Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Prova ERS per elettrolitici, ma quale

dovrei acquistare uno di quei circuitini per testere ESR degli
elettrolitici, tipo questo:
 
http://www.ebay.it/itm/131223528469
 
 
solo che su ebay c'e ne sono a migliaia, quale il migliore per la prova
dei componenti ma sopra tutto per i condensatori e ESR
 
chi mi consiglia
 


Quale sia il migliore non lo so,e non so chi mai abbia potuto 
confreontarli tutti
 
Io ho l'Atlas ESR70 della Peakelec,solo per condensatori,costa 3 volte 
di più ,ma non mi ha mai tradito
 
Questo del tuo link parla di ESR ,ma solo nel titolo,magari dovresti 
sapere qualcosa di più sulle prestazioni in questo caso.
 
NB,2ndo me per ESR basse ,20 30 mohm o meno,se non fai una misura a 4 
fili conta anche la qualità dei contatti,coccodrilli ecc
Soprattutto su elettrolitici a vite,con dei semplici puntali non è detto 
che tu legga la vera ESR
 
E sarebbe forse interessante misurarla con tensioni alte,es su un 
condensatore da 450V credo che una prova a 5V non sia esaustiva,ma
chiedo conferma su quest'ultimo punto


 
-- 
bye
!(!1|1)
 

blisca dove hai preso ebay, costo
 
nessuno che mi sa consigliare su questi su ebay
 
 


Magari metti un pò di punteggiatura.
 
Preso non ricordo se su ebay o direttamente da loro 4 o 5 anni fa,quando 
l'euro era forte,
costo circa 110 euro,ora costa un pò di più
http://www.ebay.it/itm/Atlas-ESR70-ESR-Meter-/161061124735
 

è l'ennesima versione dell' MK-168, però naked e senza accessori.
 
In baia il miglior prezzo del momento è questo:
http://www.ebay.it/itm/Transistor-tester-capacita-ESR-RLC-Resis
 
tor-Induttanza-Meter-NPN-PNP-MOS-MK-168-/351231708915?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item51c70a8ef3
 
(copia e incolla il link che è diviso in parti)
 
a me è arrivato da poco e mi soddisfa, a parte i due mesi di attesa.
 
Sempre in baia si trovano apparecchi più specifici e costosi, alcuni 
riportano la tabella dei valori ESR standard, altri ti dicono loro se 
il cond. è buono e perchè. Vedi ad esempio:
 
http://www.ebay.it/itm/Auto-Ranging-In-Circuit-ESR-Capa
 
citor-Meter-Up-to-0-01-to-100R-MESR-100-/391047116642?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5b0c397762
 
 
(copia e incolla il link che è diviso in parti)
 
A me hanno insegnato che per avere misure precise ci vogliono 
strumenti con alimentazioni (e correnti) più elevate sulle capacità 
grandi, ma può essere che la tecnologia si sia evoluta e il monito non 
più valido.
 
PS  con il modello economico ti devi scaricare dalla rete le tabelle 
dei valori per i cond. standard e quelli low.res per interpretare 
quello che ti indica il display.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
oppure farselo:
 
http://www.lucianomarroccu.com/il-mio-laboratorio/misuratore-di-esr/
 


 
questo è per rigenerarli gli elettolitici, prima di buttarli:
 
 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
 
b&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.leradiodisophie.it
%2FDownload%2FRigen_C_Elettrol.pdf&ei=dsIaVZmiGsO3sQHh3IL
QBA&usg=AFQjCNH04lxRZt4UVDSuw5pnxPY4dXi4wQ&bvm=bv.89381419,d.bGg


misurare l'ESR con generatore funzioni e oscilloscopio:
 
https://www.youtube.com/watch?v=115erzCCxgE
 


esempio tabella standard:
 
http://kripton2035.free.fr/esr%20theory/esr-valuesofc-es.html
 


Viger i primi due su ebay non da nulla... dice rimossi !
 
 

 Viger i primi due su ebay non da nulla... dice rimossi !
 
devi copiare e incollare tutte le righe del link
 
-- 
bye
!(!1|1)


Magari prendine uno che fa le misurazioni on circuit: risparmi un pò di 
lavoro.
Slang


> dovrei 
[Skipped] 
Solo nel 2015 : Anonimous-46 - VW - Frank 883 - jhonny -
Avatar_69 - yhonny-memony - -mirco- - BIP - dk0ais -
Master Mind - 
E per ultimo : Magician-Dome
Ciao coglione.