Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: zener introvabili

Ho la necessità di sostituire un diodo zener di riferimento nella sezione
contatore/frequenzimetro di un generatore di funzioni. La sigla è BZX93 ed
è un 6V5 1/2 W ad alta stabilità.
Provato su THELMA, NEDIS, KALCIC e rivenditore della mia zona, ma niente.
Qualcuno ha una dritta ?
Saluti. Steve. 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Saluti. Steve.
Potresti usare un TL431, che è uno Zener regolabile.
Ciao.
Giuliano 


Ciao
allora leggendo sulla bibbia dei componenti equivalenti...per il BZX93
compaiono le seguenti possibilità...
BZV13 1N4568, 1N4573, 1N4578, 1N4583
prova a vedere se  tra questi ce ne sono che fanno "esattamente" al caso tuo
ciao e buon lavoro
Cai

Claudia ha scritto:




 è un 6V5 1/2 W ad alta stabilità.
mettine due in serie da 3,2  oppure uno da 4,7 + 1,8 .
hai tante soluzioni per arrivare a quel valore.
tieni presente anche il fatto che un 1N4007 messo inverso, ti dà circa 0,5
volt
che possono servire per, eventualmente, integrare quel 1/2 volt mancante.
NB.  ho scritto 1N4007 ma qualsiasi diodo raddrizzatore messo inverso ti da
circa 1/2 volt,  l' 1N4007 è il più usato.
ciao
alli.gator

 è un 6V5 1/2 W ad alta stabilità.
mettine due in serie da 3,2  oppure uno da 4,7 + 1,8 .



quando riuscirò a capire perchè questo accidente di outlook ogni
tanto spedisce messaggi in copia e anche più copie,
sarà sempre troppo tardi!
scusate.
alli.gator

 ha scritto nel messaggio
news:casp7q$jed$1...@news.newsland.it...


Grazie per la risposta ma non vorrei fare "maccheroni", è collegato
all'ingresso di un comparatore e deve essere stabilissimo, se guardi sul
VRT ECA vedrai le caratteristiche un po' particolari, non solo come valore
di tensione.
Ciao.
alli.gator ha scritto:




 Saluti. Steve. 
Belle queste serie BZX90....94, BZV10....14, 1N4565....4584, peccato che
siano praticamente introvabili!
Usare LM329? Zener di riferimento, 6,9V (troppi rispetto a 6,5?) con
variazione di 100ppm (0,01%/°C).
Per migliorare la stabilità si potrebbe usare la classe C (50ppm), B
(20ppm) oppure la A (10ppm,disponibile però nel solo LM139).
Prova a vedere su RS, sicuramente della serie 329 qualche cosa hanno.
Io in casa ho i LM339CH (50ppm = 0,005%/°C) con case metallico.
Ho anche dei 1N823, 1N823A, zener di riferimento da 6,2V ma non sono
riuscito a risalire al coefficente di temperatura...
Ciao, maurizio.


Grazie, adesso continuo a cercare, se mai ti faccio un fischio visto che
sei informato su questi components.
spook65 ha scritto:


hai tante soluzioni per arrivare a quel valore.
		Ciao
Ho il sospetto che la serie di due zener finisca per
dare doppia variazione con la temperatura !!
Forse conviene usare uno zener ad alta stabilita',
del valore che si trova(riferimenti di tensione),
poi farlo seguire da un opamp polarizzato in modo 
da fornirti la tensione che ti serve.
		Ciao Giorgio


chissà perchè, mi ero fatta l'idea che tu avessi la necessità di fare una
prova,
il suggerimento era in questo senso.
scusa, la fretta è cattiva consigliera.
ciao
alli.gator

 riuscito a risalire al coefficente di temperatura...
Su un vecchio (1974!) libro della Motorola ho trovato interessanti dati.
1N823: 6,2V 0,005%/°C (A= impedenza interna 10 ohm)
Inoltre ho trovato anche le serie 1N3496..3500 (6,2V) e 1N3501..3504
(6,35V), 1N4890..4894 (6,35V), sempre ad alta stabilità termica.
Fai una ricerca multipla, magari qualche cosa è disponibile..


Grazie Maurizio, ti dico che per il momento ho risolto con un 1N823
trovato da un collega, evidentemente 0,3 V non saranno così fondamentali,
visto che sia i valori di freq che di ampiezza nonchè di sensibilità,
misurati dallo strumento sono perfettamente calibrati e stabili.
Cmq se posso continuo la ricerca. Grazie mille per i suggerimenti e a buon
rendere.
spook65 ha scritto:



evidentemente non è in una sezione critica del circuito altrimenti 0,3 volt
su 6,5 volt totali sarebbero un'enormità.
è evidente che più che una tensione precisa richiede una stabilità alla
temperatura
in modo che la tensione di riferimento presa a campione alla partenza,
con apparecchiatura a freddo, non si discosti troppo da quella ad
apparecchiatura calda.
ciao
alli.gator