Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Esorcista per oscilloscopio Hameg HM705

Salve a tutti.
 
Qualche settimana fa ho ho portato a casa l'oscilloscopio in oggetto, vuoi
per far compagnia ad un più vecchio carrettuccio da 20MHz, vuoi per avere
un balocco da ripulire.
 
Provandolo meglio (meglio di quanto non fatto presso il mercatino!) ho
notato però un comportamento molto strano della traccia in risposta al
cambiamento della base dei tempi.
Il difetto riscontrato non riesco a collocarlo bene in un quadro di
causa-effetto e la cosa inizia a farmi arrovellare...
 
Da premettere: non capisco l'uso del comando "HOLD OFF", che va da X10 a
X1 (non è il magnificatore e comunque non ha effetto sulla traccia, se non
una lieve variazione di luminosità).
 
Poi, la magia: ponendo la luminosità della traccia a ZERO, con la base dei
tempi da 1s/cm a 5us/cm... ho lo schermo buio come dovrebbe.
 
Scendendo ancora di più con la base dei tempi invece, inizia a comparire
una traccia a partire dalla sx dello schermo verso dx. Il tutto ovviamente
sempre con comando luminosità a 0.
 
Per essere precisi, con 2us/cm ho circa 3cm di traccia luminosa , con
1us/cm ho un segmento di metà schermo, da 0,5 a 0,05us/cm ho una traccia
completa.
 
Inoltre, quella traccia sembra rispondere regolarmente all'ingresso
verticale.
 
Ancora da aggiungere: se ho un segnale su un canale d'ingresso e questo
segnale è agganciato dal trigger, ne vedo la traccia, sempre nonostante la
luminosità a ZERO, già con la base dei tempi a 50us/cm (un paio di cm a
50us/cm, mezzo schermo con 20us/cm, tutto dai 10us/cm in giù).
Schermo buio come dovrebbe, almeno fino ai 5us/cm di base dei tempi, se il
segnale in ingresso non è agganciato dal trigger.
 
Se qualcuno volesse dare una occhiata alle carte, fortunatamente qui
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/HM705.htm
 c'è il service
manual (peccato sia in tedesco, che non mastico).
 
Continuando, al testpoint della deflessione orizzontale ho -9V rispetto a
massa. Il manuale riporta il valore di 4,15V rispetto al +12... pensavo
dunque algebricamente di esserci vicino ma... misurando tra il testpoint e
il +12 mi ritrovo 21V.
 
Ho iniziato a controllare un po' di semiconduttori sulla ZBoard (scheda
polarizzazioni del CRT e finali X), ma per ora non sembra esserci niente
di particolarmente difettoso (corti o aperti). Le alimentazioni sono tutte
OK, i condensatori elettrolitici sembrano invece migliori di tanti di
quelli che ho nuovi nei cassettini.
 
Ogni tentativo di aiuto è ben accetto!
 
'notte,
Luca.
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 il +12 mi ritrovo 21V.
 
 
Correggo: la misurazione deve partire dal -12, comunque il valore al TP
non riesce ad arrivare ai 4V con tutta l'escursione del relativo trimmer
di taratura... vedrò di investigare là attorno.
 
 
PS: questa faccenda della traccia fantasma si manifesta con base dei tempi
ritardata ESCLUSA (posiz.Norm).
Con base dei tempi ritardata su Search o su Delay, invece, questa traccia
che non dovrebbe esserci per via del comando luminosità a 0, risente della
posizione dei tempi di ritardo...


 risente della posizione dei tempi di ritardo...
 
 
Allora, osserva i condensatori elettrolitici se son gonfi o se hanno 
eiaculato, il resto è noia...  (Cit.) 
 
 

 eiaculato, il resto è noia...  (Cit.)
 
Beh, anche se l'argomento spopola su youtube tra i filmati de 'il
riparatore col giratubi', posso anticiparti che l'elettrolitico non è
l'unica fonte di guai nell'elettronica (ed ho già scritto di averli
controllati). 
 
Hmmm, anche la tensione al TP dello stadio orizzontale, non la vedo come
sintomo di un problema capace di creare questi problemi...


 una lieve variazione di luminosità).
 
Saro' rinco mo non sono riuscito a trovare il service manual,
neanche solo lo schema. L'hold off si dovrebbe riferire
all'intervallo di tempo durante il quale il trigger e'
disattivato dopo l'evento, molto utile ad esempio per
treni di impulsi, triggera sul primo fronte ed evita quelli
immediatamente successivi.
 
Ciao!
 
-- 
Muvideo altrove
Fabio Eboli nella vita reale...
 
 

 Ciao!
 
Grazie,
Luca.
 
PS: comunque prima di continuare a girovagare sul circuito, voglio provare
a leggermi il service. Proverò a dargli di ocr e traduttore.


 a leggermi il service. Proverò a dargli di ocr e traduttore.
 
In bocca al lupo!


 sintomo di un problema capace di creare questi problemi...
 
Nella mia piccola esperienza oltre a qualche c al tantalio
in corto, ho trovato molti transistor non funzionanti,
per la maggiore aperti, ma anche corti di varia consistenza, dalle
decine di ohm ai corti netti. Nei (pochi) vecchi tek che ho sistemato
molti degli elettrolitici erano ancora in condizioni eccellenti,
credo non si possa generalizzare, si rischia di sostituire uno
Sprague perfetto con una porcheria dalla durata imprevedibile.


 In bocca al lupo!
 
Crepi di morte violenta!


Dopo una pausa ho ridato uno sguardo all'oscilloscopio.
 
Il problema si nota bene strumentalmente sulla g1 del tubo, dove gli
impulsi di unblanking man mano che si mette una base dei tempi pi� veloce,
prendono l'aspetto di denti di sega.
 
..il bello ora � risalire al colpevole!


Effettuare misure sull'oscilloscopio � senz'altro istruttivo.
Qualche gg fa non conoscevo la funzione di HOLD-OFF, adesso mi son
divertito a guardarla su di un secondo oscilloscopio.
 
Comunque, sono andato a cercare la rampa di scansione orizzontale e il
gradino dell'unblanking applicato al catodo del crt.
In questo modo all'apparire della traccia fantasma sull'Hameg si vede
contemporaneamente lo sfasamento tra i due oscillogrammi citati (vd foto
in alto a sx nell'immagine seguente).
La situazione ripresa � quella di una traccia visibile su met� schermo,
che equivale al semiperiodo basso della "quadra" B.
 
http://imageshack.us/a/img248/4461/hameghm7051oscillogramm.jpg
 
 
Notato questo, mi interessava sapere se l'unblanking arriva cos� sfasato
dal trigger o se il problema risiede attorno al crt, sulla circuiteria
dell'asse Z.
 
Fortuna mia, il problema sembra circoscritto su pochi componenti, perch�
quel che arriva dal trigger ("quadra" A) � sincrona con la rampa, ma non
col catodo.
 
Bene, la fortuna qui vuol fare un riposino, perch� alle prove "statiche"
tutti i componenti sembrano ok!
 
Qualsiasi idea per evitarmi il disonorevole procedimento per sostituzione
a tappeto sarebbe benvenuta!
