Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: T7 New Transistor Tester TFT Diode Triode Capacitance Meter LCR ESR meter NPN PNP MOSFET IR Multifunction tester multimeter

Qualcuno ha comprato questo affare?
https://it.aliexpress.com/item/2016-T7-New-Transistor-Tester-TFT-Diode-Triode-Capacitance-Meter-LCR-ESR-meter-NPN-PNP-MOSFET/32700218750.html
 
 
Sto cercando qualcosa di utile in ambito strumenti,
o anche un multimetro un po' più dotato del mio da 9 euri.
 
 

Qualcuno ha comprato questo affare?
 
Io ho preso un LCR-T4, una generazione precedente.
Ottimo ed utilissimo.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Ottimo ed utilissimo.
 
...a me da mio fratello regalato un T5
...perfetto direi :))
 
-- 
... alla prossima ...       \ | /
                                  (.)   (.)
                       ----oOo-(  )-oOo----
                       ... Win M. (Enziño) ...
 
enzi...@hotmail.it
 


L'ho uguale misura tutto quel che dice ad eccezione dei SCR/TRIAC che 
riconosce come una semplice R. Giorgio

Il 29/12/2017 13:45, John Doez ha scritto:

Se cerchi uno strumento di una certa precisione per la misura di Z,L,C,R 
ti suggerisco l'Agilent U1733C che posseggo da alcuni anni e sono + che 
soddisfatto.
In ebay costa sui 320 dollari. G

https://it.aliexpress.com/item/2016-T7-New-Transistor-Tester-TFT-Diode-Triode-Capacitance-Meter-LCR-ESR-meter-NPN-PNP-MOSFET/32700218750.html
 
Bello!
Io ne ho una versione precedente senza scatola, alimentato con una pila 
da 9V anziché al litio e che misura qualche parametro di meno. Quello 
misura anche gli zener fino a 30V! Comodo, senza dover accroccare 
alimentatore, resistenza e multimetro :-)
Mi stai facendo venire voglia di spendere 20€... >:-(
 
-- 
Canale Youtube: 
http://goo.gl/522kv4
 


 
Ho già un traccia curve che arriva a 1000V ma alcuni componenti non li 
testa e comunque non è immediato come invece sembra quella scatoletta, 
vediamo quando arriva se si merita la fama :-)
 
http://www.webalice.it/agidone/Il_mio_Traccia_Curve.html
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
www.tappezzeriagraziella.com
 
http://www.webalice.it/agidone/Opel_Corsa_E_Gpl_Cosmo_2016.html
 

 
 
per curiosità
come pagate su aliexpress?
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 
 
 
carta di credito.



Preso anch'io... con lo sconto primo acquisto dalla app Android 17.29 eur
Speriamo bene!
Pagato con postepay (VISA Electron)
 
Ciao,
 
-- 
RoV - IW3IPD
http://digilander.libero.it/rvise
 
http://iw3ipd.blogspot.it/
 

Speriamo bene!
 
Facciamo qualche scommessa su quando ti arriva?
Io punto su meta' febbraio.


 
 
Allora provo ad essere ottimista e punto su inizio febbraio :)


Ciao,
 
Il mio arriverà il 29 febbraio.
 
 


il mio spero inizio febbraio


 il mio spero inizio febbraio
 
...c'è CAPODANNO CINESE, io dico MARZO...


 
 
 
naaaa, il mio lo hanno già spedito :-)


 naaaa, il mio lo hanno già spedito :-)
 
...si parla della data PRESUNTA di ARRIVO :)


 
 
 
si certo, se l'hanno già spedito direi che il capodanno cinese l'ho 
scampato e dovrebbe arrivare nel canonico mese :-)


 
 
 
il mese è trascorso ma ancora nulla, a qualcuno è arrivato?
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
https://www.tappezzeriagraziella.it
 
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
http://www.webalice.it/agidone/Opel_Corsa_E_Gpl_Cosmo_2016.html
 

 Sto cercando qualcosa di utile in ambito strumenti,
 
L'ho preso da amazon a 18 euro tutto compreso ed e' arrivato in 2 gg. senza spese, pero' col display bianco e nero.
 
E' una tipologia di strumentini tascabili iniziati con il Peak ATLAS DCA (che ne produce tanti tipi per aumentare il fatturato: semiconduttori, LCR, C con esr ecc.) e poi esistono delle varianti originariamente freeware fai da te "da montare", che sono state subito scopiazzate dai cinesi e vendute già  assemblate. Gli originali sono stati sviluppati, se ben ricordo, da appassionati tedeschi.
 
 
 
 

 il mese è trascorso ma ancora nulla, a qualcuno è arrivato?
 
No purtroppo. Dal sito di tracking sembra bloccato in una "transit 
country" dall'11 gennaio, o almeno da li' non ci sono info.


 
 
 
Finalmente è arrivato, appena riesco lo provo.


 
 
 
Istruzioni in Cinese, ho trovato quelle del modello precedente, il TC1, 
in inglese, spero che i due modelli siano uguali come collegamenti.


in inglese, spero che i due modelli siano uguali come collegamenti.
 
 
 
Arrivato anche me, dopo giorni in dogana.
 


Allora, ho fatto alcune prove...
Il test degli zener non arriva a 30V come scritto nelle caratteristiche, 
ho testato zener da 29V e non li legge, da 25 invece li legge.
Ho testato dei mosfet e li legge
Ho testato dei transistor e li legge
La batteria si è scaricata dopo una trentina di test sugli zener.
 
poi mi sono fermato perchè sono dovuto uscire.


 
 
 
 
Ho fatto ulteriori test e legge gli zener fino a 28V, inoltre gli 
scr/triac che avevo in casa non li ha letti.


 
Anche a me e' arrivato, questo lunedi'.
Funziona bene, a parte la misura di induttanze, che e' fortemente limitata.
SCR e TRIAC solo se hanno il gate molto sensibile.
Per ridere ho provato anche un UJT (2N2647), ma lo vede come due diodi.
Anche la misura ESR dei condensatori e' da prendere con le pinze, 
bisognerebbe oltretutto capire e che frequenza e' presa. Attenzione ai 
probe forniti, perche' fili e crimpature introducono una resistenza 
serie importante.
 
Non ho capito la sequenza con la pressione lunga del tasto. Credo di 
averlo portato accidentalmente nel modo in cui sta acceso ben 30" (ho 
letto qualcosa del genere) e non riesco piu' a tornare indietro.


 Ciao,
 
 
Hai provato gli zener?
Il mio arriva al massimo a 28V quando le caratteristiche dicono 30V.
Tenendo premuto alcuni secondi il mio si spegne altrimenti resta acceso 
10-15 secondi.
Si trova il manuale del modello precedente ma ho visto che sono identici.


 Ciao,
 
 
Nel modello precedente, il tempo di accensione era dato da un ponticello 
sul circuito.


 SCR e TRIAC solo se hanno il gate molto sensibile.
 
Novita' (brutta).
Venerdi' scorso, dopo una settimana di inutilizzo, la pila LiPo era gia' 
morta :(
L'ho aperto e ho visto che montava una misera cella da 300 mAh. Anche 
bella nell'aspetto, ma probabilmente scadente e decisamente troppo 
piccola, visto che l'oggetto consuma 650-700 mA (provato con 
l'alimentatore a 3.7 V al posto della batteria).
Siccome c'era parecchio spazio, l'ho aggiustato mettendoci la batteria 
vecchia del mio smartphone, 2300 mAh da nuova. Ora ne fara' forse meta', 
ma piu' che sufficienti...
 
prima: 
http://tinypic.com/r/skw7c2/9
 
dopo: 
http://tinypic.com/r/2m2c6lv/9
 


 Ciao,
 
 
Anche il mio dura poche letture poi si spegne, mi sa che ti seguo a 
ruota :-)


 l'alimentatore a 3.7 V al posto della batteria).
 
Ma cosi' tanto???????????
 
Ha un LCD o un CRT? :-)
 
mandi

 
 
 
il consumo è inversamente proporzionale al costo :-D


 
 
Beh, dai, sono poco piu' di 2 W.
Secondo me consuma parecchio il survoltore per testare gli zener.


A proposito, fuori le idee!
Domani e' il giorno dell'anniversario di Aliexpress coi mega-sconti!!!


 
 
 
Ne ho comprato un altro che lo regalo ad un amico :-)
