Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Info registratore dati

Sono in possesso di una stazione totale Pentax PCS1-1S priva di
registratore dati interno ma dotata di porta seriale RS-232, siccome mi
sono stancato di scrivere i dati a mano, vorrei acquistare un palmare
da utilizzare per scarico e carico dati dallo strumento, qualcuno mi
può aiutare indicandomi il tipo di palmare e l'eventuale software
(possibilmente free) idoneo allo scopo ? 
Grazie anticipate. 
Ciao !!

Sono in possesso di una stazione totale Pentax PCS-1S priva di


 
la vedo un po' dura....
i palmari hanno una porta proprietaria che integra alimentazione e usb, 
la seriale eventualmente dovrebbero emularla tramite software, perň 
dovresti "autocostruirti" un cavo da seriale al palmare, oltre a munirti 
di un software che acquisisca i dati.
Una via piů semplice potrebbe essere di cercare un "palmtop" ossia 
l'antenato degli odierni palmari: un HP 200LX, ma puň andare bene anche 
un 100LX od un 1000CX, che č un piccolo PC Dos con una porta seriale 
vera. Si trovano a prezzi decenti (guarda questi su ebay:
http://search.ebay.it/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&fstype=1&catref=C6&frpp=50&maxrecordsreturned=300&from=R10&satitle=HP+200LX&sacat=-1%26catref%3DC6&bs=Cerca&floc=1&sargn=-1%26saslc%3D2&sadis=200&fpos=CAP&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1&fsoo=1
(se l'indirizzo č andato a capo ricomponilo)
La nikon un tempo per i suoi strumenti usava proprio il 1000CX come 
registrante dati.
Questi "PC" hanno anche uno slot PCcard per trasferire i dati 
velocemente su un altro pcmputer, anche senza cavi.
Se ti servono piů informazioni chiedi pure
ciao

 la vedo un po' dura....
anche di più ^__^
nulla che il denaro non risolva.
Spendendo in proporzione una follia puoi trovare qualche cosa simile a 
questo.
http://www.antasmobile.com/index.htm
se vai alla fine delle pagine si parla anche del palmare RECON a norme Mil, 
resistente a pioggia, polvere e topozappatori dalle manine leggere.
Preparati a un espianto di qualche migliaio di euro.
Se sei più coraggioso e vuoi lavorare in esterno più comodamente puoi sempre 
integrare programmi scritti apposta e fatti girare su macchine di questo 
tipo:
http://www.toughbook-europe.com/ITA/toughbooks_home.aspx
con un CF-18 faresti scintille! (circa 3000 euro senza software)
Se noti è uno dei pochi portatili rimasti con le seriali on-board, prfoprio 
per la connessione a strumenti scientifici e apparecchi di misura.
Nulla ti impedisce di aquistare Antas e farcelo girare su direttamente.
Ciao.
--GeO--

 ha scritto nel messaggio 
news:1139063638....@f14g2000cwb.googlegroups.com...



ma il T1000 non ha/aveva il modulo REC? 

 una stazione integrata Wild T1000.
Sarebbe l'ideale (e il più economico), ma non credo di essere capace
di scrivere un programma per la memorizzazione delle misure.
Mi potresti dare qualche aiuto ?
Grazie.
Ciao.

Ciao.
Dovresti incominciare vedendo il formato di esportazione dati della tua 
stazione totale.
Ad esempio il Wild esportava tutti i dati misurati in un'unica stringa. Si è 
trattato quindi di acquisirla ed estrarne i dati in formato numerico. A mo 
di esempio ti mando il listato della parte del programma relativa alla 
registrazione dei punti di dettaglio;
%%HP: T(1)A(D)F(.);
 «
"Punto dettaglio" {
"Punto numero"
"Altezza prisma" }
{ 1 1 } { } { }
INFORM DROP OBJ 
DROP 'Hp' STO 'Pno'
STO CODICEP ATTESA
BUFLEN DROP SRECV
DROP DROP 0 STIME
16 SRECV DROP 8 16
SUB OBJ  100000 /
16 SRECV DROP 8 16
SUB OBJ  100000 /
16 SRECV DROP 8 16
SUB OBJ  1000 /
BUFLEN DROP SRECV
DROP DROP   HZ V Di
      « S 124 CHR +
Pno  STR + 124 CHR
+ HZ  STR + 124 CHR
+ V  STR + 124 CHR
+ Di  STR + 124 CHR
+ Hp  STR + 124 CHR
+ CODEP + 124 CHR +
10 CHR + 'RIGA2' STO
LIBRETTOA
RIGA2 + 'LIBRETTOA'
STO
      » CLLCD RIGA2
"Ultimi dati
memorizzati"
1 DISP 1 FREEZE 'S'
PURGE 'Pno' PURGE
'Hp' PURGE 'CODEP'
PURGE 'RIGA2' PURGE
    » 


Gentilissimo, grazie tante.
Ciao !!