Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: TDA3654...domande

Ciao a tutti!
Ho postato tempo fa una domanda riguardante un tv mivar e mi avete risposto
in parecchi.,..
ora vi chiedo: come è possibile verificare se il finale verticale è guasto?
L'integrato è il TDA3654 i cui datasheet si trovano su internet con estrema
facilità.
Solo che mi servirebbe un metodo molto "smanettone" e rapido per verificare
se l'integrato è danneggiato o no.
Avete qualche dritta da darmi?
Ho trovato inoltre alcuni condensatori guasti (bruciati...mi è parso così
strano...) e li ho sostituiti.
In questo modo vedo l'immagine ma è compressa, cioè non riempie
verticalemtne tutto lo schermo e credo che ciò sia dovuto a un guasto sul
finale, ma come esserne sicuri?
Giusto per evitare un acquisto inutile per quanto poco costoso.
Thanks,
Mik

 Giusto per evitare un acquisto inutile per quanto poco costoso.
Se le tensioni sono corrette, il pilotaggio anche, e hai cambiato i
componenti intorno non puo' che essere quello. Se non hai un oscilloscopio
prova a cambiarlo.. "alla cieca" purtroppo e' cosi :(
I.
-- 
Inty - 
inty.t...@email.it
Nessuna regola nei NG !
8 9 2 - 8 9 2
 (  ) ASCII Ribbon
 /  \ Contro la confisca dei ciclomotori
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Grazie!
Cmq questa storia dei cambi alla cieca continua a infastidirmi nn poco!!!
Caspita, possibile che i produttori di componentistica non pubblichino degli
schemi di test e verifica del funzionamento ?
So per certo che esistono, xkè altrimenti i test per il controllo della
qualità e soprattutto  della durata del componente non li si potrebbe
fare...
Mi domando se esista un sito che tratta l'argomento.
Vabbè...sto uscendo fuori tema!
Purtroppo per eseguire la misurazione delle tensioni dell'integrato durante
il suo funzionamento avrei bisogno di un banco di lavoro che attualmente è
egregiamente sostituito dalla mia scrivania!!!!!
Non mi fido molto di misurare le tensioni col multimetro e purtroppo non ho
a disposizione un oscilloscopio!
Ho una forte tentazione di acquistarne uno ma mi trattengo....
Grazie ancora,
Mk

 fare...
Facilissimo!
Basta che ti attrezzi con:
Oscilloscopio digitale a 4 traccie, minimo 200Mhz
Generatore di segnali programmabile
Analizzatore di spettro
Camera termica
Ed altre piccole strumentazioni come generatori di tensione / corrente /
frequenza / calibratori.
Il tutto con la modica spesa di 50.000 Euro ( se prendi Rodhe Swartz o HP
forse di più..) 
O forse chiedi al mago Othelma, che nella sua sfera di cristallo riesce a
vedere tutto.. (anche di testare un'integrato con il solo Tester..)
-- 


 [CUT]>



E come vuoi misurarle le tensioni ?


 Oscilloscopio analogico a 2 traccie, minimo 15Mhz
Multimetro digitale da banco, portatile, e portatile analogico. Stazione
saldante con temperatura variabile, generatore di funzioni e
frequenzimentro.
I.
-- 
Inty - 
inty.t...@email.it
Nessuna regola nei NG !
8 9 2 - 8 9 2
 (  ) ASCII Ribbon
 /  \ Contro la confisca dei ciclomotori


 ha scritto nel messaggio
news:43308113$0$8482$5fc...@news.tiscali.it...
...cut


 ha scritto nel messaggio
news:V_cYe.12936$Jr.2...@twister2.libero.it...
