Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: oscilloscopio rotto

ciao
mi si e' rotto l'oscilloscopio, nel senso che la base tempi non funziona
piu', mi trovo solo i due puntini delle due tracce fermi immobili nel
quadrante; rispondono allo spostamento dx e sx, ma come dicevo la base
tempi e' ferma, su tutte le portate.
Si tratta di un Philips PM 3230 a valvole, con le quali preciso subito non
ho molta domestichezza dal punto di vista riparativo, anzi non ne ho per
niente, pero' tutte si illuminano, segno che (forse) vanno....
Magari c'e' qualcuno che ha lo stesso strumento e gli e' gia' capitato
qualcosa del genere, oppure ha lo schema elettrico e mi sa dare una dritta
su cosa andare a cercare?
Mentre analizzavo le forme d'onda di una matrice colore, ho sentito un
piccolo "tic" all'interno, e da allora non e' piu' andato.
Grazie a chi cerchera' in qualche modo di darmi una mano.
Ciao   Franco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Ciao   Franco
Mi spiace non avere lo schema, però penso si possa intervenire anche senza.
Il tic farebbe pensare alla rottura di una resistenza di protezione (sono
quelle ceramiche verticali con la punta metallica, che si interrompono per
sovrariscaldamento, si usavano anche nei vecchi TV, dovrebbe trovarsi
vicino alla zona preposta alla alimentazione.
Verifica iniettando un segnale all'ingresso X se c'è amplificazione.
Verifica anche l'ingresso Y così sarai sicuro che i finali amplificano il
segnale.
Allora potrai pensare all'oscillatore dell'asse dei tempi.
Controllando i fili che partono dal commutatore dell'asse dei tempi,
raggiungerai le resistenze ed i condensatori che fanno capo alla valvola
oscillatrice (dovrebbe essere un triodo o un doppio triodo)
L'ideale sarebbe avere un altro oscilloscopio per verificare che esista il
dentre si sega sulle varie portate.
Credo che propabilmente mancherà la tensione sull'anodo del doppio triodo
usato come oscillatore; bisognerebbe sapere quali valvole sono in gioco (a
parte che non ho più neppure gli schemi degli zoccoli della valvole)
Prova intanto a fare questi controlli.
Ciao
Giors


 Giors
Ciao Giors
di resistenze interrotte non ne ho trovate, i diodi sono ok, resistenze ad
alto wattaggio sono ok. Volevo aprire ben bene il tutto per verificare
anche le stagnature, ma le varie schede sono assemblate tra loro con fili
cortissimi, il che significa prendersi nota dei colori ed il relativo
posto prima di dissaldarli, ma ce ne sono un'esagerazione e mi passa la
voglia di farlo, anche considerando che devo smantellare tutto il case e
per farlo devo staccare anche i collegamenti dei commutatori...   se a
tutto questo aggiungi che -come ho gia' detto- con le valvole non ho
familiarita', corro iol rischio di fare un lavorone da una marea di tempo,
arrivare magari vicino al guasto, e non vederlo nemmeno!!
Ho deciso di portarlo a sistemare, nel frattempo il tempo che non perdo
qui lo utilizzo su altre rip. senza l'uso dell'oscilloscopio.
Se hai qualche altro suggerimento in extremis lo accetto molto volentieri,
altrimenti consegno lo strumento a chi in questo caso ne sa piu' di me.
Comunque grazie per l'interessamento e ti faro' sapere quale era il motivo
del guasto.
ps. ho iniettato un segnale e ho la conferma che i finali lavorano.
Alla prossima   Ciao    Franco


OT OT OT
Ciao Frank!
--
Saluti e buon lavoro,
Mario Costantini


Ho un oscilloscopio rotto Unaohm G421 E DT, di cui ho lo schema. Se vuoi te
lo passo e vedi se ti può essere utile.
Contatti anche in pricato a 
delay...@despammed.com
   naturalmente, elimina
la scritta TOGLI proma della @.
Ciao
Fulcro

 Mario Costantini
Perchè OT?