Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: riparazione oscilloscopio

salve a tutti
o da poco acquistato un oscilloscopio Hung Chang 3502 (protek),all
inizio funzionava perfettamente poi di colpo e sperita la tracia.
Ora se lo accendo non fa nulla,ma se quando e caldo lo spengo e lo
riaccendo subito mi visualizza per qualche secondo una traccia.
Se vario la luminosita non cambia niente,se cambio la posizione della
tracia in altezza non cambia niente,ma se vario la posizione di
partenza della traccia sull asse x mi cambia la posizione del piccolo
flash.
Quache idea??
Io penso a qualche problema nelle divisioni del tempo.
Grazie


Ciao,
ma allora si vede il punto? xchè se è così dovrebbe essere un guasto
sulla base dei tempi (commutatore??) in pratica è come se fosse
impostato su external, tipo per usare l'oscillo con un tracciacurve,
dove il segnale orizzontale gli viene fornito dall'esterno. controlla
il commutatore della time base.

 ha scritto nel messaggio
news:2fae48f2-a5be-46a2...@c9g2000yqm.googlegroups.com...

ma se applichi una continua variabile all'ingresso vedi il punto che si
muove su e giů?

 il commutatore della time base.
ciao,
vedo un punto solo all inizio, quando lo accendo.
per blisca
se applico una tensione a qualsiasi dei due canali non vedo
nulla,neanche durante l-accensione.

ho fatto delle prove, se stacco le placche verticali e orrizontali non
vedo nulla.
Ma se spengo e riaccendo vedo un tratto verticale,nella posizione alta
del scermo.
Se cambio il fuoco il tratto si sposta sull asse x
Se cambio la luminosita il tratto si sposta sull asse y
Prima di staccare le placche se cambiavo la base dei tempi, il punto
diventava un tratto e li spostava orizontalmente in base al tempo
messo.

mineblu ha scritto:

Ciao Su un 2030 Unahom ho lo stesso problema, 
dal principio aveva problemi di fuoco, ma questo risolto.
Si vede il punto all'inizio, (una specie se mancasse l'orizzontale)
Ho trovato un finale 2sc535 (video) in netta apertura tra tutte le
giunzioni, ma cambiandolo, è sempre presente il punto. 
(per le misure in tenzione, non sò... è una zona da 2000Volt.  
Il component test funziona ma la riga orizzontale si vede a metà.
Vedo di controllare qualche resistenza intorno al 2sc535, in quanto se c'è
stato corto per il TR anche resistenze in serie dovrebbero essere "partite"
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 muove su e giù?
Ho provato non con la continua variabile, ma toccando semplicemente la
punta della sonda, il risultato è: Presente il punto; Sul CH1 il punto si
allunga in verticale (tutto schermo) sul CH2 il punto si allarga in
orizzontale, ma partendo dal centro verso sinistra (metà schermo). Molto
probabile riparazione seria, in quanto qualcuno ha erroneamente invertito
la posizione di 2 spinotti!
Il Component Test è ok, in quanto avvitando un pcb sul telaio (massa)
funziona al 100% 


 stato corto per il TR anche resistenze in serie dovrebbero essere "partite"
Scusatemi, la macchina in questione è un G4030 e non come scritto prima. 
Avvitando il pcb, (massa) il punto si allarga in verticale in ambedue i
CH. 



cos-e il pcb??

 cos-e il pcb??
Il pcb è un circuito stampato, dove risiedono i componenti elettronici. 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


Ovvero Printed Circuit Board - tradotto Circuito stampato
Ciao da Giordano 

 Ciao da Giordano
aa ok,non capivo cosa volessi dire in questa frase!


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
ab...@newsland.it
ma nel mio caso, vedo uin punto solo quando accendo.
Dopo di che sparisce

mineblu ha scritto:

Ciao a che punto sei arrivato? Non ho avuto modo di continuare col mio
unahomm. 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
ab...@newsland.it
ciao,
son fermo anchio,perche non so piu dove sbattere la testa.
Mi sa che il problema e nel tubo.