Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Fluke 77 II serie

Ho questo multimetro che mi fa un difetto strano. Nell'ultima portata dei
Kohm, durante la misura con i puntali, questa non è stabile. Per es. se
misuro 122 Kohm, la lettura fluttua fra 121,0 e 122,8.
Il difetto si evidenzia solo con i puntali, infatti, ho collegato
direttamente la resistenza alle boccole e la misura risultava perfetta a
122 Kohm. Il multimetro in tutte le altre portate è precisissimo, sia in
volt che in ohm.
Ovviamente ho provato quattro paia di puntali diversi, di cui due
originali Fluke, senza riscontrare differenze nel difetto.
Qualcuno conosce la causa per esperienza ?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Il difetto si evidenzia solo con i puntali
E possibile che vi siano dei campi elettrici, nei pressi del banco, che
influenzano il funzionamento del tester.
E' solo una ipotesi.
Filippo

 ha scritto nel messaggio 
news:fpnuan$pjn$1...@news.newsland.it...


NEGATIVO per entrambi, non tocco con le dita e altri due multimetri FLUKE
mod. 10 e 79 III, sono perfetti. Il banco è sempre lo stesso.
Cmq grazie per le risposte pertinenti.
 Muscles79 ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:fpnuan$pjn$1...@news.newsland.it...

Boccole o lamelle cursori ossidate???
Hai provato a rifare le saldature delle boccole??
Ciao, Stany 

Se le boccoe fossero ossidate, lo farebbe anche quando inserisco la
resistenza da sola....
le saldature delle boccole non le ho rifatte, sono ottime, lo strumento è
in condizioni impeccabili, quasi pari al nuovo.
Ho pulito con lo spray il commutatore rotativo, ho sostituito la batteria
da 9V, ho ricalibrato lo strumento (c'è un solo trimmer da mettere a 3V
esatti, con una sorgente precisa), ma niente da fare...  


 ha scritto nel messaggio 
news:fppbpq$bo$1...@news.newsland.it...

Le mie erano ipotesi, ma vedo che le hai già tentate tutte.
Un'ultima strada...
Le piste dei commutatori rotativi, ove possibile, le pulisco con una gomma 
dura (da inchiostro), poi svergolo >>leggermente<<  i cursori in modo che 
'striscino' a fianco della vecchia pista (che potrebbe avere punti 
ossidati), inoltre li piego un pò in modo che il contatto strusciante 
avvenga su un nuovo punto che, non avendo precedentemente lavorato, dovrebbe 
essere integro.
Ciao Stany

"Steve"  ha scritto nel messaggio news:fpnuan$pjn$1...@news.newsland.it...
[CUT]
solo per curiosita' ma sono resistenze a 10%? (normativa  secondo le 
specifiche EIA E12). ovvero ultima fascia colore oro?

Si certo, ma qui il commutatore è aperto (nel senso che si vedono i
contatti) ma non ha piste sullo stampato, è un pezzo a sestante. Inoltre
se fosse lui il responsabile, farebbe il difetto anche se la misura
venisse fatta senza puntali, solo con la resistenza.
Il problema sembra proprio legato al fatto dei puntali (ne ho cambiati 4,
2 Fluke) e solo su quella portata, perchè basta salire sui Mohm e il
difetto scompare..


 [CUT]

Macchè, lo sanno anche i sassi che la Fluke usa resistori al 25%, (
normativa c.d.c. HAI32 HEI24) per risparmiare, ovvio no?
Dici che potrebbe essere questa la causa?


 Dici che potrebbe essere questa la causa?
cio' che dico non ha importanza, mi basta leggere cio' che scrivi per 
dedurre che non ne hai concetto.
cerco ugualmente di essere piu' preciso;
non faccio riferimento alla componentistica dei fluke che ignoro, ma bensi 
alla tolleranza della resistenza in oggetto,(quella che si vuole misurare) 
perche' cercare una lettura precisa senza considerare tolleranza della 
stessa? la maggior parte delle resistenze usate sono a tolleranza 10%, 
soggette a variazioni entro i limiti, inoltre bisogna prendere anche in 
considerazione diversi fattori, la revisione del circuito stampato ad 
esempio, per assurdo potrebbe non tener conto della resistenza dei puntali, 
oppure un errata programmazione firmware, oppure ad un prodotto guasto...
http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html

Se leggi bene, non c'entra niente che resistenza può essere. Cmq, per la
cronaca è uno strato metallico (1 %) da 122 Kohm.
Il problema è che collegata direttamente alle boccole di ingresso, la
misura è stabile, con i puntali NO. La cosa si verifica solo sulla portata
più alta dei Kohm. 
Non ne faccio nè un discorso di valore assoluto, nè stabilità del valore
resitivo del componente.


io rifarei le saldature delle boccole , in fondo perdi poco tempo , se ti
funziona hai trovato il guasto.
potrebbe essere che lo spinotto entrando nella boccola la allarga e questa
perde leggermente il contatto con il circuito stampato, lo so e assurdo, ma
io perso per perso proverei a rifare le saldature.

 cronaca è uno strato metallico (1 %) da 122 Kohm.
 
ma esiste una 122kohm? c'è la 121 la 123 ma la 122k?.. e' una resistenza fuori dal comune piu' unica che rara prova a misurare un altra resistenza magari da 120k
 
 

kfm ha scritto:

Hai ragione, tento anche quello. Grazie


 ha scritto nel messaggio 
news:47c15f57$0$4793$4faf...@reader4.news.tin.it...


Fatto anche questo senza esito. Sembra come che i puntali, inducano una
corrente che rende instabile la misura...
kfm ha scritto:

