Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Grasso per commutatore oscilloscopio

Ciao a tutti,
ho sotto mano un vecchio oscilloscopio hp che presenta qualche problema
nella selezione della base dei tempi. Il relativo commutatore, del tipo a
contatti striscianti, presenta le piste sulle quali scorrono i contatti,
ricoperte da un sottile strato di grasso, ormai in gran parte indurito, che
ho provveduto a rimuovere.
Qualcuno mi sa dire che tipo di grasso dovrei usare per ripristinare
l'efficienza e la corretta lubrificazione dei contatti ?
Grazie per l'attenzione e saluti.

Basta un po' di spray PHILIPS CSS390, quello arancione, il grasso lascialo
a casa o dallo solo nelle parti in movimento e non sui contatti (attento
!!)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:467af5a9$0$36440$4faf...@reader5.news.tin.it...


 !!)
Quoto 

> carta vetrata molto fine per togliere l'ossido
SCONSIGLIO! 

 SCONSIGLIO!
Quoto, una volta HP dorava i contatti dei commutatori (non so se č il tuo
caso) e con la carta vetrata elimini lo strato sottilissimo di oro. Forse
i contatti non sono cosě ossidati ma č solo il grasso che con il tempo si
č rappreso e ha formato una pellicola sui contatti. ATTENTO guarda bene
prima di agire e fare grosse cappellate.


 prima di agire e fare grosse cappellate.
Ringrazio tutti per i consigli.....
Si, in effetti sono contatti dorati.
Mi sono limitato a togliere il grasso rappreso e volevo appunto scegliere un
tipo di lubrificante appropriato per sostituirlo (immagino si tratti di una
sorta di grasso conduttivo). Sai dirmi dove è possibile reperire il prodotto
della Philips che mi hai consigliato e , soprattutto, mi confermi che è
siglato CSS390 ? (non ho trovato nulla in rete con tale sigla).
Grazie ancora a tutti.
Salutoni.

E' il classico spray della Philips per pulire i contatti, ha il tappo
arancione e lo puoi trovare in qualsiasi negozio di elettronica, č il
migliore, estremamente efficace, diffidare dalle imitazioni. Come ho
scritto nel primo post, il grasso va eventualmente messo solo nelle parti
in movimento dei commutatori, mentre i contatti vanno solo puliti molto
bene e lasciati cosě, per lo piů se sono dorati (ottimi) !!!
Grasso conduttivo ?!?!?!?!?! se lo metti sui contatti mandi in perdita
tutta la sezione attenuatore e poi dell'oscilloscopio ne fai un bel
soprammobile, ti pare ??? Cos'č un 1740 ?


Ho confuso una s con una c.



Si, hai ragione, ho detto una cavolata, di un certo livello pure :-) :-)...
Beccato anche il modello !
Quello che non mi spiego è come mai le piste su cui scorrono le linguette
della parte mobile siano, o fossero, completamente ricoperte di
lubrificante.
A questo punto credo si tratti di un  precedente intervento maldestro da
parte di un passato utilizzatore.
Grazie ancora.

No, faceva così HP ma non è conveniente, lo spray Philips CCS390 è oleoso
e abbastanza consistente da proteggere i contatti e poi non è conduttivo.
Il grasso, con il tempo, fa grossi danni e nessun effetto benefico a breve
termine. 
Non utilizzarlo per pulire le manopole dello strumento, troppo delicate e
che andrebbero in briciole dopo poco tempo (se non ci sono già andate).


 wd40,molto oleoso,e per un po' di anni sei a posto.saluti
Questo è il modo migliore per buttare via tutto !!
Il WD40 e la cartavetro, sono la cosa peggiore che si possa usare in un 
circuito elettronico o suoi contatti.
Se vuoi usare materiali 'casalinghi', rimuovi tutto il vecchio 
lubrificante usando dell'alcool, e poi ungi i contatti con dell'olio di 
vaselina, ed allora si che per un paio di anni sei a posto ...
Luca

 e abbastanza consistente da proteggere i contatti e poi non è conduttivo.
Ciao, ho seguito i tuoi consigli ed ho applicato sui contatti il Philips
390CCS, che tra l'altro già possedevo da anni; il tuo accenno alla
confezione arancione mi ha fatto tornare la memoria :-) :-) .Ho dovuto
rifare anche tutte le saldature dei connettori dove si inseriscono le schede
con i commutatori della base dei tempi , ma attualmente lo strumento va
molto bene e il difetto è scomparso.
Grazie anche a tutti gli altri intevenuti nella discussione.
Saluti e a buon rendere :-)