Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Piccolo problema con misuratore Esr

Ciao ho costruito su una piastra millefori il misuratore di esr proposto da
nuova elettronica.
E uso come strumento un tester digitale preciso per la misurazione.
Bene
Lo strumento funziona bene tranne per il fatto che:
se all'inizio lo taro per avere 100 microampere con puntali in corto, man
mano che lo uso o che tengo i puntali in corto il valore letto mi scende
cosicchè sono costretto a ritararlo spesso (se all'inizio avevo 100
microampere con puntali in corto poi me ne trovo 95 o meno man mano)
Da cosa dipende???
Grazie.

 nuova elettronica.
Fatemi capire ... alle 23.25 cercavi lo schema e dopo 9 minuti hai gia'
fatto il circuito ?
Elamadonna .... =)
Ciao.

Mike ha scritto:

Dalla scarica della batteria.
Secondo me la NE ha fatto la str.. di non alimentarlo a 230V di rete.
Io l'ho messo in un mobiletto con un piccolo alimentatore stabilizzato
(basta un 78L09) e ho risolto il problema della variazione (oltre a quello
di ritrovarmi la batteria scarica se una volta me lo dimentico acceso)
Ciao, Spook.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Confermo quanto detto da Spook, io ho utilizzato un vecchio tester della
Novotest con circuito esploso ma microamperometro in ottime condizioni. Ho
svuotato tutto, inserito lo stampatino del circuitino ESR, un piccolo
alimentatore stabilizzato da 5 Watt e funziona benissimo senza variazioni
di lettura.
Cmq non è che sia molto discriminante come circuito ESR.
 Mike ha scritto:



Cercavo l'articolo di nuova elettronica e non lo schema per capire da cosa
poteva dipendere il difetto
<m0...@ee.aa> ha scritto nel messaggio
news:ENT0b.21933$zN5.6...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:bi1qs1$d0h$1...@news.newsland.it...


 microampere??? (100 200)???
Digitale? Io vedo molto meglio (ai fini pratici)l'uso di uno strumentino
analogico, magari come ha fatto (idea molto brillante e simpatica)Steve.
Questo circuito non serve a dare dei valori precisi come un multimetro o
altro strumento di misura, ma a vedere ai fini pratici la "bontà" di un
condensatore elettrolitico: io so che se la lancetta dello strumentino è
tra 80 e 100 il condensatore è OK, se è tra 60 e 80 così così e da 0 a 60
è da buttare.
Ciao, Spook


Ciao Spook e Mike, ho anche sostituito la scala graduata del microamp. con
una disegnata al computer da me (scannerizzando quella originale) con due
scale di valori in percentuale per i diversi condensatori (quelli di
valore molto basso non arrivano a fondo scala anche se buonissimi) e messo
una cicalina, oltre al diodo led, per segnalare i cond. in perdita. Io lo
utilizzo anche per controllare non solo gli elettrolitici. Vero quello che
dice Spook sul tipo di misurazione, bisogna usare un po' il metodo OCS
(occhio, croce e spanna). Comunque e' venuto fuori uno strumentino
dall'aria quasi professionale.
spook ha scritto:


 dall'aria quasi professionale.
Vedo che c'č ancora chi lavora con passione, testa e tanta, tanta pazienza.
Pensavo che non c'era piů nessuno che si dilettava in tali lavoretti.
Da quando le elettroniche sono scese di prezzo oramai vedo solo un
consumismo sfrenato e piů nessuno con la vera passione di creare con le
proprie mani qualcosa di utile (e bello); al massimo una marea di
spaciugoni che cercano di riparare qualche TV o VCR!
Ciao, buon lavoro da Spook.


 ha scritto nel messaggio
news:bi3cm6$lts$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Pensavo che non c'era piů nessuno che si dilettava in tali lavoretti.
		Ciao
Anche a me piace costruirmi gli strumenti ,e salvo
l'oscilloscopio e la scanner a 2 Ghz, mi sono costruito tutti
gli altri che potevano servirmi.E anche alcuni mai usati !!!
Per il misuratore di ESR pero' non capisco la necessita' 
di farne uno strumento preciso, quando i valori
che si misurano sugli elettrolitici hanno variazioni
enormi ;si passa dai milliohm agli ohm e nessuno
ha mai stabilito qual'e' il valore oltre al quale
il condensatore e' da considerarsi ancora utilizzabile.
Opinione personale naturalmente , ma dopo averlo
costruito con oscillatore LC stabilissimo , e ben
ripetitivo nelle misure ,ho provato su un po' di
condensatori,..poi e' finito nel cassetto !!!
Forse perche' non faccio molti alim che richiedano
condensatori con ottimo ESR.
Comunque condivido il piacere di costruire !!!
		Ciao Giorgio