Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Info HT da sostituire/tvc/anal. spettro

Ciao a tutti. 
Avrei un "grande" dilamma da risolvere ma soprattutto testare: 
Ad un analizzatore di spettro RF � saltato il trasformatore AltaTensione, 
in quanto seppur pilotato con -120Volt rispetto a massa, non s� evidenzia
da tubo, nessuna traccia; sostituiti anche tutti i componenti sul circuito
stampato inerente a questa sezione, ma appunto giungono i -120Volt
all'ingresso del primario del trasformatore, ma sul suo secondario; 
sull'unico cavo che come termine � la pipetta inserita nel tubo, 
nessuna traccia di tensione e "scintilla" verso massa. 
Adesso amichevolmente e tecnicamente, essendo uno strumento assai anziano,
quindi pezzi di ricambi nisba; al posto del trasfo originale, chi avrebbe
il fegato di collegarci un trasfo HT di un tvc colori 14", oppure
collegare il solo stadio HT del tvc alla pipetta HT per constatarne il
risultato? 
Purtroppo il trasfo originale non esiste pi� e tantomeno 
non si conoscono le caratteristiche e tantomeno � reperibile lo schema
elettrico di questo strumento.
Un grazie anticipato a tutti gli HT che tenterebbero l'impresa HT!
Ciao a tutti
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Mario ha scritto:



Ciao. 
Ti ringrazio innanzi tutto per la risposta, l'analizzatore in questione �
il oramai "antenato" Takeda Riken TR4122B, tra cui ripeto ai piedini della
sua alimentazione sono presenti i -120Volt rispetto alla massa, 
ovvio con nessun risultato alla sua uscita HT (pipetta del del tubo
catodico). Il resto � funzionante, "semplicemente" manca HT.
Ciao


120 V sono pochi per entrare direttamente in un multiplier. Come � fatto
il circuito dell'HT ?


 il circuito dell'HT ?
Il funzionamento dovrebbe su per gi� essere questo: Un C151C, (IC 8PIN)
dovrebbe pilotare n�2 2SC1061. A come sono configurati i due 2SC1061
pilotano un altro trasfo pi� piccolo (tipo swiching). Dai secondari di 
questo trasfo v� � collegato sia il primario dell'HT dove si rilevano i
-120Volt (con pipetta), sia cavi che a sua volta sono collegati dietro al
"cannone" del tubo stesso. St� aspettando il reperimento di un 2SC1061, in
quanto o facendo troppo leva sulla sua aletta di raffreddamento, s� �
spezzato un pin, oppure questo pin era gi� spezzato spezzato prima delle
misure.   


Non � chiarissimo. I 120 V li rilevi da dentro la pipetta ?
Cmq direi che il trafo switching eleva la tensione, direi a diversi
centinaia di V, per poi entrare in un multiplier e forse alimenta anche il
filamento...


 filamento...
No, dietro la pipetta nessuna tensione.
I 120Volt li misuro sull'unico primario del trasfo HT.
Per le tensioni di filamento non ho fatto pi� misure, in quanto st�
aspettando il 2SC1061, o male che v� se non arriva, troverei qualche
equivalente. Allora ripeto come � configurato: Immagina vedere uno schema
a blocchi partendo da sx: C151C che pilota 2 2SC1061, i due suoi
collettori (o E) vanno ad alimentare il primario di un piccolo trasfo, dai
secondari  di questo trasfo ci sono 2 "uscite" 1 v� all'unico primario del
trasfo HT, quello con pipetta, l'altro v� appunto ai filamenti dietro al
tubo.
Ciao 


Ma questo ultimo trafo HT, � anche triplicatore o multiplier, ovvero
assomiglia a un EAT da TV, oppure assomiglia a un trasformatore switching ?
i -120 V sono alternati ?
