Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Riparazione ponte LRC Philips PM 6303

Ciao NG,
 
Tanto per non farmi mancare niente mi si è rotto il ponte
LRC, lo strumento che uso il quadruplo persino del
multimetro. Dopo un po' che era acceso vado un secondo di
là e me lo ritrovo morto.
 
Allora mi sono fatto un po' di coraggio (è comunque uno
strumento di misura) e l'ho aperto iniziando a controllare
la sezione alimentatore. Il trasformatore ha due
secondari con relativa sezione; uno con presa centrale per 
fornire -15-0-15 V (la quale funziona) e l'altro che 
dovrebbe darne 5, e non li dà. Questa seconda sezione ha 
il classico ponte, un condensatore da 4200 uF, cui segue 
un integrato LM340T5 alla cui uscita ci sono 1 uF in 
parallelo a un 22 nF. Dopodiché c'è un ponticello che 
suppongo sia fatto apposta per isolare la sezione di 
alimentazione, l'ho interrotto.
 
Al secondario ci sono 9 V AC mentre a valle del ponte ce
ne sono circa 3.2, dall'integrato escono circa 2.9 V, il
tutto non cambia con ponticello chiuso o aperto.
 
Metterci le mani non è semplice perché tutti i componenti 
della sezione sono saldati su entrambe le facce del PCB e 
per poterci lavorare tocca togliere praticamente tutto. 
Ammesso di farlo senza far danni, non so come dissaldare 
da due lati. Domande:
 
1) Prima che io ci provi esiste il classico uovo di
Colombo inteso come controllo/cosa da fare che mi
risparmerebbe lo smontaggio?
 
2) Cosa può provocare un difetto del genere in un 
alimentatore? Mi sarei aspettato l'elettrolitico in 
semi-corto ma non scalda; del resto come fa un ponte di 
diodi a rompersi dando ancora una tensione d'uscita?
 
3) E ora che fo? Provo ad andare avanti avendo come sola
esperienza pratica il montaggio di due pre micro di NE e
la sostituzione del trasformatore di un multimetro da
banco? (chiaro, non conto le tantissime cose "al volo", ma
comunque non ho certo la mano di un chirurgo).
 
Grazie per qualsiasi idea mi consenta di ripararlo.
 
Apx.
 
 
-- 
- Amore, finalmente a letto... Fammi urlare come
   una pazza!
- Sei ingrassata.
 


Hai lo schema?
Eventualmente scaricalo qui:
 
https://elektrotanya.com/philips_pm6303_rlc_meter_1984_full_sm.pdf/download.html
 
 
Se non escono i 5V potrebbe essersi interrotto l'avvolgimento.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 


 
se non escono almeno 12V dal ponte, direi che e' lui il principale 
indiziato.
se ci fosse un corto dopo il ponte, non avresti 9Vac in ingresso.
 
non riesci a controllarlo con il prova diodi ?
 
oppure usa l'oscilloscopio 
 

Grazie a entrambi, update: ho dissaldato il ponte e al 
multimetro sembra funzionare. A vuoto il secondario eroga 
9 V e dato che il ponte passa il test al multimetro mi 
chiedo cosa possa essere. L'ultimo tentativo che posso 
fare è togliere l'elettrolitico di livellamento ma come 
dicevo è saldato su entrambi i lati del PCB, è un po' 
oltre le mie possibilità di fare un lavoro pulito e non 
cuocere niente attorno.
 
Boh, per adesso lascio tutto così. Dimenticavo, lo schema 
ce l'avevo, altrimenti non mi sarei mai azzardato a 
metterci mano, comunque grazie mille, ho conosciuto un 
sito da saccheggiare.


 A vuoto il secondario eroga 9 V
 
se anche prima lo avevi misurato a vuoto, allora quello che ho scritto non 
vale.
avevo capito che i 9Vac c'erano con tutto collegato.
 
metti una resistenza da 10 ohm e rifai la misura del secondario.
 

 fare un lavoro pulito e non cuocere niente attorno.
 
 
 
Forse non ho capito bene ma hai detto che da un avvolgimento del 
trasformatore non esce nulla?
Ora guardo anche lo schema, se ti ricordi ho anche io quel LCR meter.


 LCR meter.
 
Senza aver toccato niente, a solo strumento aperto, dal 
trasformatore uscivano (e dopo la pontectomia tuttora 
escono) 9 V AC; a valle del ponte, collegato misuravo i 3 
V e qualcosa. Adesso ho solo tolto il ponte che al 
multimetro pare a posto, e dato che ormai avevo iniziato, 
ho costruito un ponte volante.
 
Prima di collegarlo in sostituzione del suo, l'ho
controllato all'oscilloscopio (con trasformatore separato,
ovvero solo il controllo del ponte) che mi ha mostrato una
forma d'onda bizzarra e non certo del tipo abs(cos(om*t)).
Ho lasciato perdere per la frustrazione, convinto di non
essere in grado nemmeno di costruire un ponte di diodi,
poi ho pensato che stavo vedendo a vuoto e probabilmente 
c'è qualche interazione con lo stadio d'ingresso 
dell'oscilloscopio. Ho messo come carico una resistenza da 
100 k e la forma d'onda è quasi quella da aspettarsi. Più 
tardi, poiché sembra funzionare, provo a collegarlo in 
sostituzione del precedente e vedrò cosa accade.
 
Con l'occasione ora che l'elettrolitico di filtro è chiuso
solo sull'integrato regolatore ho provato a misurare la
resistenza. Si carica velocemente poi molto lentamente si
scarica, roba che ci vorrebbero giorni a giudicare
dall'andamento; comunque la resistenza è dell'ordine delle
decine di k; resistenza e andamento di scarica sono
similissimi a quelle dei due condensatori del ramo
funzionante quindi o sono rotti tutti e tre gli 
elettrolitici e il guasto dell'altro ramo è questione di 
ore, oppure se col ponte nuovo farà lo stesso scherzo non 
so cosa pensare. Resterebbe comunque l'elettrolitico ma 
non so come staccarlo, o il regolatore. Quella sezione 
dell'alimentatore non ha altri componenenti.


Era il ponte di diodi della sezione dei 5 V, l'ho 
sostituito con uno provvisorio, le tensioni sono quelle 
attese e funziona. Sono sorpreso di esserci riuscito :D e 
grazie anche a voi :)


 
 
 
Ottimo, per la prossima volta che proverai un ponte, devi mettergli un 
piccolo carico altrimenti a vuoto l'oscilloscopio ti fa vedere un'onda 
strana. :-)
