Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Nuntio vobis gaudium magnum: habemus TDS220

Ho riparato il Tektronix TDS220
E' bastato sostituire una resistenza....
guardate qui':  
http://mio.discoremoto.alice.it/sandro_gio/
ciao - S
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 guardate qui':  
http://mio.discoremoto.alice.it/sandro_gio/
Bravo, molta invidia da parte mia!! :))

 guardate qui':  
http://mio.discoremoto.alice.it/sandro_gio/
complimenti!!!
quanto l'hai pagato?
cos' l'invidia crescerà ancora di più :D
coals 

 ciao - S
Ottimo! Complimenti doppi, per l'acquisto e per la riparazione!
Anche io ti invidio tanto sai! 

 ciao - S
Grande!!!!
;:-)))) 

 Ho riparato il Tektronix TDS220
Per curiosità...quanto lo avevi pagato?? 

> Per curiosità...quanto lo avevi pagato??
l'ho chiesto prima io!!!
sgrunt!!!
:P
ma nn ci risponde :(
coals 

 ma nn ci risponde :(
Ha pietą di noi: secondo me, vuole evitare il suicidio collettivo stile 
Lemmings e scene di gente che si strappa i capelli! :-)))
Ha fatto l' affare, ed č stato capace di trovare il guasto: probabilmente io 
non ci sarei riuscito, quindi rosico al 50% :-)) 

 non ci sarei riuscito, quindi rosico al 50% :-))
Ha solo avuto un gran c@@lo non siate invidiosi, capita una volta su
100.000
se non più, d'altronde chi non risica non rosica...o no?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 se non più, d'altronde chi non risica non rosica...o no?
Hehe..la mia è una invidia bonaria...!
Credo anche io che ci sia stata un po' di fortuna nell' aver trovato un 
difetto così semplice (fermo restando che ogni difetto è semplice dopo che 
lo hai trovato...), ma soprattutto di economica riparazione...
Ha rischiato, prendendone uno rotto, e gli è andata bene! :) 

 se non più, d'altronde chi non risica non rosica...o no?
Se di C..O si è trattato penso che riguardi solo il fatto di aver acquistato 
l'oggetto guasto senza sapere se riparaile o meno. Il fatto di trovare il 
problema difficilmente èdovuto al C..O, anzi secondo me con schemi e 
procedure di taratura alla mano, trovare un guasto in un oscilloscopio è 
sempre segno di applicazione e bravura nel campo.
Onore a Sandro per la riparazione, e complimenti per il C..O nell'acquisto! 

SANTO SUBITO!!!
;P
coals 

 coals
Eh eh, l'unione tra il latino che ha usato e l'intervento divino nella 
riparazione possono agevolare le procedure... 


Scusate tutti, ma avevo l' ADSL bloccata....
dunque, l' ho comprato a 150 euro. Il display era spento ma in
controluce si vedeva che l' aggeggio passava tutti i test
iniziali e quindi ho sperato che il guasto fosse nella porte
dell' alimentazione. La cosa divertente è che non era un guasto
vero e proprio; infatti armeggiando intorno al circuito elevatore
di tensione mi sono accorto che si avviava toccandolo con i puntali.
Trattasi di un oscillatore con un primario a presa centrale
collegato al positivo. I due rami laterali sono collegati al
collettore di due transistor, gli emettitori collegati a massa
con una piccola induttanza. Le basi sono collegate ai rami di un'
altro avvolgimento ed una resistenza da 1K le polarizza entrambe.
Ho pensato che l' hfe dei transistor non fosse sufficiente a
produrre nel primario un campo magnetico iniziale tale da
innescare l' oscillazione. Ho abbassato la resistenza di base
fino a 680 ohm e l' accrocco parte come una scheggia.
Lo ammetto, ho avuto cxxo ma sono anche bravino....
ciao a tutti - S.


 dunque, l' ho comprato a 150 euro.
Capirai... manco il tavolo dove appoggiarcelo ci comperavi momenti :D
Bravo Sandro!
coals