Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: vecchio oscilloscopio 1741A,delayed timebase non va

...ciao
sto cercando di riesumare questo vecchio ma bellissimo apparecchio.
Luminosità scarsa.Funziona tutto tranne la delayed time base.
Ho smontato le schede relative e ho misurato i condensatori in alluminio e 
tantalio con un buon RCL meter.
Devo dire che la differenza rispetto ai valori nominali è proprio poca:
100 e 33uF che misurati sono 97.3 e 32.4uF.
Direi niente male per un apparecchio di oltre 30 anni(o 40?).
Qualcuno ha quache suggerimento? 
 
 


ciao,
 
hai il manuale?
 
Puoi scaricarlo dal sito Agilent:
 
ftp://ftp.agilent.com/pub/manuals/
 
 
qui c'e' il gruppo yahoo a cui iscriverti e chiedere aiuto :
 
http://tech.groups.yahoo.com/group/hp_agilent_equipment/
 
 
 
penso che tu abbia misurato anche le tensioni in
uscita dall'alimentatore, semmai ricontrollale
con un DMM preciso.
Controlla la parte con la linea di ritardo,
se il trigger normale e la base dei tempi
sono a posto.
 
HTH,
   Piero.
 
 
 

 sono a posto.
si,dopo avere rimontato le schede
avviene che sul main normale ci sia stranamente la parte evidenziata,che 
scorre col multigiri,ma in mixed e delayed si vedono solo due puntini fissi 
corrispondenti agli estremi alti e bassi dell'onda quadra di  prova 
 
 


Ti ho mandato il manuale.
 
Segui il circuito nella parte che cambia tra normale e mixed e delayed.
Controlla i pulsanti, alcune volte sembrano ok ma fanno dannare.
 
Asse Z controllato ?
 
 
Ciao,  Piero.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ka1vlm$hko$1...@speranza.aioe.org...

ringrazio per manuale e consigli
purtroppo devo piantare qui,ma non � finita.Buona settimana a tutti 
 
 


Ai tempi ne avevo riparati diversi , c'erano dei guasti tipici :
 
1) Le lamelle dei commutatori rotanti
 
2) Le resistenze da 1 watt ( le vedi, sono piu' grosse delle altre ), 
controllale tutte , staccale da un lato e misurale , spesso si aprono o 
aumentano di molto il loro valore.
 
3) i Pulsanti, ma era piu' raro, erano argentati e si ossidavano, con la 
paglietta duraglit perargento tornavano come nuovi...
 
Ha , bei tempi... correva l'anno 1980 , o giu' di li...
 
Saluti

 Saluti
 
Dimenticavo, un'altro problema che ti puo' fare dannare era dato dal 
grasso che HP metteva sui cs dove giravano i rotori con le lamelle, dopo 
molti anni si seccava e diventava una patina dura e le lamelle non 
facevano piu' contatto.
 
Smonta , togli i rotori e pulisci con diluente nitro , ricodati di 
ingrassare nuovamente , ci vorrebbe il suo grasso al silicone apposta , 
ma credo che un filo di veselina filante potrebbe andare bene lo stesso, 
se non lo fai dopo qualche mese ti trovi con il problema che descrivo 
piu' sotto.
 
Altro problema , mi e' successo solo una volta , il rotore a furia di 
girare a secco aveva consumato una pista , proprio sotto al rotore , ho 
dovuto sostitiore la scheda completa...
 
Saluti

 ha scritto nel messaggio 
news:OI8xs.14546$5b....@tornado.fastwebnet.it...

grazie,il vostro parere ,che a quanto vedo nasce da esperienza direttissima 
, mi sar� sicuramente molto d'aiuto
buona settimana 
 
 

>>
per adesso ho controllalto le lamelle e il grasso e sembrano ok
ho trovato una resistenza da 5.6K aperta
L'iterruttore del main faceva qualche scherzo sono riuscito a estrarre le 
lamelle
adesso rimonto,grazie