Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Leica frizionato

Mi fornite la Vostra esperienza sul sistema della Leica che non blocca gli
spostamenti orizzontali dell'alidada, ma li friziona. Puņ capitare che
muovendo (non con molta accortezza...caso estremo!) si possa spostare lo
strumento dal centramento forzato?
A lungo andare il meccanismo frizionatore puņ usurare compromettendo lo
strumento?
A quale scopo la Leica frizionana gli strumenti; e' veramente utile il
sistema?
Siete soddisfatti degli strumenti Leica.
Buon lavoro

all' inizio la frizione ti disorienta un po' e..ti chiedi se non era meglio
mantenere la sana, vecchia e collaudata vite di bloccaggio.
dopo un po' ..la comoditą di poter collimare in continuo senza essere mai a
fine corsa con i piccoli spostamenti ..ti convince che e' molto molto meglio
la frizione.
Io uso Lieca da 15 anni e da circa 4 uso strumenti frizionati e ..ora non ne
farei a meno.
Certo..la frizione non permette di bloccare l' angolo per cui se collimi
alla base della palina e posi sposti la mira sul prima non ti puoi fidare
del suo bloccaggio per cui devi annotarti (almeno mentalmente) l' angolo in
base e verificare-ripristinare tale valore anche sulla collimazione finale.
La frizione deriva proprio dalla volontą di eliminare il bloccaggio e
garantire la collimazione fine in continuo...
in pratica la sua implementazione e' quasi obbligatoria per gli strumenti
motorizzati per i quali il bloccaggio manuale poteva dare problemi (sforzi
del motore quando si provava a ruotare con il bloccaggio attivato).
In generale sono soddisfatto dei Leica ma in cio' gioca anche l' "inerzia"
della consuetudine.
Ci sono cose ottime e alcune migliori anche negli altri (per esempio viti Hz
e V coassiali in alcuni Trimble).
Piercarlo
"Orso" ha scritto nel messaggio > Mi fornite la Vostra esperienza sul


Posseggo un Leica TCR 307 da quattro anni circa. Prima lavoravo con 
Sokkia e Nikon (Senza frizione automatica).
Con Leica ho scoperto un nuovo mondo e ne sono pienamente entusiasta e 
soddisfatto.
Le viti senza fine, soprattutto in un rilievo planoaltimetrico, dove i 
punti battuti sono "vicini" angolarmente l'uno all'altro, si rivelano la 
soluzione vincente per una lettura facile e rapida. A ciò si aggiunge il 
tasto trigger: un tasto (personalizzabile io ho impostato "ALL" cioè 
memorizza tutto) accanto alla vite del cerchio orizzontale.
Sostanzialmente appoggi l'occhio al canocchiale e non lo stacchi più fino 
a fine rilievo!
Un'altra cosa: il piombo laser! Dopo le prime incertezze, ora metto in 
stazione in meno di un minuto tranquillamente, senza dover fare come 
quando facevo le "gare" con i colleghi dove il tempo record era dovuto 
anche a fortuna e casualità.
Inoltre la livella torica è digitale e si presenta già doppia: "0° e 200°"
Altri pregi: ottima ottica a grande ingrandimento, leggerezza, codici 
punto più che personalizzabili, tracciamento con fascio laser in aiuto al 
canneggiatore, lettura senza riflettore (laser), grande escursione delle 
viti basamento, amplio display, rapida lettura del punto battuto (meno di 
un secondo)...
Punti contro: 
- il contenitore dello strumento si porta male con le cinghie;
- l'assenza di tasti lettera (per scrivere una lettera va girato tutto 
l'alfabeto), considera però che in campagna si scrive poco a parte il 
nome del lavoro, l'eventuale nome particolare di un punto battuto 
(anzichè 215 voglio chiamArE quel punto PF05/0600/I1BX !!!), o 
l'eventuale introduzione di un nuovo codice punto.
Giudizio generale: pollice alto alla grande!
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Errata corrige:
La livella digitale è impostata su 0° e 100°
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 Siete soddisfatti degli strumenti Leica.
v. gli altri post, quoto.
geom. enrico