Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Dopo 40anni il mio gaiger ha manifestato il primo guasto!!! cazzo!!! qualcuno può darmi un aiutino???

Sigh, ahime a distanza di 40 anni dalla sua nascita il mio adorato e
glorioso geiger ha da pochi gg manifestato il suo PRIMISSIMO guasto. :'-(((
Fortuna vuole che lo schema elettrico non sia troppo complesso, dunque bene
o male qualcosina riesco a "tentare" per rimetterlo in piedi.
Intanto questo è lo schema elettrico (anche per chi fosse interessato a
costruirsene uno ;-))
http://www.nox.altervista.org/etc/Schema.jpg
E questa è la lista dei componenti:
http://www.nox.altervista.org/etc/componenti.jpg
Praticamente il guasto a mio avviso è stato causato da cortocircuito (di per
sè innoquo) che ha fatto si che lo strumento rimanesse sempre acceso.
In sostanza è rimasto acceso a mia insaputa per svariate settimane, finchè,
dopo aver cambiato per la seconda volta le batterie inspiegabilmente
scariche, ho provato a effettuare una misurazione di prova e ho fatto
l'amara scoperta.... cazzo!
Dunque nello schema si vedono indicate le tensioni standard (volt/range) e
in blu invece si vedono le mie letture dopo il guasto...
Per quanto riguarda i componenti ho notato un transistor in corto
(collettore-emettitore) e una resistenza con un valore strano.
Come se non bastasse ho fatto pure una mega cappella (!!) durante le prove,
ossia la calza che torna dal tubo geiger è andata a toccare la pista che
porta corrente al piedino 6 del trasformatore!!... su quella calza prima di
questo c'erano circa 650V (a strumento OK avrebbero dovuto esserci 930V
+/-20V quindi già era un valore anomalo quello), mentre ora c'è una tensione
maggiore che neanche riesco a misurare.
Suggerimenti???
Volendo cominciare a cambiare qualche componente, io partirei da quel
transistor, ma non ho la più pallida idea di che transistor sia!
Nella lista componenti viene indicato come "multivibratore", ma che ci metto
io?
Cambiarei anche tutti i diodi, ma quelli impiegati, stando alla lista, hanno
tutti una corrente inversa particolarmente bassa...
Tra i componenti elencati in quella lista vi viene in mente qualche
equivalente moderno??? (eccetto condensatori e resistenze ovviamente :-)))

 Suggerimenti???
Visto il pasticcio che hai detto di avere combinato io inizierei in questo
modo:
Stacchi dall'alimentatore CR4 e controlli a quanto ammonta l'alta tensione
sul catodo di CR5. Se tutto è OK l'oscillatore va bene (è un comune
oscillatore tipo Hartley che lavora a frequenza abbastanza bassa).
Presumo che il pacco batteria fornisca solo 3V per cui, (non sto a
spiegare il ragionamento fatto, ma penso che sia partito V2.
D'altronde se la misura sul transistor V3 è la stessa nei due sensi e
l'hai fatta staccandolo dal circuito è chiaro che è partito e devi
sostituirlo.
(Non capisco però quale sia la resistenza di valore strano a cui accenni).
I transistors secondo me dovrebbero essere al germanio come si usava a
quei tempi. Il case dovrebbe essere un TO39. Inoltre sono identici, dato
che sono in configurazione a multivibratore astabile quindi li puoi
paragonare.
Scommetto che anche V4 è dello stesso tipo, tutta roba per BF.
Se il multivibratore funzionasse, dovresti vedere con l'oscilloscopio la
forma d'onda sul collettore di V2.
Spero di esserti stato utile 
Ciao
Giors
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it