Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: induttimetro/capacimetro seconda puntata

allora, ho dissaldato un paio di bobine su anello di ferrite, prese da 2 
schede madri rotte. hanno su poche spire di filo un po' grosso.
ho provato a misurarle con lo strumento, in tutte le scale: 20H, 2H, 20mH, 
2mH, mi ha sempre dato zero (in realtà 0,02, ma è la stessa misura che si 
ottiene con i puntali in corto).
domanda:
forse che il valore di queste induttanze è troppo basso perchè possa 
essere misurato dallo strumento?
invece i condensatori li misura bene, uno da 45uF mi ha dato 46uF di 
misura, mi sembra accettabile
-- 
urantia
A2000 OS3.9, B2060-128MB, Spectrum, MultiVision2000, 
X-Surf,
Yamaha SCSI2IDE, Micronik Tower.
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): OS3.9, 
B1230MKIV-32mb,
HD 10GB, cdrom 24x, PSone LCD display
www.oldfab.tk

 forse che il valore di queste induttanze è troppo basso...
è possibile... qualche dettaglio su questi induttori (numero di spire, 
misure e colori del toroide)?
-- 
73 es 51 de i3hev, op. mario
Non è Radioamatore, se non gli fuma il saldatore!
- Campagna 2006 "Il Radioamatore non è uno che ascolta la radio"
it.hobby.radioamatori.moderato
http://digilander.libero.it/hamweb
http://digilander.libero.it/esperantovenezia


..mm, ma non è che bobine su anello di ferrite servano apposta per
eliminare le induttanze?:)


No, quelle fungono da filtro per le armoniche (cioè interferenze). 

 misure e colori del toroide)?
alura:
induttore grosso, ferrite color verde scuro, spire 40 ma il filo è
quintuplo, quindi le spire sarebbero 8
induttore piccolo, ferrite color verde chiaro, almeno rispetto all'altro,
filo singolo, spire 10 


 filo singolo, spire 10  
...e quanto è invece un induttore "piccolo"?
Per avere un primo indizio potrebbero bastare il diametro esterno e 
l'altezza, ma sarebbe molto utile anche un'idea del diametro del filo 
utilizzato...
Ciao.


rufus ha scritto:

servono per eliminare le correnti di disturbo di modo comune..
cmq potresti usare un'oscilloscopio per misurare l'impedenza della 
bobina in serie ad una resistenza e poi ricavare la parte reale(nota) e 
la parte immaginaria(dovuta alla bobina) dell'impedenza

 utilizzato...
cosi, a memoria visiva, perchè non li ho sottomano, quello grosso avrà un
diametro di 3cm, quello piccolo 1.8cm
nel grande, la sezione del filo sarà un 8-9 decimi di mm
nel piccolo sarà 1 mm
domani li misuro col micrometro e ti dico più precisamente


 
eh, non ho oscilloscoppio e non sono così esperto :(


 domani li misuro col micrometro e ti dico più precisamente...
direi che non serve, tanto si va ad occhio... :o)
Dato il colore verde, è ragionevolmente probabile che si tratti di 
toroidi nel vecchio (ed ormai obsoleto) mix41 (ferro HA), con 
permeabilità intorno a 75 ed adatti per frequenze fino a circa 100 kHz 
(ma, ovviamente, come induttori di blocco arrivano ben più su); facciamo 
qualche ragionamento:
per quello grosso, sulla base del filo direi che la corrente prevista 
probabilmente è dell'ordine della decina (8-15) di ampere; probabilmente 
il formato è un T130 (33 mm di diametro esterno), o forse un T106 
(27mm); nel primo caso, l'induttanza probabilmente è dell'ordine di 5-6 
uH, quindi ben sotto alla risoluzione del tuo strumento.
Per quello piccolo, che probabilmente è un T68 (17.5 mm), una decina di 
spire danno un'induttanza intorno ai 4 uH, e siamo sempre sotto...
Insomma, ad occhio e croce direi che sembra naturale che il tuo 
strumento non legga niente :)
Avendo così ottenuto un'idea della possibile induttanza, puoi provare 
una misura diretta con l'oscilloscopio - così vedi se più o meno siamo 
lì intorno o se invece ho proprio cannato il bersaglio alla grande :)
Ciao!


 
se ai preso quelle dell'alim. switching, sono da qualche decina di uH
quindi se il tuo strumento non arriva a misurare questi bassi valori...
misura sempre 0 o giu di li.
emi

 lì intorno o se invece ho proprio cannato il bersaglio alla grande :)
grazie, mi hai ridato speranza, pensavo non funzionasse.
e comunque mi inchino alla tua conoscenza nel campo :)



be' se può essere di conforto, ho provato oggi a dare uno sguardo
almeno alla definizione generale; come già per l'appunto ho tentato
un paio di volte per la "impedenza", dalla quale mi sono ritirato ancora
in buon ordine. le cose peggiorano anche, per "l'induttanza", la compren-
sione della quale esula senz'altro, diciamo così, da un approccio "allegro".

 e comunque mi inchino alla tua conoscenza nel campo :)
non inchinarti troppo, non ne vale la pena - e poi con
questo freddo si rischia il colpo della strega... :) :)


rawmode ha scritto:

La bobina è formata da due avvolgimenti simmetrici (4 morsetti) intorno 
ad un anello ferromagnetico, al solo scopo di eliminiare le correnti di 
modo comune (di disturbo) sui due conduttori, in quanto queste 
potrebbero recare seri danni nel comportamento da parte del conduttore 
come un'antenna.
Se ti serve un induttore usa un induttore (2 morsetti).
Ciauu

 Ciauu