Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: tester e portata degli ohm rotta

Ho inavvertitamente collegato i puntali di un tester cinese da 6 euro a una 
tensione quando esso era commutato sulla portata di misura resistenze e 
quindi solo questa ha smesso di funzionare correttamente.
Se avete avuto esperienza simile come avete risolto ? Comprandone uno nuovo 
?:-) O avete indagato sul circuito per sapere quale componente si � rotto ?
-- 
Grazie
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:4a754378$0$34625$4faf...@reader4.news.tin.it...

Io ne avevo uno ( circa 100 Euro) e l' ho riparato.
Lo devi aprire a cercare di capire quale resistenza � bruciata, 
probabilmente non riuscirai a leggere il valore per cui puoi fare una 
proporzione o inserire un potenziometro.
Se hai la proporzione devi sapere che nel tuo strumento avrai diverse 
portate e la resistenza � proporzionale, ad esempio se tu hai le scale per 
1000 ohm 100 ohm 10 ohm e 1 ohm dentro il tuo strumento avrai, per esempio 
resistenze da 12000  ( ohm x 1000) ohm 1200 ohm (ohm x 100) 120 (ohm x 100) 
e  prova ad indovinare quanto sar� la resistenza per gli ohm x1 ?
Se invece metti un potenziometro registralo finche non avrai ottenuto le 
giuste letture sia a fondoscala che a met� scala, smontalo misura la 
resistenza e inseriscine una di uguale valore.
Imho per un tester da 6 euro secondo me � fatica sprecata per� pu� essere 
utile a scopo didattico.
Se vuoi postare delle foto le guardiamo.
Ciao

 Se vuoi postare delle foto le guardiamo.
purtroppo la mia fotocamera non � adatta per foto ravvicinate e 
dettagliate...
-- 
Grazie
Ciao


-- 
Grazie
Ciao
-
Il Mio Hi-Fi
http://www.webalice.it/il.ucas/index.html
 

 infatti non � il prezzo, alla prox. fiera ne comprer� un altro...
non serve nemmeno aspettare la prossima fiera, guarda qui:
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.409
Merce e prezzi sono praticamente gli stessi delle fiere e... comprendono 
la spedizione! :)
Ciao.
-- 
73 es 51 de i3hev, op. mario
Non � Radioamatore, se non gli fuma il saldatore!
- Campagna 2006 "Il Radioamatore non � uno che ascolta la radio"
it.hobby.radioamatori.moderato
http://digilander.libero.it/hamweb
http://digilander.libero.it/esperantovenezia


Per quei mini tester li trovo anche dal ferramenta o dall'elettricista sotto 
casa anche se costano pi� di 6euro, invece quello che ho ha in pi� : misura 
hfe, misura capacit�, cicalino continuit�, autospegnimento, tasto 
on/off(utile per stressare al min. il commutatore rotativo), tasto old e 
portate pi� ampie.
Grazie
Ciao

> -- 
Pardon � digitale, non riesco ad aiutarti.
Ciao 

 portate più ampie.
C'e' anche sul sito, controlla la sigla.
Io in fiera l'ho pagato 8 euro, sul sito e' a 13, e meno male che
costa poco:-) sul primo ho collegato un condensatore da misurare che
era carico: saltata la portata 200uF, quindi l'ho usato tramite un
partitore per conoscere la tensione presente in una racchetta
ammazzazanzare, peccato che la tensione reale fosse superiore a quella
ipotizzata:-D: ha fatto un TIC ed e' impazzito! poveraccio:-p
Ne avevo appena preso un'altro (altrimenti col cavolo che provavo
rischiando di restare a piedi) potresti misurare a caso le resistenze
delle portate fino a trovarne una interrotta ed eventualmente usarlo
per misure "di guerra".
Auguri!
mandi

 resistenza e inseriscine una di uguale valore.
ma se il tester e' rotto come fa a misurare la resistenza del 
potenziometro? :-D
( scusa ma non ho resistito )

 ( scusa ma non ho resistito )
C'è una resistenza da 18 o 15 Ohm interrotta si dovrebbe trovare sulla
sinistra in basso dello stampato.
Ne ho già riparati, purtroppo, alcuni con questo guasto causato da
disattenzione involontaria nel lavorare.
In effetti costa di più l perdita di tempo che la resistenza ma tentar
non nuoce.
Saluti a tutti. 
servicetv.org

>> Sono facilmente riparabili almeno quelli che hanno il ISL7106 in package
standard, se lo trovi a goccia ovviamente, e' da buttare, ma se misura la
vcc e' solo qualche resistenza nel circuito degli Ohm