Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Costante del prisma

Qual è il significato o risvolto pratico della costante del prisma?
Mi spiego. Ho da poco iniziato a usare una stazione totale, il cui
riflettore mi è stato dato per una certa costante già impostata nello
strumento.
Ho fatto diverse prove con il prisma a terra, esattamente a piombo su un
picchetto di spessore idoneo a impedire il movimento del supporto, e
misurando distanze tra i 4 e i 10 metri sia con rolletta metallica Martini
che con il distanziometro. Così mi sono accorto che dal centro del picchetto
(centro del prisma o posizione della mira colorata) al chiodo di stazione
c'era sempre un errore di 15 mm nella distanza ridotta.
Ho variato la costante del prisma, da 30 a 45, e ho rifatto le stesse
misure, ottenendo errori di 2 millimetri.
Ora, mi sono detto, essendo una costante, non dovrebbe incidere
proporzionalmente sulle misure, ma appunto in modo costante, anche sulle
lunghe distanze.
Mi rimane il dubbio di aver fatto una operazione corretta.
v.

Mi rimane il dubbio di aver fatto una operazione corretta.
La costante dovrebbe essere scritta sul prisma o comunque sulla
documentazione allegata. Prova a verificare.
Mauro (BZ)

 documentazione allegata. Prova a verificare.
Ho dimenticato di dire che il prisma non č l'originale, quello di cui si
parla appunto nel manuale.
Sul prisma ho anche usato una lente di ingrandimento, mq non c'č.
v.

 ha scritto nel messaggio
news:1q5sa.82219$DT4.2...@twister1.libero.it...

La costante, lo dice il nome, è la differenza di distanza tra il centro del
perno della palina su cui ruota il prisma e la lettura che dà il prisma
stesso.
In teoria sui prismi originali non ci sono costanti da togliere o aggiungere
perché i prismi sono fissati su supporti appositi il cui asse di rotazione
coincide con la lettura del prisma stesso.
I 2 mm. di differenza che hai ottenuto sono dovuti, probabilmente, dalla
verticalità della palina porta prisma.
Ciao.
--
Giacomo
Togli Topog per rispondere


Nel mio caso la costante rappresenta la distanza tra il centro geometrico
del prisma e l'asse della palina sul quale è montato. Poiché il prisma si
può montare in modi diversi, la distanza può variare e quindi è giusto che
tale valore debba essere impostato nella stazione totale: in questo modo la
distanza reale misurata viene corretta con la distanza della costante
(offset).
Penso quindi che quello che tu hai fatto sia corretto.
Ciao
Maci

 parla appunto nel manuale.


 parla appunto nel manuale.


 parla appunto nel manuale.


 parla appunto nel manuale.


 parla appunto nel manuale.


ehm ...
qualche problema con Outlook questa mattina.

 verticalità della palina porta prisma.
Ti ringrazio molto.
La modifica della costante l'ho fatta misurando esattamente al centro del
supporto filettato alla base del prisma (ho usato il calibro per comodità),
che si avvita al centro della palina e quindi in linea con la punta di
quest'ultima e con la mira posta sul prisma.
Il supporto l'ho incastrato su picchetti di diametro appena inferiore alla
filettatura, ho usato una livella da muratore per la verticalità della mira;
probabilmente non potevo spaccare il millimetro :)
Grazie di nuovo
ciao
v.

 Penso quindi che quello che tu hai fatto sia corretto.
Molte grazie anche a te... anche per l'abbondanza ;)
Con poche parole mi avete risolto un dubbio da niubbo.
ciao
v.

 Il prisma avrà una marca, e quindi un produttore al quale rivolgersi ....
MNI Opticals, ma non la trovo.
Grazie.
ciao
v.