Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Millivoltmetro analogico

Portate pazienza, ho comprato un millivoltmetro sulla baia.
 
Il tipo che l'ha venduto si comporta come un avatar: alla richiesta 
del manuale risponde come l'oracolo che si � scolato una cassa di 
birre.
 
Totale: non ho uno straccio di foglietto che mi dica cosa ho sulla 
scrivania (caratteristiche tecniche, precisione etc).
 
La cosa che pi� mi scoccia � non sapere a che diamine serve il secondo 
connettore con scritto OUTPUT max +-12V.
 
Dovrebbe dare una tensione di riferimento da 1V?  O che altro.
 
Grazie all'anima pia che risponde.
 
 
 
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

Hai qualche altro elemento a sostegno della sfera di cristallo?... :-)
 
 
-- 

 Grazie all'anima pia che risponde.
 
nome marca foto
 
-- 
rotolate, teste!

 Hai qualche altro elemento a sostegno della sfera di cristallo?... :-)
 
forse è un artefatto sottratto al warehouse 13 :-D
 
-- 
bye
!(!1|1)
 


 
di solito , il morsetto output e uguale al morsetto + solo filtrato da un 
condensatore in modo da lasciar passare solo la componente alternata.
 
 

 manuale risponde come l'oracolo che si � scolato una cassa di birre.
 
Di solito, ste' domande uno se le chiarisce "prima"... ;)
 
 
 
sandro

 
una cinesata clonata anche dai cinesi, pu� avere tutti i nomi di 
questo mondo, la vedi su Alibab�... figlia di cento padri.
 
Vediamo un p�.... eccone una tra le tante:
 
http://italian.alibaba.com/product-gs/factory-price-300v-5hz-to-2mhz-meter-display-analog-ac-millivoltmeter-lm2171a-for-college-physics-lab-1397175942.html
 
 
 
Il connettore � quello a dx in basso.
 
Nel data shit (non � un errore) c'� la descrizione: 1VRMS +/-10%
 
 
Boh!



 
non mi pare sia questo, se vuoi prova a leggere il link che ho 
riportato in un msg precedente.
 
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
 
che ci vuoi fare, sono un emotivo... ;-)
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

'se legere bene pagina intelnet palele segnale di uscita monitol'
 
 
forse � un'uscita per visualizzare il segnale.... su un monitor?
 
Ariboh!



 
non mi pare sia questo, se vuoi prova a leggere il link che ho
riportato in un msg precedente.
 
 
 
 
come fai a dire che non puo essere ? dal link non si capisce niente
per un voltmetro non ci vogliono particolari istruzioni .
basta provare , prendi una pila e misura la tensione , prima su input e dopo 
su output , poi prendi un trasformatore che abbia una bassa tensione di 
secondario , una qualunque tensione, e collegalo prima su input e poi su 
output, se in CC non hai movimento dell'ago e in AC si , allora o ragione io 
.
per prudenza puoi anche inserire in serie un resistore di circa 1kohm in 
serie .
 
 

 connettore con scritto OUTPUT max +-12V.
 
E' un millivoltmetro per bassa frequenza (AF, AudioFrequency).
Sul connettore OUT e' presente il segnale di ingresso amplificato e "normalizzato", ossia proporzionale alla deviazione dell'indice.
Di solito e' pari a 1V fondo scala. Quindi quando l'indice e' a fondo scala, l'uscita ha lo stesso valore (1V) qualsiasi sia la portata selezionata.
 
Ciao
lucky

 forse è un'uscita per visualizzare il segnale.... su un monitor?
 
collegalo ad un oscilloscopio e vedi come cambia al variare del 
segnale in ingresso
-- 
bye
!(!1|1)
 

<
<collegalo ad un oscilloscopio e vedi come cambia al variare del 
<segnale in ingresso
 
 
giusto, ciao
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


 
 
ok, provo anche questa
 
al piï¿½ il foglio di istruzioni lo faccio io e glielo mando ai chaina
 
 
 
---
Questa e-mail ï¿½ priva di virus e malware perchï¿½ ï¿½ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
<E' un millivoltmetro per bassa frequenza (AF, AudioFrequency).
<Sul connettore OUT e' presente il segnale di ingresso amplificato e 
"normalizzato", ossia proporzionale alla deviazione dell'indice.
<Di solito e' pari a 1V fondo scala. Quindi quando l'indice e' a fondo 
scala, l'uscita ha lo stesso valore (1V) qualsiasi sia la portata 
selezionata.
 
<Ciao
<lucky
 
avevo capito anch'io questo da una delle tante brochure in cinglese, 
ma non ne intuivo bene il senso.
Il mio dice max +/-12V, il che vorr� forse dire che il segnale 
sull'oscillo sar� pi� ampio.
 
 
faccio prima la prova con l'oscilloscopio.
 
Ciao.


 Nel data shit (non � un errore) c'� la descrizione: 1VRMS +/-10%
 
si direbbe il segnale per un registrazione su carta = strip chart
 recorder
 
il millivoltmetro �  un modello didattico da labor. liceale, ci sta
 
notevole il peso
 
 
 
 
-- 
rotolate, teste!

<collegalo ad un oscilloscopio e vedi come cambia al variare del
<segnale in ingresso
 
 
collegato, mi regala un segnalino attenuato proporzionale 
all'ingresso.
 
Se lo apro magari vedo solo una resistenza  :-)
 
 
A questo punto il connettore mi viene piï¿½ comodo per bypassare il 
raddrizzatore e creargli l'ingresso in DC.
 
Poi bisogna tararlo, se ï¿½ possibile.
 
 
 
 
---
Questa e-mail ï¿½ priva di virus e malware perchï¿½ ï¿½ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Nel data shit (non � un errore) c'� la descrizione: 1VRMS +/-10%
 
Ma pesa davvero 14kg?
Ma che c'e' dentro, un ristorante cinese? 
 
 

> Ma pesa davvero 14kg?
 
 
in effetti pesa. Se il prezzo ï¿½ al Kilo ho fatto un affare ;-P
 
 
 
 
---
Questa e-mail ï¿½ priva di virus e malware perchï¿½ ï¿½ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com