Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: misuratore energia elettrica domestica

Qualcuno conosce, o magari ha in casa, apparecchi di questo tipo?...
http://www.efergy.com/index.php/default/products-uk-1/elitev1-wireless-monitor-uk.html
 
 
Iniziano a trovarsi a prezzi interessanti questi misuratori di energia 
elettrica, alcuni anche con possibilita' di programmare le fasce di consumo 
per chi come me ha la fatturazione con il contatore telecontrollato
Con la comodita' del sensore senza fili, non ne ho mai visto uno da vicino.
Sono funzionali? Attendibili?
 
 
Grazie
 
 
 
sandro 
 
 

 ha scritto:

Ne ho visti anche altri che asseriscono di poter misurare l'energia
utilizzando una sola corrente (no tensione, no cos_fi): o
l'elettrotecnica è cambiata dai miei tempi o hanno trovato qualche
sistema per leggere i due dati mancanti.
Sarei felice anche io di sentire se qualcuno lo ha sperimentato e
soprattutto VERIFICATO!
 
Ciao
 
Giorgio
 
Apple II and Apple III forever !!!

 ha scritto nel messaggio 
news:9n13p7dop8pfboefa...@4ax.com...

La tensione non viene misurata, ma preimpostata. Infatti l'apparecchio viene 
indicato come NON funzionante sulla rete elettrica statunitense.
In realta' anche se preimposti la tensione (che comunque puo' avere le sue 
variazioni significative), ti manca comunque la misura della fase... per 
quello chiedevo se qualcuno ne avesse provato l'uso.
 
Certo, non vengono venduti come "strumenti di misura"...
 
 
 
sandro 
 
 

quello chiedevo se qualcuno ne avesse provato l'uso.
 
Sì, ha semplicemente un sensore di corrente sulla fase e misura quella.
Non è inteso per precisione, perché la risoluzione è di circa 10W, ma
per controllare i consumi casalinghi, che normalmente non sono troppo
sfasati.  Il prezzo è interessante.

 ha scritto nel messaggio 
news:9n13p7dop8pfboefa...@4ax.com...

Gli strumenti suddetti usano un normale trasformatore toroidale per misurare 
la corrente che fluisce nella fase, quindi usa solo gli Ampere e il tempo 
per misurare il consumo. Funzionerà praticamente come un misuratore di 
autonomia di una macchina, con misure a tempi prefissati e calcolo di un 
delta che rappresenta la misura del consumo di corrente nel tempo (o di km 
rimanenti in base al contenuto del serbatoio e al consumo medio nell'arco 
degli ultimi 30 secondi, nel caso dell'auto). 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jmrv0r$rns$1...@speranza.aioe.org...

Io a casa ho proprio quel modello lì.
 
Secondo me è un prodotto, per quello che costa, valido.
 
Certo la misurazione non è precisissima ( come è stato detto, non misurando 
lo sfasamento, non può che fare un stima della reale potenza attiva).
Dato che sottostimava un po', ho aumentato nelle impostazioni la tensione di 
rete a 250 V ed ora è in buon accordo ( diciamo un +/- 15% rispetto al 
contatore dell' Enel)
 
Due difetti:  non è possibile collegarlo al PC per scaricare i dati ( credo 
che il modello superiore lo faccia) e la memoria del consumo giornaliero 
arriva solo a 30 gg indietro, più in là memorizza solo per settimane / mesi.
 
Comunque puoi vedere in diretta l' accensione / spegnimento di carichi 
intorno ai 50 W, la differenza di consumo nei giorni in cui si usano 
lavatrice, forno; oppure la riduzione quando si è fuori casa... cose del 
genere.
 
ciao
 
 

 genere.
 
Da quel che mi dici credo che questo strumento sia quel che cerco per i miei 
usi.
 
 
Gia' che ci siamo, invece, avrei bisogno anche di misure un po' piu' 
precise, ovviamente non "da laboratorio" (per intenderci, in grado di 
valutare il consumo di piccoli elettrodomestici e, magari, quello di 
apparecchi in stand-by), dove ci si dovrebbe rivolgere?
Quelli "passanti" sono buoni?
Sempre rimanendo sullo stesso brand, per capirci, quelli fatti cosi':
http://www.efergy.com/index.php/default/products-uk-1/electricity-monitors/energy-monitoring-socket.html
 
Questo ad esempio sembra offrire una misura minima di 0.2W (0-13A), a fronte 
del limite dell'altro (50mA la misura minima).
 
Tutt'altre indicazioni, ma ad un prezzo triplo del precedente:
http://www.menoenergia.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=212
 
Sembra sul mercato da diversi anni.
Sono nteressanti, i grafici che restituisce il datalogger al suo interno...
 
 
 
sandro 
 
 

 interno...
 
Ma non saprei, non avendoli mai usati. Potenzialmente questa soluzione 
permette di misurare contemporaneamente sia la tensione che la corrente, e 
rilevare esattamente la potenza attiva.
 
Sulla carta sembrano migliori.
 
 

Sembra sul mercato da diversi anni.
 
Questo dà come minimo 1,5W, e una precisione del 5% a partire da 2W (1%
a partire da 5W), il che andrebbe benissimo.
 
La cosa che mi lascia perplesso, e che è lo stesso timore che ho del
precedente, è che parla di cos phi.  Il che lascia intendere che la
precisione di misura per carichi impulsivi come quelli dei varialuce e
di molti dispositivi elettronici potrebbe essere (molto) bassa.

 ha scritto nel messaggio 
news:874ns9x...@tucano.isti.cnr.it...

Come un variatore di una lampada al quarzo?
 
Tanto per capire di quali misure dovro' sospettare, che tipo di dispositivi, 
ad esempio, possono "ingannare" uno strumento come questo?...
 
 
 
sandro 
 
 


Tutti i motori (frigorifero, condizionatore) , tutte le moderne
lampade a scarica, tutti i tubi fluorescenti, buona parte
dell'elettronica (PC, stereo, ecc).
I carichi che saranno rilevati esatti invece sono le stufe elettriche,
il forno, la lavatrice, il phon, la macchina del pane, lo
scaldavivande.


dell'elettronica (PC, stereo, ecc).
 
I tubi fluorescenti vecchi credo sianno un carico induttivo, ma quelli
moderni hanno un alimentatore elettronico.
 
Insomma, bisognerebbe sapere com'è fatto dentro.  Se funziona con un
campionatore sarebbe bello sapere la frequenza di campionamento...