Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: GPS LEICA 530 - Informazione.

Vorrei sapere se a qualche collega che possiede il GPS Leica System 530 ha
mai avuto problemi durante l'esecuzione di un rilievo in RTK come abbiamo
avuto noi, più precisamente:
1) Si è mai piantato durante il rilievo da dover scollegare le batterie per
riavviarlo?
2) Vi è mai capitato di misurare centinaia di punti e trovarne molti meno
dopo aver scaricato il file?
3) Misurando il numero dei punti rilevati aumenta progressivamente, vedendo
l'editor dei punti si scopre che mancano e si è fermato di registrarli?
4) Sostituendo le batterie dopo aver spento il ricevitore e riaccendendolo
subito dopo il ricevitore non legge più la smart-card?
Preciso che il GPS lo possediamo da circa quattro mesi, siamo
soddisfattissimi del sistema scelto e dell'assistenza che ci è stata data
per risolvere il problema avuto dalla ditta Leica che ci ha fornito il
sistema. Adesso ci hanno sostituito le smart-card (possibile difetto) e
cihanno aggiornato il software dei ricevitori dalla versione 4.01 che
possedevamo alla 4.20 attuale (vi era anche la versione 4.10 superata).
Chiedo gentilmente di avere risposte serie e sincere per capire la vera
causa del problema avuto.
Grazie, STUDIO TECNICO & TOPOGRAFICO BETTARINI & CARDINI (Pontedera - PI)

avuto noi, più precisamente:
No. Mai avuto un problema simile. L'anno scorso il ricevitore "rover"
(quello che sta nello zaino per intenderci) è andato in riparazione.
Dopo alcuni anni di intenso utilizzo (e forse anche qualche colpo di
troppo) si era danneggiato qualche componente e si "impallava". Nel
senso che mentre si rilevava si bloccava senza dare più segni di vita.
Al riavvio usciva un codice che non ricordo (tipo impossibile leggere
il firmware). Per farlo funzionare dagli un colpetto :-)) 
Ritornato dalla riparazione è tornato come nuovo (e ci mancherebbe!).
Il problema che segnali tu mi pare molto più grave perche ti "perde
dei punti" senza darti nessun errore. Cosi "a naso" potrebbe essere un
errore di scrittura sulla PCMCIA. Hai provato a formattare la scheda e
vedere se ci sono errori?  Se non si risolve immagino occorra
sostituire il lettore/scrittore di schede interno allo strumento.
Temporaneamente per continuare a lavorare (e per indagare meglio sul
problema) proverei ad invertire i ricevutori rover e reference.
Dal tuo post non ho capito se l'assistenza ti ha gia risolto il
problema.
Mauro (BZ)

 Grazie, STUDIO TECNICO & TOPOGRAFICO BETTARINI & CARDINI (Pontedera - PI)
Spero per tè che si risolvi in fretta ......  .....e buon lavoro, anzi buone
acquisizioni.
ps.
Come ve la cavato con questa vegetazione e ...... queste zanzare???
Saluti
R.Tgx

 soddisfattissimi del sistema scelto e dell'assistenza che ci č stata data


In seguito alle risposte gentilmente date, voglio precisare che:
1) Abbiamo provato ad invertire i ricevitori ed a formattare le flash-card
ma il problema di memorizzazione e/o di perdita dei  punti è continuato,
anzi, peggiorato;
2) In effetti nei due giorni di rilievo era molto caldo, quando abbiamo
estratto la compact-flash era rovente;
3) Credo proprio di avere dato il comando Stop dopo Occupy in quanto era
configurata la lettura con Auto-stop, secondo il numero dei punti aumentava
progressivamente.
5) Per quanto riguarda la vegetazione nessun problema, stiamo misurando un
canale, per le zanzare ed i tafani arrivano dopo le 18.00 ma siamo abituati
a sopportarli altrimenti che topografi siamo, magari il problema è ritornare
a misurare i due giorni di rilievo persi, sotto il pieno sole, in barca con
tre persone ed i cefali (muggini) che ci saltano in barca ed a volte ci
colpiscono duro!!!
Grazie degli interventi.
Roberto

a misurare i due giorni di rilievo persi, 
Questo si dev'essere frustrante!
Manda tutto in assistenza.... e buona fortuna!
Mauro (BZ)

Adesso dopo l'assistenza fornitaci, versione 4.20 e nuove flash card vą
benissimo ed č spettacolare!!!
Roberto