Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: AEG misuratore di pressione digitale

Salve a tutti.
Ho da poco acquistato un misuratore di pressione digitale AEG BNG
4922, e , solo dopo essere finito al Pronto Soccorso per valori di
pressione troppo elevati, mi sono accorto che la lettura era tarata in
hPa, e non in mmHg come  la maggior parte dei misuratori, per cui da'
un valore numerico di 4/3 piu' alto.
Sono sicuro che si può settare la scala anche in mmHg, ma il manuale
utente nulla riporta, come pure sono certo che nulla potrei ottenere
portandolo dove l'ho comprato.
Domandona: nessuno mi può essere utile?
Grazie B. 

Scriveva bradipo domenica, 06/02/2011:

In effetti il manuale non riporta niente, pero', i foglietti 
illustrativi pubblicitari forniscono i range di misura in mmHg. Il 
display supporta sia la scritta hPa e mmHg. Vai da chi te lo ha venduto 
e protesta, lo standard sono i Pa, ma in campo medico sono i mmHg.

 portandolo dove l'ho comprato.
 
hai provato le classiche cose, come tenere schiacciato un pulsante per un  
tot di secondi, premere contemporaneamente i pulsanti ecc ecc ?
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
 
Sito internet : 
http://www.museodelcomputer.org
 
=============================================================


e' altamente probabile  che all'Auchan non conoscano neppure la
differenza.....
otterrei solo un rimborso mentre io vorrei uno strumento che misuri in
mmHg
Ho provato a pigiare tutti i pulsanti per vario tempo e con varie
combinazioni, ma non ho trovato quella giusta per fare il setup.
Attendo senza troppe speranze un risposta dalla Hotline AEG,
in caso contrario l'unica e' una tabella di conversione...
Grazie comunque B.

bradipo ha pensato forte :

La pressione dei tasti e le varie combinazioni, le hai provate ad 
apparecchio spento? Il mio, della omron, per impostare polso dx e polso 
sx (e' da polso) si preme una combinazione di tasti ad apparecchio 
spento.

On Wed, 09 Feb 2011 17:36:38 +0100, LHC <l...@cern.sw> wrote:
questa la risposta dell'Hotline AEG:
"Caro signore, 
  non � possibile regolare l'unita' di misura il modello BMG 4.922. 
 Ci dispiace, non poterle dare comunicazione contraria. "
ciononostante, giocherellando con i pulsanti, e per i vostri
suggerimenti ed incoraggiamenti sono finalmente riuscito a settarlo in
mmHG.
(non so come ho fatto, e non voglio piu' toccare nulla)
Problema risolto! grazie a tutti voi! B


Ecco, e adesso rispondi alla loro mail mandandoli a cagare!
Magari con un giro di parole, proprio non sopporto quando se ne
fregano altamente e ti rispondono la prima cosa che gli passa
nell'anticamera del cervello pur di non sbattersi neanche un po'.
mandi

nell'anticamera del cervello pur di non sbattersi neanche un po'.
mandi
al contrario di quello che succede in asia , ho recuperato in discarica il 
motore della ventola di un condizionatore , una volta trovato marca e 
modello ho scritto alla ditta koreana che lo produce , il giorno dopo mi 
hanno inviato  lo schema di collegamento .

 Problema risolto! grazie a tutti voi! B
Sono felice che tu ci sia riuscito. Riguardo alla risposta del 
produttore, probabilmente la e-mail arriva da un ragazzetto che ha 
letto il manuale dell'oggetto in questione, senza sapere di cosa si 
parla.
Mi associerei al post piu' sotto, dove consiglia di mandarli al gas, 
magari in modo furbo, ma facendogli capire che sono incompetenti e 
cialtroni. Oppure scrivigli direttamente che sono incompetenti, 
cialtroni e ti riservi il diritto di aderire a vie legali mediante 
associazione di consumatori, anche se poi non lo fai. Giusto per 
divetirsi.
Buona giornata

Occorre premere, a display spento, il pulsantino superiore per circa 5 secondi. A quel punto compare la modalità di lettura (kPa o mmHg). È sufficiente premere ancora una volta il pulsantino per impostare la lettura. Ciao

 Occorre premere, a display spento, il pulsantino superiore per circa 5 secondi. A quel punto compare la modalità di lettura (kPa o mmHg). È sufficiente premere ancora una volta il pulsantino per impostare la lettura. Ciao
 
Grazie anche io avevo stesso problema e non ci sono indicazioni su manuale!
Grazie mille

grazie!
estremamente utile anhe per me