Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Treppiede - alluminio o legno?

L'autunno scorso ho preso una stazione totale usata e, avendo prima letto
alcuni thread qua in IDG, ho chiesto al fornitore di inviarmi il treppiede
in legno. Questo perché nelle discussioni suddette veniva indicato
preferibile il legno rispetto all'alluminio onde evitare gli spostamenti
della livella torica dovuti al contatto diretto con la luce solare.
Lavorando sotto il sole, nel mio stumento con treppiede in legno, la bolla
si sposta ugualmente. Faccio rilevare che ho provveduto a provarlo
accuratamente in giornate senza vento e all'interno di un cortile protetto
da muri alti.
A un certo punto ho staccato lo strumento dal treppiede e l'ho appoggiato su
una soglia di marmo, dove il sole batteva forte e chiaro, ma dove le
dilatazioni del piano di appoggio erano pressochè nulle.
Ebbene, con quest'ultima "operazione", messo lo strumento in bolla, ho
riscontrato che questa non si è mossa di un niente.
Visto che non sempre si può lavorare "all'ombra", che cosa devo fare?
Stringere le viti del treppiede?
Il treppiede pesa circa 4 kg. Devo cambiarlo?
Altri accorgimenti?
Grazie per le risposte.
agos

 ha scritto nel messaggio
news:m015c.67837$Kc3.2...@twister2.libero.it...


 ...fai più presto a dirci il modello del treppiede.
Ok, grazie. Il modello è un TPP/L, ma se fosse importante, purtroppo non ho
la marca sulla fattura, né la ricordo dal depliant che ho buttato da
tempo... :(
Ribadisco che pesa 4 kg. Ciò che mi fa dubitare è che io l'avevo chiesto di
6-7 kg. Confesso però che allora, al tempo dell'acquisto, stavo badando più
al prezzo (180 euro).
Ciao

Dovrei anch'io cambiare il mio attuale (disastrato) treppiedi di legno.
Sono terribilmente tentato da quello di alluminio, ma le voci raccolte
(poche) non sono affatto favorevoli al metallo e tutti propendono per il
legno.
Esperienze?
Consigli?
Grazie
Biagio

 ha scritto nel messaggio
news:gfn5c.72994$FJ6.2...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:Khm5c.72849$FJ6.2...@twister1.libero.it...


 conficcate nel ghiaccio) abbastanza difficile il controllo.
Non riesco a trovare la sigla GTS20 nel web. Se sapessi la marca :-).
Credo proprio, comunque, di aver fatto un "povero" acquisto, e chi meno
spende...
Grazie per le risposte
agos

 ha scritto nel messaggio
news:hby5c.51815$z23.2...@news3.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:h2C5c.74163$FJ6.2...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:Khm5c.72849$FJ6.2...@twister1.libero.it...


 Visto che non sempre si può lavorare "all'ombra", che cosa devo fare?
Se il lavoro è in campagna portati un ombrellone. Può sembrarti ridicolo ma
funziona.
Se invece sei sull'asfalto non rimane che alzarsi mooooolto presto la
mattina e finire il lavoro prima che il sole batta forte.
Oltretutto col calore si sviluppano correnti ascensionali e in lontananza
non riesci ad inquadrare bene il prisma.
Ciao.
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.622 / Virus Database: 400 - Release Date: 13/03/2004

 ha scritto nel messaggio
news:MXE5c.71445$Kc3.2...@twister2.libero.it...


 su catalogo generale
Di nuovo, grazie mille.
agos

 ha scritto nel messaggio
news:c36t04$lo7$1...@lacerta.tiscalinet.it...
