Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Consiglio per stazione totale

Secondo voi, in base alla vostra esperienza e/o conoscenza, quale potrebbe 
essere il miglior acquisto per una stazione totale da usare prevalentemente, 
se non esclusivamente, per il cantiere? ( rilievo di piccoli appezzamenti, 
tracciamenti, ecc....)
Tenedo conto, ovviamente, della praticita, facilità e comodità d'uso, del 
rapporto qualità/prezzo, insomma di tutti i parametri del caso!
Ringrazio da subito per i vs. graditi consigli e suggerimenti.
Con i migliori saluti.
Francesco Mantegna 

 ha scritto nel messaggio
news:442663c0$0$2267$
4faf...@reader4.news.tin.it

...ci sono montagne di usati che vanno benissimo allo scopo.
-- 
Ugo Cappelletti
_______________________________________
"melius (est) abundare, quam deficere"
"(è) meglio abbondare, che essere deficienti" :-)

Lallo Cipriani ha scritto:

Io, per i tuoi stessi utilizzi, ho scelto una stazione totale TOPCON
GTS-226 e, ad oggi, non ho avuto nessun problema, anzi ritengo abbia
un'interfaccia molto semplice e di facile apprendimento (ovviamente
bisogna avere basi topografiche adeguate in quanto non esegue i rilievi
ed i tracciamenti da sola!).
PRO
- semplice da utilizzare;
- buona dotazione di utilità topografiche on board;
- impermeabile (IPX6) - utile in cantiere;
- batterie molto potenti (ti dimentichi quasi di doverle caricare);
- buona memoria interna (8000 punti rilevati o 16000 punti coordinate
per tracciamenti, divisibili in 30 lavori);
- con il software "Meridiana" comodo interfacciamento con il PC;
- tracciamenti e picchettamenti relativamente comodi;
- lettura assoluta dei cerchi;
- compensatore biassiale;
- distanziometro potente (addirittura esagerato per l'uso in cantiere
3500-4000 m con 1 prisma e precisione 2mm + 2ppm.D)
- ottima rete vendita e post vendita;
- buon rapporto qualità/prezzo (tutta made in Japan);
- diverse ottime occasioni usate...........
 CONTRO
- non è possibile effettuare misure senza prisma;
- precisione angolare modesta (6"" o 18 cc s.q.m. DIN 18723);
- operando con stazione libera in fase di tracciamento (utilità
assolutamente indispensabile), permette di calcolare le coordinate di
stazione appoggiandosi fino a sette punti noti, però se devi scartare
un punto misurato devi ripartire da zero e rimisurateli tutti e non
puoi scartare solo il punto inattendibile;
- a volte si sente un po' la mancanza del 2° display.
Buon lavoro.
Roberto

Aggiungo ancora una cosa (per i topografi informatici tecnologici)
......
mi hanno presentato di recente la possibilità di interfacciare il mio
strumento con un PC palmare tramite connessione Bluetooth.
Ho visto una dimostrazione pratica ed è una vera comodità: sul palmare
è installato un software topografico dotato di CAD e tutte le
operazioni di lettura e memorizzazione dati le esegui direttamente dal
palmare.
Inoltre, soprattutto se si opera prevalnetemente in cantiere, permette
di elaborare subito il rilievo, e di eseguire quasi tutte le operazioni
topografiche tipiche dei software più evoluti.
Una figata!

Io, ............, ho scelto una stazione totale TOPCON
da escludere fa sch*** in tutto

 da escludere fa sch*** in tutto
E tu, per tua esperienza diretta, cosa consiglieresti?

Vedi le stazioni Leica costruction.(diversi modelli e caratteristiche)
Ottimo rapporto qualità prezzo.
PRO:
Inoltre interfacci un palmare con un programmino utile per il
cantiere..mi sembra "Build" o qualcosa di simile.(made in Italy)