Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Multimetro da riparare

 
Ho recuperato questo multimetro che sembra funzionare, ma le misure
sono fluttuanti
https://i.postimg.cc/D0w6SVNd/P1100510-Media.jpg
 
 
Ho visto che la R5 sembra scoppiata, 
Se qualcuno ne è in possesso, mi dite che valore ha R5, R13,
 e della resistenza che si trova a destra della R14 (in alto a destra)
https://i.postimg.cc/kGYc813r/P1100512-Media.jpg
 
 


https://postimg.cc/GTt4QJZq
 


https://postimg.cc/GTt4QJZq
 
 
ci sono un po' di schemi in rete con la sigla 830B
https://www.google.com/search?q=830b+multimeter+schema
 
 
dovresti cercare di capire quale e' piu' simile al tuo.
non basarti sulla sigla dei componenti (R5,R4,...) ma su come sono collegati 
tra loro. 
 


Grazie, 
prima di inseguire le piste, spero che qualcuno abbia lo stesso
oggetto

 spero che qualcuno abbia lo stesso oggetto
 
credo di averlo io, ma 
 
https://postimg.cc/wyhKJN0m
 
 
quelli che ho io sono di una generazione precedente. A vederli da fuori
sembravano uguali. Sorry.
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 credo 
 
credevo


 sono fluttuanti
 
è un multimetro che si dovrebbe trovare anche a 2-3 euro, ma vale 
ancor meno visto l'inesistenza di protezioni e l'infima qualità del 
tutto (selettore, terminali, ecc)... vale la pena di ripararlo ?
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


wrote:

Hai ragione, ma:
- sono contrario all'usa e getta
- per me un passatempo


Cerca gli schemi online come ti hanno detto, ne fai aprire 100, e 
saranno tutti diversi, quel coso li è prodotto da almeno 20 anni uguale 
con marchi diversi, o con lo stesso marchio ma 30 versioni sempre piu' 
cheap, i primi erano seri (ho uno di quelli, con protezione e chip 
farchild dentro), poi di certo è intervenuto il dio soldo e sono 
diventati quello che sono.
 
Segui le piste, vedi il selettore a cosa corrisponde, ci puoi arrivare 
pure senza schemi facendo la relativa misura e dimensionando con un 
altro strumento di paragone.

Il 12/10/2021 09:36, Dino ha scritto:

L'importante è non farsi male :-)

Scriveva Dino lunedì, 11/10/2021:

dalla "foto piu nitida" direi che anche r13 e' messa maluccio


Una domanda da niubbo.
Ma nel caso dei condensatori smd come il c2, c3, c4 in foto, come si può 
fare per saperne la sigla/capacità?
E in pratica per testarli, come si può fare?
Grazie
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

Dino ha scritto:

hai provato a dare una buona spruzzata di diossidante sul
selettore? spesso le spazzoline accumulano porcheria e fanno
un contatto ballerino
 

 E in pratica per testarli, come si può fare?
 
ci sono dei puntali a forma di pinzetta


 E in pratica per testarli, come si può fare?
 
L' autodidatta che e' in me rinuncia a rispondere; riconoscendo che ci
sono voci piu autorevoli (e corrette) della mia :D

 sono fluttuanti
 
Da esperienza personale (ne avevo uno simile) il problema era lo sporco nel 
selettore.
Smontalo, fai attenzione alla molletta e alla pallina, pulisci bene con 
isopropilico, poi una passata di WD40 per "lubrificare" un po' e richiudi.
 
Attenzione al connettore di gomma del display: se si stacca dal display poi 
sono altri caxxi.
 
 
 
 
 
 

 numeri;
 
Il problema che almeno sulle piste che ho analizzato questi numeri mancano.
Ad esempio se trovi questo:
https://www.mouser.it/images/murata/lrg/KGCD_series_SPL.jpg
 
 
forse è indicativo il colore?


 
No.
I ceramici smd generalmente non hanno indicazioni della capacità e 
nemmeno del voltaggio.
Puoi leggere la capacità con un capacimetro (o con un tester che legge 
anche le capacità) ma il condensatore deve essere rimosso dal circuito 
per una lettura affidabile.
S