Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Riparare un potenziometro ?

Si possono bloccare le alette di un potenziometro, i cosiddetti lugs, 
che si muovono un pò e che quindi fanno falso contatto ?

 che si muovono un pò e che quindi fanno falso contatto ?
 
lo sostituirò, per il momento ho usato una pinza per fissare meglio il 
rivetto ma quindi il contatto tra alette e grafite, o quel che l'è, è 
garantito solo dal rivetto che fa da morsa ?


Per evitare che le alette si spostino, rispetto al corpo del 
potenziometro, potresti in-blob-barle dentro colla a caldo
Cosi' se servisse puoi sempre toglierla e accedere alle saldature
 
Oppure prendere una strisciolina di basetta ramata, farci due incisioni, 
in modo che ci siano tre settori circolari isolati tra loro, e saldare a 
stagno i pin del potenziometro col singolo settore circolare basetta, di 
sicuro non si sposteranno mai piu, e all'occorrenza potrai dissaldare e 
rilavorare
 
Scolta ma 'lugs' dove lo hai letto?
E' la prima volta che sento questo termine
 


 
nei siti inglesi
 

 che si muovono un pò e che quindi fanno falso contatto ?
 
Qualche anno fa ho acquistato d'impulso una busta di grafite in polvere 
finissima, non mi ricordo se eBay o Ali', ma comunque il costo di un 
caffe' o poco piu'.
Tempo fa ho dovuto riparare un potenziometro letteralmente spaccato e 
introvabile, un doppio con doppio comando coassiale di un oscilloscopio: 
lo avevano sfondato con una botta e i due gruppi di tre pin si erano 
staccati dal corpo, frantumando il supporto di bachelite. Sembrava una 
missione impossibile, invece la grafite mi ha salvato.
Ho:
1: pulito e sgrassato bene con acetone la zona della rottura
2. fissato tra loro le parti con un cianoacrilico di qualita'
3. ho fatto un esperimento: ho preso un po' di grafite e l'ho impastata 
con poche gocce di colla cianoacrilica, fino ad ottenere un impasto 
denso. Non ne voleva sapere di indurire, anche dopo minuti, ma ho 
scoperto che, scaldandola con la pistola ad aria calda per SMD, induriva 
come un pezzo di grafite solida ed era ben conduttiva
4. ho messo un po' di impasto sulla giunzione incollata del punto 2, in 
modo da fare ponte sulla rottura e poi ho scaldato con l'aria calda
5. HA FUNZIONATO!
 
Ciao,
-- 
RoV - IW3IPD
https://www.iw3ipd.microvise.it/
 
https://iw3ipd.blogspot.com/
 
 


wow io quella polvere ce l'ho, posso provare. grazie


 
mi è appena arrivata, non l'ho ancora aperta :)


nada, esp non riuscito


Purche' sia polvere di grafite pura, non mischiata ad olio come fanno in 
genere per lubrificare.
La mia e' arrivata in una busta di plastica e l'ho travasata in un 
contenitore di plastica: 
https://ibb.co/hBdFqjd
 


 nada, esp non riuscito
 
Aggiungi qualche dettaglio...
Come ho risposto a Franco Af, devi partire da grafite in polvere, non da 
grafite mista a olio per uso lubrificazione.
Cianoacrilato ne va pochissimo, l'impasto deve rimanere pastoso.
Indurisce (almeno in tempi umani) solo scaldandola con l'aria calda a 
100 e piu' gradi celsius.
 
Purtroppo non ho foto del potenziometro riparato (o almeno non riesco a 
trovarle), pero' ho ritrovato una prova che ho fatto col materiale 
avanzato: un percorso di 4 cm circa tra due pad di un PCB di scarto, con 
un deposito bello spesso di materiale. Misura fatta ora:
https://ibb.co/mCXXzBW
 
Ti assicuro che il materiale e' bello duro. Non e' pero' adatto a fare 
da colla, ma solo da ponte conduttivo. Nel tuo caso devi prima incollare 
il piedino col cianoacrilato perche' non si muova e poi "stuccare" il 
giunto con un po' di grafite solidificata per renderlo conduttivo.


 100 e piu' gradi celsius.
 
fatto a 100°C con aria calda, indurisce ma non c'è continuità

Il 24/09/2023 16:17, RoV ha scritto:

Molto interessante, pregasi cacciare link, grazie

 genere per lubrificare.
 
e allora probabilmente quella che ho io sarà mischiata ad olio, ho 
riprovato anche con un pò di vinavil ma non conduce.
 

 riprovato anche con un pò di vinavil ma non conduce.
 
l'hai misurata senza colla ?
io non voglio aprirla per tenerla sigillata nel sacchetto :)
 


 
mettendo solo graffite, prova in questo modo.


grazie provato non funza, è troppo rovinato il pot

 grazie provato non funza, è troppo rovinato il pot
 
 
mi hai incuriosito, non ho la colla disponibile altrimenti avrei 
provato, anche perchè dopo aperta secca subito.
 

 
 
Pensavo che, se non conduce in nessun modo, probabilmente e' grafite 
"tagliata" con qualche inerte.
Puoi provare grattando una matita morbida (B o 2B) con carta vetrata 
fine. Magari prova prima la grafite integra col tester, ma vedrai che 
conduce bene.
Meglio ancora il carbone da storta, quello delle spazzole dei motori 
elettrici o degli elettrodi per scriccare. Molto piu' conduttore, pero' 
decisamente piu' duro da polverizzare. Si usava anche per il positivo 
delle pile zinco-carbone, ne ho smontate tante da ragazzo per recuperare 
carbone, zinco e biossido di manganese; le alcaline non so, non ne ho 
mai aperte.


 e' grafite "tagliata"
 
quella che ho preso in 2 mm di graffite non va sotto i 7k di resistenza
 


Spiega meglio come hai fatto la misura.
Ho preso ora una matita qualunque: tester tra due punti della mina 
distanti 5 mm, leggo 100-150 ohm secondo quanto premo (la resistenza e' 
tutta sui punti di contatto).



 
deve essere stata mischiata con altra roba, è polvere ma non sarà solo 
grafite
 
 

 secondo quanto premo
 
infatti cambia premendo, ma non sono riuscito a ottenere meno di 7k a 
circa 2 mm
 

 Ciao,
 
sulla mina della matita che ho davanti, anche 12 ohm in circa 4 mm, 
anche se però ho già abbandonato l'idea del recupero.

 anche se però ho già abbandonato l'idea del recupero.
 
poi dipende dal tipo e dai miscugli che fanno :)