Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Riparare anemometro

Ho un anemometro composto da una base staccata con display + unita' 
esterna dell' anemometro collegato via cavo alla base, da un po' non 
funziona piu', sul display esce 00, oggi visto che la base ed il 
display sembra non abbia problemi, ho provato a smontare il gruppo 
esterno, all' interno e' presente  un albero dove sono applicate delle 
coppette che in base alla velocita' del vento girano piu' o meno 
velocemente, sull' albero e' presente un magnete, mentre sulla parte 
esterna fissa e' presente un sensore magnetico Saiet M.A.3, con pure il 
disegno di uno switch aperto, quindi presumo che normalmente il 
contatto sia aperto e si chiuda solo quando passa vicino  il magnete, 
provato i cavi in uscita con il tester ho il contatto sempre aperto, 
sia che l' albero sia fermo o che giri, quindi presumo sia danneggiato 
il sensore M.A.3, ho provato a cercarne uno uguale, ma nei negozi di 
elettronica della zona ho trovato solo un sensore magnetico generico  
senza nessuna marca, posso provare a montarlo? se lo monto la 
precisione sara' uguale a prima o puo' darmi valori non attendibili?

Credo vada bene qualsiasi sensore magnetico purchè lo spazio sia sufficente
e che si chiuda e si apra mentre l'albero gira. La precisione è funzione
del numero di giri ed in questo caso non c'entra.
Forse funziona anche con un contatto reed in ampolla di vetro ma
occorrerebbe provare.
Dici che hai provato a girare lentamente l'albero ed il contatto rimane
aperto; ma hai provato se rimane aperto anche avvicinandoci un magnete ? Se
si, devi cambiare il sensore; se no, controlla che il magnete sull'albero
sia posizionato correttamente. Comunque io proverei con un reed.
Auguri, Mario.

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto:

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Ho provato ad avvicinare un magnete, ma rimane sempre chiuso (ieri ho 
sbagliato a scrivere il contatto rimane sempre chiuso),
oggi ho provato a montare il nuovo sensore, provando con il tester  e' 
aperto si  chiude regolarmente quando passa il magnete, appena riesco 
provo a montarlo sul palo e a collegarlo alla base.
Ieri sera ho provato a dare un occhiata al vecchio sensore, tolta la 
plastica esterna all' interno affogato nella resina  ho trovato proprio 
un cilindretto di vetro al quale sono collegati i cavi che escono, 
(presumo sia  proprio un sensore reed)

OK, togli il vecchio contatto reed con una fresa oppure utilizzando un
trapano a mo' di fresa ed un punta del diametro del reed. Obbligatorio ma
anche indispensabile utilizzare occhiali avvolgenti altrimenti lascia
perdere.
Quando ti capita un nuovo contatto red (costo 1 €) montalo ed incollalo
con colla di qualsiasi tipo dopodiche' lo tieni di scorta per la prossima
volta.
Ciao, Mario.

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Grazie mille, se il mio caposervizio non lo ha ancora buttato lo 
recupero e lo riparo, se funziona in modo corretto il sensore nuovo mi 
e' costato 2,70 € compreso il magnete.

>
Anemometro montato per il momento funziona senza problemi