Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: x Zanzi e gli altri (era: Programma di topografia serio)

 E' importante potere selezionare il tipo di riduzione per potere
escludere, ad esempio, la correzione per temperatura e pressione, se questa
è già calcolata dallo strumento prima di memorizzare le letture.
<
E' un messaggio che mi ero segnato tempo fa, ma poi l'ho perso.....
Poiché ho dei dubbi sulla gestione dei parametri di temperatura e pressione,
volevo porre una domanda.
Ogni stazione totale, o ogni marca, ha la "sua" formula che va a incidere
sul calcolo interno della distanza e del dislivello.
Nel manuale del mio strumento sono riportate le formule complete, e ho
notato che in esse è considerata anche la curvatura terrestre.
I programmi topografici su computer hanno normalmente la possibilità di
inserire tali parametri, compresi il raggio terrestre e il coefficiente di
rifrazione.
La domanda è questa:
Se già lo strumento ha calcolato la distanza e soprattutto il dislivello
applicando le correzioni di cui alle formule interne della Sta.Tot.,
che cosa devo fare per "escludere la correzione per temperatura e
pressione"?
Ti ringrazio in anticipo e grazie a chi vorrà rispondere.
Mariano

 ha scritto nel messaggio 
news:IynTd.49030$lB4.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:IynTd.49030$lB4.1...@twister1.libero.it...


 
Thopos (
www.thopos.it
) prevede nell'elaborazione dei pulsanti per 
attivare la correzione atmosferica, correzione di curvatura e 
rifrazione, la riduzione alla sfera locale ed altri parametri, nel caso 
lo strumento non li calcoli.
mauro

 ha scritto nel messaggio 
news:IynTd.49030$lB4.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:7noTd.952225$35.35...@news4.tin.it...



Ringrazio tutti per le risposte.
Probabilmente non ho detto tutto, quindi mi sono spiegato male e me ne
scuso.
Il mio problema è quello di non poter impedire che lo strumento ricalcoli da
sè le distanze e i dislivelli sulla base delle formule in esso inserite.
Mi spiego.
Nello strumento, durante i rilievi, devo inserire manualmente i parametri di
temperatura e pressione, ma NON mi è consentito disattivarli. Lo strumento è
uno Zeiss Elta 6.
Una volta inserito il rilievo nel programma topografico, non attribuisco
questi parametri perché (suppongo sulla base di quanto scritto nel manuale
dello strumento) quelle correzioni sono già calcolate.
Da qui, derivante da quanto scriveva Zanzi, il mio dubbio.
Zanzi infatti diceva che è importante che un programma topografico possa
escludere le correzioni di temperatura e pressione.
Io sono d'accordo con lui, e con voi, ma immagino che se inserisco i miei
dati nel software, il calcolo venga rieseguito modificando ulteriormente i
risultati, e dunque NON escludendo quelle correzioni bensì
"incrementandole".
Uso Analist Win, ma ho usato anche Leonardo,  e sono programmi che non
accennano a questo problema.
Mariano

> Uso Analist Win, ..........
niente di eccezionale tanto è vero che non è stato più commercializzto ma 
abbandonato alla deriva per delle utilità in for AutoCAD 

 tempo....:-)))
...in linea generale hai perfettamente ragione..
le correzioni relative alla temperatura ecc hanno influenze limitate sulle 
distanze ( ...diciamo, in condizioni estreme di pochi cm al Km)
ma NON per le quote (dislivelli), sopratutto per la curvatura terrestre e la 
rifrazione atmosferica ( in parte sanata dall' uso del K che perň non e' un 
valore assoluto ma variabile in base lle condizioni meteorologiche e , 
fatto, dall' ora delle misurazioni, tant'č che secondo alcuni autori il 
valore medio consigliato e' 0.14 secondo altri 0.20)
se NON si tiene conte ne' di K ne' della curvatura terrestre l' errore 
E=((1-K)/2*R)*d^2 ove K e' il coef di rifrazione m R=raggio terrestre 
(6378000 mt) e d=distanza del punto dalla stazione
Se  a 500 mt E=0.017 mt ( 1.7 cm) , quindi accettabile per la gran parte dei 
lavori , a 1000 mt diventa ben 0.067 mt ( 6.7 cm ) ( ..anche se una 
collimazione accurata a 1000 mt e' molto difficile)
...ma anche considerando K non avendo valori esatti ..un po' di errore resta 
comunque ...
l' unico modo per evitarlo e'
a) MAI fare battute altimetriche a distanze superiori a 400-500 mt
b) ove possibile fare battute avanti-indietro possibilmente quasi simultanee 
( ..gli errori saranno uguali ma di segno opposto per cui si eliminano : ma 
attenzione se il "ritorno" viene fatto a sera rispetto all "avanti" fatto a 
mezzogiorno, K varia)
c) se serve la precisione..lasciare a casa la stazione totale e prendere un 
livello (che, anche non di alta precisione,  magari costa solo 1000 euro ma 
che fornisce precisioni al limite di 1 cm al km)
Piercarlo 

Sempre preciso il Piercarlo
Ciao
Roberto D.