Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Condensatore introvabile!

Un saluto a tutti,
mi scuso per il crosspost.
Sto cercando un condensatore elettrolitico che finora è stato
introvabile in 7 negozi e anche su internet.
Purtroppo ha dei valori un po' diversi dagli standard e io non voglio
cedere su tolleranza, tensione, capacità, perché si tratta di un cond.
che devo sostituire nel mio oscilloscopio tektronix, il glorioso 465B.
Non si tratta di un progettino hobbystico ma di rischiare la
scalibratura dello strumento.
Il condesatore elettrolitico ha le seguenti caratteristiche:
-C: 3 microF (non 3,3)
-T: 150 V_DC
-toll.: [-20, +20]
-montaggio orizzontale
Avete un'idea dove possa trovare una cond. simile?
Ad una lettura veloce dell'elenco prodotti di pispola patrizia, cl
hi-fi, marcucci, rs components, elcart,
esco, non mi pare ci sia nulla di simile.
help me!
ciao
a tutti
andrea

 Con quella tolleranza
   prova un 3.3microF


 -montaggio orizzontale
Mi sa che non lo troverai mai. Pero' ti faccio notare
che una tolleranza del +/-20% significa che il valore
potrebbe essere tra 2.4 e 3.6 uF. Prendene uno da
3.3 e se vuoi proprio essere sicuro, misuralo con un
capacimetro. Se sei proprio fissato, fai un parallelo
di 3 condensatori da un uF e verifica il risultato.

    prova un 3.3microF
Forse è meglio 3 condensatori in parallelo
da 1microF, così hai anche una ESR minore

 ha scritto nel messaggio 
news:43a72...@x-privat.org...

Ciao Andrea,
se come dici tu necessita un condensatore così 'fiscale', come mai la 
tolleranza, mi sembra di capire da quel che scrivi, è +/- del 20 percent?
Potrebbe essere allora che il condensatore potrebbe avere una capacità di 
2,4 o 3,6 microfarad?
Allora perchè non provare con un più reperibile 3,3 microfarad ma con una 
tolleranza minore?
Ciao Marco. 

 
come ultima risorsa, se puoi montarli, due da 1.5 microF in 
parallelo
-- 
Bye!
Scossa

 Avete un'idea dove possa trovare una cond. simile?
Non credo che tektronix sia così sprovveduta da basare la precisione di uno
strumento
su un condensatore elettrolitico. Come ti hanno già detto, sostituiscilo con
uno da 3.3uF.
Ciao, Igor.

@timau@ ha scritto:


 A me sinceramente, essere pignoli, affrontare la rip. di un
oscilloscopio, e...non sapere che tre condensatori in parallelo da un
micro fanno tre microfarad, c'è qualcosa che non quadra nella richiesta...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 -toll.: [-20, +20]
mi dici la sigla del componente nello schema, cosi' ti dico se ha senso o  
no essere cosi' pignoli nella sostituzione ?
Se e' un elettrolitico di filtro guai a te :))
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 richiesta...
e rispondendo anche a  tutti gli altri che sono gentilmente intervenuti:
ho naturalmente valutato di prendere un 3,3 uF il punto è che le
tensioni di lavoro
dei cond. che si trovano in commercio per quella capacità sono molto
diverse.
Ne avessi trovato uno da 160 V l'avrei usato.
Come sapete un condensatore elettrolitico alimentato sottotensione
aumenta la sua
capacità, anche se i negozianti dicono che qualunque tensione superiore
a quella
di progetto va bene.
ciao
andrea

2 condensatori poliestere da 1,5uF in parallelo? (o come già detto 3 da
1uF)
Sono molto più stabili degli Elettrolitici.
Per la tolleranza, cercando bene trovi dei 5% (e anche meno).
Per la tensione di lavoro non dovresti avere problemi (puoi usare i 160 o
250V)
Per le caratteristiche dai vari Poliestere (MKC)/Policarbonato
(MKC)/polipropilene (MKP) fatt8i un giro sul sito della Wima.
Anche RS ha una buona scelta di C. poliestere
Comunque come già detto, dubito che la precisione dello strumento sia data
da un condensatore elettrolitico..
Mah..
Ciao, maurizio.


Allego una foto.
Come vedi sono tutti sotto il 5% di tolleranza (J)
I valori scritti sopra sono la reale capacità/ tolleranza, testata con
Capacimetro Bekmann CM20A.
Ciao, maurizio
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MjUyOQ
