Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Trasmormatore di Isolamento: dubbio

Ho acquistato un trasmormatore di isolamento per aumentare la sicurezza 
mentre lavoro, ma mi è sorto un dubbio, oltre all'apparecchio da testare 
dite che è meglio collegarci anche la strumentazione oppure gli strumenti 
tipo multimetri e oscilloscopi conviene tenerli collegati normalmente alla 
messa a terra dell'impianto elettrico? 

 ha scritto nel messaggio 
news:48551681$0$18159$4faf...@reader3.news.tin.it...

Ho sbagliato a scrivere sia nel titolo che nel messaggio(come cacchio avrò 
fatto) comunquee credo si capisca che intendevo un TRASFORMATORE DI 
ISOLAMENTO 

 Ho acquistato un trasformatore di isolamento per aumentare la sicurezza 

 Io ho scollegato la messa a terra di tutti gli strumenti, ma sotto il
banco ho messo un "lenzuolo" di materiale isolante tipo passatoia(non
ricordo come si chiama...) in materia plastica alto 3 mm, in modo che sono
isolato da terra se uno strumento va in perdita con la fase,(oppure tocco
il circuito primario di un TV, dove può' esserci la fase) oltre ad avere
un salvavita sulla linea...da 30 anni, e non ho avuto problemi.(l'
impianto d' antenna è perfettamente a terra)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 impianto d' antenna č perfettamente a terra)
 E' sott' inteso che il trasformatore D' Isolamento alimenta (tramite
Variac, amperometro, ecc.)l' apparecchio in riparazione...!



Ok quindi mi consigli di usare il trasformatore di isolamento per alimentare 
gli apparecchi da riparare e di scollegare la massa dalla strumentazione, ma 
il mio problema è che mi viene difficile mettere uno strato di gomma a terra 
dove ho la strumentazione, quindi avendo il trasformatore di isolamento che 
alimenta gli apparecchi che riparo, tenendo presente che non posso isolare a 
terra con la gomma, la massa dagli strumenti la tengo o la tolgo e quali 
sono i vantaggi o gli svantaggi nel tene o togliere la massa in questa 
situazione? scusate ma quando si tratta di sicurezza sul lavoro meglio 
essere sicuri, grazie ancora per la vostra disponibilità, 

 ha scritto nel messaggio 
news:48551681$0$18159$4faf...@reader3.news.tin.it...

Premesso che non sono un elettronico ma un elettrotecnico.
Intanto che potenza ha il trasformatore?
Consiglierei di lasciare la strumentazione alimentata dalla rete normale. In 
questo caso non va assolutamente tolto il collegamento a terra.
Si ha il vantaggio che in caso di guasto all'apparecchiatura in prova, gli 
eventuali disturbi non si trasmettono alla strumentazione.
Di contro alimentando tutto dal trasformatore, sarebbe opportuna 
l'installazione di un sorvegliatore di isolamento. Che mi segnali il primo 
guasto. Essendo più alta la probabilità.
Sarebbe consigliato installarlo comunque, in modo che un'eventuale 
dispersione (che in un sistema IT non è pericolosa), venga prontamente 
segnalata. Così innanzitutto non corro il rischio di completare il lavoro ed 
accorgermi poi, collegando l'apparecchio direttamente alla rete, che ho una 
perdita d'isolamento o un corto verso massa che mi fa intervenire le 
protezioni dell'impianto. Secondariamente, ho la possibilità di intervenire 
prima che avvenga il secondo guasto (che è un corto e quindi potenzialmente 
pericoloso).
Cose importanti da tenere presenti:
-che il primario del trasformatore sia protetto da cortocircuito (do per 
scontato che l'impianto abbia a monte un differenziale). Quindi un 
magnetotermico o fusibili. Vanno entrambi bene anche se di tipo un 
polo+neutro;
-che la struttura del trasformatore sia collegata a terra (mi serve per una 
eventuale dispersione sul primario)
-che ci sia protezione cortocircuito/sovraccarico sul secondario del 
trasformatore (una base portafusibili bipolare va bene);
-nel caso tramite trasformatore di isolamento si alimentino più 
apparecchiature, è IMPORTANTISSIMO che tutte le masse (poli di terra), degli 
apparecchi  siano interconnessi tra loro (ma ovviamente scolleagti da 
terra). Così si evitano problemi all'operatore in caso di doppio guasto. Se 
interessa, chiarisco anche il perchè
-- 
Giorgio

Rixy ha scritto:


 Allora metti un secondo trasformatore d' isolamento , di potenza
adeguata, che alimenta tutti gli strumenti che usi, stacca la terra di
tutti, non serve e sei Più' sicuri, inoltre avrai doppio isolamento tra la
fase della rete e il telaio da riparare!


 fase della rete e il telaio da riparare!
Tecnicamente č protezione per separazione elettrica.
-- 
Giorgio