazon da Settembre, qualcuno dice che sia 
la copia dell'Hantek 6022 ma Oscilloscopio + Analizzatore di Spettro 
insieme su quella fascia di prezzo non ne ho proprio trovati nè Hantek, 
Owon o altri. La demo su youtube mi sembra onesta e devo dire che un 
pensierino già l'ho fatto anche perchè penso sia meglio e più affidabile 
che spendere 40 € per un coso cosi, poi tutto può succedere anche sui 
più blasonati
 
https://www.ebay.it/itm/2-4-inch-LCD-Handheld-Digital-Oscilloscope-DSO-PRO-5MHz-20MSa-s-Build-in-Battery-/273759575927
 

È comunque a 8 bit.
Per la maneggevolezza è interessante il kkmoon 1013.
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

 
 
 
questo ?
 
https://www.amazon.it/KKmoon-Touchscreen-Oscilloscopio-Portatile-Risoluzione/dp/B086V7PHJF
 
 
te credo ma anche ehm...160 €
 
però anche lui a 8 bit

Sì, lui. D'altra parte, mi sembra che da Aliexpress e simili costi
 poco di meno, più la dogana se è spedito dalla Cina.
Purtroppo sono tutti a 8 bit. Non ne ho visti, tra quelli entro
 alcune centinaia di euro, a più di 8 bit.


 Per la maneggevolezza è interessante il kkmoon 1013.
 
come ho già scritto, per l'audio non c'è niente di meglio dell'analog 
discovery o al limite adalm2000 (costa meno ma il software non è così 
maturo come l'altro)
 
il software di analog discovery è liberamente scaricabile e funziona 
anche in modalità demo così ci si può fare un'idea
 
l'unica cosa negativa è che - a meno di non voler buttare via altri 
20-30 euro - bisogna farsi da sé gli ingressi con le prese BNC
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


secondo te quanto mi verrebbe a costare trovandone uno usato con la sonda ?


quello che volevo sottintendere è che se nuovo costa
 
https://www.ebay.it/c/12004093238
 
 
o anche più, non penso che usato lo troverei a prezzi da ..oscilloscopio 
semiserio.
 
Comunque, ho preso quello anonimo che in Cina solo in teoria avrei 
pagato meno ma tra dogana e tasse varie non ne sarei poi tanto sicuro, 
senza togliere che avrei dovuto aspettare almeno un mese.

 ..oscilloscopio semiserio.
 
è quasi raddoppiato... sarà l'effetto del covid?
comunque su ebay, fino ad un paio di anni fa, usato, si trovava 
(dall'estero) anche a meno di 100 euro (inclusa spedizione e dogana) 
perché agli studenti lo vendono ad un prezzo molto più basso
 
per quel prezzo (o poco più) si trova il siglent da 100 MHz a 4 canali 
(a meno che non sia raddoppiato anche esso nel frattempo)
 
forse a gennaio-febbraio si trova qualcosa su ebay perché c'è chi 
approfitta del natale per comprare cose nuove e rivende quello che 
aveva prima
-- 
bye
!(!1|1)
 


https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=siglent+da+100+MHz&_sacat=0
 
 
;-)