Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Sole e bolle

Ho già detto altre volte che sono appena agli inizi della mia esperienza di
rilevamento in proprio, per cui spero di ottenere la comprensione dei più
esperti...
Già un paio di volte, con la stazione totale, m'è successo che rilevando in
una bella e chiara giornata di sole, senza vento, la bolla della torica mi
abbia fatto impazzire.
Un amico mi ha consigliato l'ombrello, ma se aggiungo l'ombrello a penna e
taccuino, alla ricetrasmittente, dovrei prendere un'altra persona in aiuto,
ciò che vorrei evitare visti i costi.
Ma è possibile che sotto il sole la bolla se ne vada a passeggio per una,
due, talvolta tre tacche in modo assolutamente imprevedibile?
Esistono altri mezzi, trucchi o modi di operare per evitare che la bolla
funzioni a pendolo?
v.

 abbia fatto impazzire.
Se stai otto ore sotto il solo non impazzisce solo la bolla...ma anche
l'operatore.
Noi per i rilievi "lunghi" sotto il sole abbiamo sempre portato l'ombrellone
( sì , quello da spiaggia ) e l'operatore ha benedetto più volte l'idea .

 ha scritto nel messaggio
news:0xlwa.118022$iy5.3...@twister2.libero.it...


funzioni a pendolo?
Io controllerei:
1) se lo strumento è dotato di compensatore automatico (tutti gli
strumenti moderni lo sono). Se si puoi tranquillamente continuare a
lavorare finchè lo strumento non ti da errore (compensatore fuori
tolleranza).
2) controllerei la qualità del treppiede. Peggiore è la qualità
maggiore è la possibilità che il sole influisca dilatandone i
componenti.
3) Quando possibile cercherei di posizionare i piedi del treppiede
sullo stesso materiale. Evitando ad es. (ripeto: quando possibile) di
avere 2 piedi su asfalto e uno su terra.
Con questi piccoli accorgimenti mi è capitato davvero molto raramente
che lo strumente mi andasse "fuori" da far "andare in palla" il
compensatore. Quelle rare volte mi è capitato montando il treppiede
sul terreno ancora gelato dalla notte che dopo l'arrivo del sole
comincia a "mollare". In queste situazioni misuro un angolo lontano
(es. campanile) prima di iniziare il rilievo. Se lo strumento va fuori
bolla lo rimetto in bolla, ricontrollo che sia perfettamente
posizionato sul chiodo e rimisuro il campanile. Poi in ufficio uso i
due diversi orientamenti per la stessa stazione.
C'è da dire che io lavoro con 3 treppiedi, quindi quando monto il
treppiede lo faccio senza strumento ma solo con la basetta. Quindi mi
posso permettere di dare.... dei bei calcioni al treppiede per
posizionarlo nel modo più stabile possibile.
Solo in piena estate e durante tracciamenti piuttosto.... "lunghi" mi
è capitato di usare un ombrellone montato su un "bipiede" per paline
portaprisma (ma era soprattutto per non soffrire troppo il caldo!).
Ciao
Mauro (BZ)

picchetti per fissarlo al suolo)
Questo è quello che ho usato io. Credo sia quello che intendevi:
http://www.goecke.de/shop/detail2-goecke.asp?HauptArtID=153
e ho usato questo per tenerlo in piedi:
http://www.goecke.de/shop/detail2-goecke.asp?HauptArtID=239
Mauro (BZ)

 Questo č quello che ho usato io. Credo sia quello che intendevi:


 > Questo è quello che ho usato io. Credo sia quello che intendevi:


Probabilmente la causa è un posizionamento del treppiede su asfalto, ciò
porta a lievi cedimenti delle gambe del treppiede (soprattuto se non
infisse per bene, conseguenza di ciò è ovviamente un sensibile movimento
della livella torica.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


http://www.lepont.fr/
Molto interessante anche questo sito. Possibile che in Italia non ci
sia nulla del genere? 
www.goecke.de
 è fornitissimo ma mi scoccia
doverci pagare l'IVA visto che per piccoli importi sembra non
convenire la dichiarazione Intrastat.
Mauro (BZ)

 ha scritto nel messaggio
news:im64cvsvukca6jkjp...@4ax.com...


 piramide "equilatera" e non "isoscele" quando si affonda :-)
Ma questi due particolari mi pare attengano più al vento che al sole, o no?
Oltre naturalmente alla buona stabilità in sé dell'apparato.
Finora ho cercato di mettere ben largo il treppiede (non a piramide scalena
però, eh! :)), anche perché lavoro più comodamente e senza il timore di
incespicarvi sopra :). Inoltre anche in altezza cerco di lasciarlo basso.
Seguirò comunque il tuo consiglio.
Il fatto è che ho notato che è proprio il sole a imbizzarrire la livella. La
bolla si riduce perché il liquido si dilata al calore, credo, e le parti
metalliche della livella penso subiscano variamente gli stessi effetti. Poi,
ruotando l'alidada, la livella può capitare al sole o all'ombra dell'alidada
stessa (così mi spiegava rapidamente un amico)...  Per cui cercherò l'ombra
di un albero alto, o diversamente: vada per l'ombrellone :)
Molte grazie
v.

 ( sì , quello da spiaggia ) e l'operatore ha benedetto più volte l'idea .
Per ora non mi è ancora successo di fare otto ore sotto il sole...brrr :).
Preferisco lavorare nelle ore mattutine e nel tardo pomeriggio, solo che
qualche volta m'è capitato di dover terminare il lavoro sotto il primo sole
cocente nei giorni scorsi.
Il geometra col quale lavorai tempo fa preferiva le belle giornate
invernali, possibilmente freddo secco e (possibilmente) assenza di vento. Ma
l'inverno, si sa, è fatto a modo suo.
Grazie
v.

 avere 2 piedi su asfalto e uno su terra.
Cerco di evitarlo, nei limiti del possibile. Mi è capitato di stazionare su
solai in cemento e per "prevenire" ho incastrato i piedi del treppiede fra
dei sassi o blocchi di cls.
Taglio il resto, che salvo comunque tra le cose interessanti, istruttive e
piacevoli di questo NG.
Ti ringrazio
v.

compensazione automatica :(
Sei sicuro? Mi pare di aver lavorato con un Elta 6. Quando accendi non
ti chiede di ruotare completamente lo strumento (azimuth e zenith)?
Quello dovrebbe essere il compensatore che si "allinea"
(caratteristica degli zeiss... almeno fino all'Elta 3).
Quando ti va fuori bolla non ti cancella tutte le cifre decimali
dell'angolo sostituendole con ------ (vado a memoria.... sono passati
alcuni anni). Se si dovrbbe essere il segnale che il compensatore č
"fuori tolleranza".
Le funzioni adjust servono per le eventuali rettifiche.
Fammi (facci) sapere.
P.S. lo colleghi a "qualcosa" per registrare i dati o trascrivi tutto
a mano?
Mauro (BZ)

 Il treppiede è in alluminio (o lega simile), molto pesante e in ottime
...per me è sicuramente quello, con i treppiedi di legno non succederà,
prova...

 a mano?
Attualmente scrivo a mano, ma credo che non tarderò a prendere un reg.dati,
Psion o qualcosa del genere, almeno per la comodità, e visto che lo
strumento ha l'attacco seriale rs232.
Ciao
v.


Ok,  appena possibile lo farò, grazie.
Ciao
v.

 prova...
Subscribe.
L' alluminio subisce delle alterazioni se esposto al sole importanti.
Sempre di legno e se sull' asfalto interpongo delle placche di legno
grezzo sempre con me per evitare l' effetto penetrativo (passatemi il
termine)
-- 
Paolo L.
------------------------
leave NOSPAM to reply me

compensare. Io le uso quando vi sono sbalzi di temperatura consistenti.
Addirittura? Mi sembra esagerato. Ottieni grosse differenze?
Mauro (BZ)

 Addirittura? Mi sembra esagerato. Ottieni grosse differenze?
Con i teodoliti ottico-meccanici lo zenit si compensava manualmente, oppure
(conoscendolo) si sommava o sottraeva alle letture angolari, a tavolino.
Ho usato tre volte l'adjust (in più ho fatto qualche prova) e non mi dà
grosse differenze (20-35cc per lo zenit, ugualmente intorno a 30cc per
l'asse di collimazione). Tieni conto che nei miei piccoli lavori non faccio
mai lunghissime battute.
v.

(conoscendolo) si sommava o sottraeva alle letture angolari, a tavolino.
Sai che non ho ben capito il concetto?  Che tipo di compensazione fai
direttamente in campagna? Io ho sempre fatto le due letture (dritto e
capovolto) e poi mediavo in ufficio.....
Mauro (BZ)

 capovolto) e poi mediavo in ufficio.....
Hai presente i distanziometri sovrapponibili al teodolite meccanico?
In quel caso non puoi capovolgere il cannocchiale, per cui devi conoscere lo
zenit strumentale (che normalmente non è mai allo zero esatto). Conoscendolo
fai le dovute sottrazioni-addizioni agli angoli letti in campagna.
Con l'Elta 6 (nel caso) faccio le due letture (diritto e capovolto) su un
punto ben individuabile e illuminato; al che lo strumento si trova da sé lo
zenit strumentale e quindi la compensazione che rimane memorizzata.
ciao
v.

 Questo č quello che ho usato io. Credo sia quello che intendevi:


 ha scritto nel messaggio
news:ba3hkk$avr$1...@lacerta.tiscalinet.it...
