Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Dove trovare una resistenza da 57,6 ohm?

Devo riparare il mio vecchio Supertester ICE 680R IV serie (non funziona pi� la 
portata ohmx1, mentre le altre s�) e grazie al dettagliatissimo libretto di 
istruzioni ho scoperto che il componente guasto � la resistenza da 57,6 ohm 
(l'ho gi� dissaldata e, con un altro tester, ho verificato che non lascia 
passare corrente). Ora per� non so dove procurarmene una funzionante o come 
autocostruirmela. E' lunga 15 mm e ha un diametro di 4 mm, spannometricamente 
direi che regge una potenza di 2 W (sopra non c'� scritto e manca pure il codice 
dei colori, � tutta marrone e non sembra neanche danneggiata). Avete qualche 
suggerimento? 
 

 
"mulkrul" <inv...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:losame$fh4$1...@dont-email.me...

E' un valore che si trova anche all' 1%, cerca su distrelec o rs, al massimo 
se non le trovi di potenza, ne metti a 2 a 2 in serie e poi fai il parallelo 
di 2 serie. 
 
 

 
 
Una volta, quando il tester in questione era ancora di moda,
le vendeva la GBC e non e' escluso che qualche rivenditore
abbia ancora dei ricambi nel cassetto...
 
Puoi provare con un certo numero di resistenze da 56 Ohm  
con precisione un po' scadente e potresti trovarne
qualcuna che si avvicina.
In alternativa tre da 220 ed una da 270 in parallelo, comprandone
un certo numero e scegliere quelle un po' "scarse".
 
Si possono trovare "rottami" anche alle varie fiere di
elettronica ma ora non e' stagione...
 
Saluti resitenti.


 
Una volta, quando il tester in questione era ancora di moda,
le vendeva la GBC e non e' escluso che qualche rivenditore
abbia ancora dei ricambi nel cassetto...
 
Puoi provare con un certo numero di resistenze da 56 Ohm
con precisione un po' scadente e potresti trovarne
qualcuna che si avvicina.
In alternativa tre da 220 ed una da 270 in parallelo, comprandone
un certo numero e scegliere quelle un po' "scarse".
 
Si possono trovare "rottami" anche alle varie fiere di
elettronica ma ora non e' stagione...
 
Saluti resitenti.
 
-------------------
 
e' uno strumento di misura, se non usa resistori a bassa deriva termica poi 
legger� il cazzo vuole lui, parla di 2W... 
 
 


 
spendi meno che a comprare una resistenza di precisione da un 
rivenditore più blasonato e ti rimangono tante altre resistenze che 
possono sempre essere utili
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 di 2 serie.
 
Su distrelec hanno quelle da 115ohm, 1%, 0.6W (non ci sono di potenza maggiore). 
Dici che se ne collego due in parallelo la potenza non basta? 
 

 
"mulkrul" <inv...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:louvfv$q3e$1...@dont-email.me...

Bisognerebbe sapere quanto puo' dissipare l'originale e quanto � stata 
sovradimensionata (poco a quanto pare visto che � bruciata). 
 
 

serve mettendone un po' in parallelo
 
Non ho mai comprato da venditori cinesi; non c'� il rischio di vedersi la merce 
bloccata in dogana (o sdoganata con spese folli)?
 

 maggiore). Dici che se ne collego due in parallelo la potenza non basta?
 
Vedo adesso che hanno anche quelle da 226ohm, 1%, 0,6W. Collegandone 4 in 
parallelo dovrei ottenere 56,5ohm con 2,4W di potenza sopportabile. Che ne 
pensate? 
 


Basta e avanza, ho qui davanti l'originale ed � intorno al watt di potenza.
Per il valore � perfetto e se ne prendi qualcuna in pi� le puoi anche selezionare con un digitale 
affidabile e preciso (Fluke, Beckman, ...)
 
Ciao

 selezionare con un digitale affidabile e preciso (Fluke, Beckman, ...)
 
Hai davanti a te un Supertester 680R funzionante? Ne approfitto spudoratamente 
per chiederti se � possibile tararlo; il mio commette un errore, in eccesso, di 
circa il 10% nelle misure di tensione DC e non so se dipende dal guasto alla 
resistenza da 57,6ohm.
 
Grazie
Ciao 
 

 se non usa resistori a bassa deriva termica poi legger� il cazzo vuole lui, parla di 2W...
 
Mentre Tu che diresti?
Certo resistenze cosi' piccole e "potenti", solo la ICE
poteva farle!
 
Saluti, pesi e misure.

 > Su distrelec hanno quelle da 115ohm, 1%, 0.6W (non ci sono di potenza > maggiore). Dici che se ne collego due in parallelo la potenza non basta? Vedo adesso che hanno anche quelle da 226ohm, 1%, 0,6W. Collegandone 4 in parallelo dovrei ottenere 56,5ohm con 2,4W di potenza sopportabile. Che ne pensate?
 
Vedi se ci stanno...
 
Saluti belli stretti.
 

 "mulkrul" <inv...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio news:louvfv$q3e$1...@dont-email.me... >> E' un valore che si trova anche all' 1%, cerca su distrelec o rs, al >> massimo se non le trovi di potenza, ne metti a 2 a 2 in serie e poi fai >> il parallelo di 2 serie. > > Su distrelec hanno quelle da 115ohm, 1%, 0.6W (non ci sono di potenza > maggiore). Dici che se ne collego due in parallelo la potenza non basta? Bisognerebbe sapere quanto puo' dissipare l'originale e quanto � stata sovradimensionata (poco a quanto pare visto che � bruciata).
 
Magari ha semplicemente sbagliato portata...
 
Saluti sovraccaricati.

 "mulkrul" <inv...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio news:losame$fh4$1...@dont-email.me... > Devo riparare il mio vecchio Supertester ICE 680R IV serie (non funziona > pi� la portata ohmx1, mentre le altre s�) e grazie al dettagliatissimo > libretto di istruzioni ho scoperto che il componente guasto � la > resistenza da 57,6 ohm (l'ho gi� dissaldata e, con un altro tester, ho > verificato che non lascia passare corrente). Ora per� non so dove > procurarmene una funzionante o come autocostruirmela. E' lunga 15 mm e ha > un diametro di 4 mm, spannometricamente direi che regge una potenza di 2 W > (sopra non c'� scritto e manca pure il codice dei colori, � tutta marrone > e non sembra neanche danneggiata). Avete qualche suggerimento? E' un valore che si trova anche all' 1%, cerca su distrelec o rs, al massimo se non le trovi di potenza, ne metti a 2 a 2 in serie e poi fai il parallelo di 2 serie.
 
Ma si', tanto li' dentro c'e' tutto lo spazio che si vuole!
 
Saluti accavallati.

ferr...@libero.it
 ha scritto:

Direi che e' stata misurata una tensione con i puntali predisposti per 
la misura di corrente , un classico...
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

mulkrul ha scritto:

Secondo link con Google "ICE 57.6 ohm"
 
http://www.cpcelettronica.it/resistenze/6945-r576ice.html
 
 
Te la cavi con 40 centesimi...


 la merce bloccata in dogana (o sdoganata con spese folli)?
 
si paga l'iva solo per valori superiori ai 20 euro e qualcosa, ma 
spesso passano indenni anche pacchi consistenti (c'è perfino chi è 
riuscito a prendere oscilloscopi da centinaia di euro)
 
un pacchetto piccolo (in pratica sarà la classica busta con plastica a 
bolle all'interno) passa senza alcun problema a parte quello di dover 
aspettare 20-30 giorni per riceverlo
 
-- 
bye
!(!1|1)
 

 
 
Da tenere presente...
 
Ma io, per pigrizia, piu' di una volta ho fatto i "mazzetti"
con quello che avevo nel cassetto... Ma ai tempi non c'era
ancora Google!
 
Saluti e paralleli.
 


Ma... quel "dettagliatissimo libretto di istruzioni"
non dice niente in proposito?
 
Saluti e guasti.

giorni per riceverlo
 
E in Italia il pacco viene preso in consegna da Poste Italiane/SDA? 
 

 
"mulkrul" <inv...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:lp1enm$rt5$1...@dont-email.me...

Si, ci mette 2 giorni ad arrivare e 28 per la consegna (se non lo perdono o 
fottono nel frattempo). 
 
 

non dice niente in proposito?
 
No, purtroppo non ne parla. Dice solo che: "Nel caso si renda necessaria la 
sostituzione del Galvanometro, tenere presente che il ricambio dello stesso 
viene inviato dalla I.C.E. già tarato, sia in corrente che in resistenza 
(quest'ultima a mezzo del reostato di compensazione semifisso da 330 Ohm 
allegato al galvanometro...)". 
 

 alla resistenza da 57,6ohm.
 
Leggo ora a pagina 55 del libretto: "Valore guasto 57,6 ohm: se 
interrotto...portate voltmetriche in eccesso del 20% circa.". 
 


Ti sei gi� rsposto da solo, una volta ripristinata la R guasta, l'unica taratura � quella del 
meicroAmperometro sulla portata 50uA col trimmer interno.
Per� solo se disponi di uno strumento di classe superiore, se no lascia perdere.
Ciao

 Ciao 
 
Va in ogni caso tenuto presente che, come precisato nel libretto
istruzioni/riparazione, in determinati casi errori anche superiori al 10%
possono essere normali, dal momento che "...l'errore, in percentuale relativa,
aumenta sempre piï¿œ verso l'inizio scala per cui per avere letture il piï¿œ precise
possibili ï¿œ sempre bene scegliere nel caso di un Tester la portata piï¿œ adatta
per eseguire la lettura il piï¿œ possibile verso il fondo scala"... 
 
S.M.
 
*
 

 Te la cavi con 40 centesimi...
 
 
Ti ringrazio per il link. La iella vuole che quel sito accetti solo pagamenti 
mediante Paypal e io non ho un account (e non lo posso attivare perch� serve una 
carta di credito).
 
Ciao 
 


 
Sicuramente i venditori di pistole e di veleni accettano
pagamenti in contanti...
 
Dio santo che tigna!

 e non sembra neanche danneggiata). Avete qualche suggerimento?
 
 
Ciao,
io avrei delle schede complete di 680G III serie, queste per intenderci 
https://imageshack.com/i/nr3gsyj
 
c'� tutta la serie di resistenze (680G e 680R sono molto simili).
Fammi sapere.
Lorenzo
aalhazred chiocciola libero punto it 
 

 c'� tutta la serie di resistenze (680G e 680R sono molto simili).
 
 
La disposizione dei componenti mi sembra piuttosto differente, comunque la 
resistenza che cerco sembra esserci (la penultima a destra della seconda fila a 
partire dall'alto, con la sigla 57R6). Confermi? Se la vendi ad un buon prezzo e 
sei disposto a spedirla con raccomandata possiamo discuterne in privato.
 
Ciao 
 

 
 
"mulkrul"  ha scritto nel messaggio news:losame$fh4$1...@dont-email.me...
 
Devo riparare il mio vecchio Supertester ICE 680R IV serie (non funziona pi� 
la
portata ohmx1, mentre le altre s�) e grazie al dettagliatissimo libretto di
istruzioni ho scoperto che il componente guasto � la resistenza da 57,6 ohm
(l'ho gi� dissaldata e, con un altro tester, ho verificato che non lascia
passare corrente). Ora per� non so dove procurarmene una funzionante o come
autocostruirmela. E' lunga 15 mm e ha un diametro di 4 mm, 
spannometricamente
direi che regge una potenza di 2 W (sopra non c'� scritto e manca pure il 
codice
dei colori, � tutta marrone e non sembra neanche danneggiata). Avete qualche
suggerimento?
 
S:
http://www.subito.it/vi/95531884.htm?spoint=adpublished
 
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

"mulkrul"  ha scritto nel messaggio news:lp6pqk$2gn$1...@dont-email.me...

Venderla non se ne parla, al massimo posso regalartela :) , te la spedisco 
in prioritaria, per�.
Dammi il tempo di smontarla, domenica dovrei avere 10 minuti per farlo.
Se vuoi, mandami i tuoi dati a aalhazred chiocciola libero punto it
 
Ciao
Lorenzo
 
 

Per PayPal non è indispensabile la carta di credito. Puoi
 utilizzare qualunque carta ricaricabile o semplicemente caricare
 il conto PayPal con un bonifico (che può anche essere fatto
 online)
 
 
-- 

 Se vuoi, mandami i tuoi dati a aalhazred chiocciola libero punto it
 
 
Ti ho appena scritto una mail con i miei dati.
 
Grazie per il nobile gesto!
Ciao 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:lp72s6$mc8$1...@speranza.aioe.org...

Veramente è possibile effettuare pagamenti con bonifici? Proprio ieri cercavo 
informazioni in proposito e ho trovato queste:
 
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/demo/wpstandard/WPStandardDemo2-outside
 
 
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070909015041AAt4VoG
 
 
che sembrano confermare la necessità di una carta di credito, normale o 
ricaricabile.
 

 
 
https://www.paypal.com/it/webapps/helpcenter/helphub/article/?so
 
lutionId=FAQ1048&topicID=WITHDRAW_MONEY&m=TCI
 
 
-- 


Scarica l'originale, va', che e' meglio...
 
Almeno l'acqua in mare riusciremo a trovarla?