Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Sonde oscilloscopio da riparare (+ mistero)

Buongiorno a tutti.
Il mio mestiere riguarda l'installazione di impianti elettrici, ma mi
diletto anche come apprendista elettronico.
Il mio problema è questo: qualche anno fa avevo acquistato un vecchio
oscilloscopio Philips a 50 MHz, con relative sonde.
Ricordo che il costo di tali sonde era notevole, mi pare sulle 50.000 Lire
cad.
Una sonda si è guastata, aprendola ho visto che il cavetto centrale del
coassiale (finissimo, lo chiamo "capillare" non sapendo meglio definirlo)
non faceva contatto con la resistenza da 100 ohm sul lato connettore BNC.
Il capillare sembrava solo appoggiato al terminale della resistenza da 100
Ohm, a sua volta semplicemente infilato al centro del coassiale.
Il capillare non è saldabile.
La cosa strana è che non c'è stato verso di mettere in contatto il capillare
col terminale della resistenza, neanche avvolgendoglielo intorno previa
pulitura/raschiature sia del terminale che del capillare.
Ancor più strano è che la misura del capillare con l'ohmetro è possibile, e
dà circa 200 Ohm su una lunghezza di 1,3m.
Lo stesso ovviamente per la resistenza da 100 Ohm, ma la serie
resistenza-capillare non dà neanche la continuità.
Qualcuno sa come mai? E saprebbe anche dirmi come collegare il capillare in
modo sicuro, sia dal lato resistenza/BNC che dal lato puntale?
P.S: avrei anche bisogno di sapere la sigla del coax da acquistare, dovendo
sostituirlo a forza di averlo tagliuzzato per le prove.
Le sonde sono della BS (Black Star - Inghilterra) a 2 posizioni x1 o x10.
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "viatuttoquesto")

 ha scritto nel messaggio
news:chh8vg$fv6$2...@lacerta.tiscalinet.it...

Io ho sostituito il coassiale di una mia sonda con unnormale coassiale per
applicazioni audio, molto più robusto e affidabile, oltre che tagliato più
lungo del cavo originale: ho trascurato molte regole di corettezza del
segnale, ma ti assicuro che è perfetto. Ovviamente la sezione del cavo è
molto simile a quella originale, solo che al posto del capillare ha una
normale anima a treccia, comunque di sezione ridotta.
Prova, e fammi sapere come va.
Ciao
Fulcro

 Prova, e fammi sapere come va.
O.K., nei week-end sono a riposo, solo che non disponendo di meglio farò la
prova con un oscillatore di BF... non so se servirà a molto ma meglio che
niente, poi ti dirò in pvt.
Grazie per i consigli.


                               Ciao dal Giampi

-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 siano grossi problemi, ma se l'oscilloscopio arriva fino a 50 Mhz...
Dunque, preso dalla curiosità vado a scartabellare sul catalogo della Ceam.
Le caratteristiche a disposizione sono tante, tra cui diam. conduttore
interno, diam. dielettrico, peso kg/m, impedenza (sempre 50 Ohm), capacità
ecc.
Tra tutte guardo l'attenuazione a 50 MHz espressa in dB/100m, sperando sia
un dato significativo.
Per l'RG174 tale attenuaz. vale 17,7 dB/100m.
Il diam. esterno è di 2,8 mm, più fine di quello originale delle sonde (3,5
mm).
Altri cavi quali gli RG058, RG58/U, RG58A/U ed RG58C/U presentano
un'attenuazione inferiore, circa 10 dB/100m e sono un po' più spessi, a
garanzia di una più lunga durata...
Che dici, potrebbero andar meglio?
Poi ci sono anche gli RG59, con diametro leggermente più grosso (6mm) ed
attenuazione di 7,7 dB/100m...



		Ciao
Concordo.
Fino anche a quasi 10 Mhh, salvo correggere il condensatorino
di compensazione, puoi usare quasi un cavetto qualunque,ma oltre
a questa frequenza noterai dei ringhing e altre cose simili.
Probabilmente dovrai mettere in serie ,quei 100 ohm che aveva il
cavetto originaleper migliorare.
Comunque se ti accontenti di sonde fino a 10 Mhz te le puoi
costruire facilmente, non la distinguerai dalla tua e
sara' molto piu' robusta.Avra' solo una capacita' di ingresso
un po' piu' alta. (dovra' aver un rapporto almeno  10/1).
Ho gia' messo su queste news il disegno e lo schemetto
in fidocad;eventualmente ..fischia.
		Ciao Giorgio
 

 in fidocad;eventualmente ..fischia.
Son qua che fischio come un trenino :)
Ho cercato su Google-gruppi ma non l'ho trovato.
La sonda andrebbe benissimo anche fino a 10MHz, tanto ne ho altre due
intonse, questa la potrei usare dall'uscita dell'oscillatore BF per
iniettare il segnale ai circuitini, è molto comoda.
Però il cavetto RG174 mi pare molto fine, ho paura alla lunga si rompa, che
ne dici dell'RG58?
Poi, scusa l'ignoranza, ma se per assurdo uno usasse un cavo SAT? Se portano
segnali a qualche GHz, dovrebbero andar bene anche per l'oscilloscopio o no?



[FIDOCAD]
PL 15 110 25 110 4
PL 25 110 30 110 4
PL 30 110 25 110 4
PL 30 100 70 100 4
SA 70 120
PL 30 120 70 120 4
LI 70 100 80 105
LI 70 120 80 115
LI 80 105 130 105
LI 80 115 130 115
LI 55 110 130 110
PL 55 110 60 110 4
LI 25 95 25 125
LI 25 125 80 125
LI 80 125 80 95
LI 80 95 25 95
TY 85 95 5 3 0 0 0 * cavetto schermato
TY 35 90 5 3 0 0 0 * vetronite 1.6mm
SA 70 105
SA 70 120
SA 70 100
SA 70 105
SA 70 105
SA 70 115
SA 30 105
TY 20 125 5 3 0 0 0 * layer sotto tutto massa
LI 70 100 70 105
LI 70 115 70 120
LI 30 100 30 105
TY 20 130 5 3 0 0 0 * connesso con fori passanti
LI 30 120 15 120
PL 30 120 15 120 4
TY 10 100 5 3 0 0 0 * pin
MC 35 110 0 0 080
MC 45 110 0 0 080
LI 30 110 35 110
MC 40 105 0 0 190
LI 35 110 40 105
LI 50 105 55 110
SA 35 110
MC 55 65 0 0 050
MC 65 65 0 0 050
MC 75 65 0 0 050
LI 90 70 60 70
LI 60 70 60 80
LI 60 80 25 80
SA 40 80
SA 55 65
SA 55 80
SA 60 70
MC 85 65 0 0 050
MC 90 70 0 0 045
TY 95 65 5 3 0 0 0 * BNC
MC 45 65 0 0 080
MC 35 65 0 0 080
PP 25 64 25 66 21 65
LI 25 65 35 65
MC 40 55 0 0 190
LI 35 65 35 55
LI 35 55 40 55
LI 50 55 55 55
LI 55 55 55 65
SA 35 65
SA 55 80
MC 25 80 2 0 074
TY 25 70 5 3 0 0 0 * 4.7 M
TY 45 70 5 3 0 0 0 * 4.7M
TY 35 45 5 3 0 0 0 * 5/25 pF

 Io uso addirittura cavetto per microfoni ..........
O.K., la cosa allora pare meno complicata di quello che mi sembrava :)
Grazie di tutto!


                              Ciao dal Giampi
			Ciao Giampi
Spero che mi farai sapere come e' andata a finire !!!
		Ciao Giorgio

 Ciao Giorgio
O.K. nel week end saldo i cavi (magari provo 2 tipi) e poi ti dico in pvt :)
