Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: cavo seriale troppo lungo?

Ciao,
Seguendo le specifiche e alcune istruzioni in pagine web specifiche, mi sono
costruito un cavo seriale per controllare dal PC il mio telescopio
Celestron. 
Sostanzialmente è un cavo seriale con da un lato un connettore DB-9 (al pc)
e dall'altro lato un rj 11 (al telescopio). Per comodità di operazione
(telescopio fuori al freddo, operatore dentro, al caldo) ho usato del cavo
telefonico lungo 12 metri.
Controllando saldature e spinotto crimpato con la pinza specifica, sembra
tutto in ordine, ma il cavo, dopo un paio di prove favorevoli, non
funziona.
Fermo restando che ricontrollerò ed eventualmente ripetererò le saldature,
mi chiedevo... non è che anche per la seriale c'è un limite di lunghezza
come per USB? Quant'è? Non è che il mio cavo da 12 metri è troppo lungo?
(e perciò sostituire i connettori non risolverebbe la cosa)
In rete non ho trovato risposte chiare in proposito, per cui chiedo a voi,
magari sapete chiarirmi le idee...
grazie
gerlos
-- 
"Solo lo scienziato è vero poeta: ci dà la luna, ci promette le stelle,
 ci farà un nuovo universo se sarà il caso."
                 < 
http://gerlos.altervista.org
 >
 gerlos  +- - - >  gnu/linux registred user #311588

 magari sapete chiarirmi le idee...
Prova un po' con:
rs-232 max length
bye,
-- 
piergiorgio

Scriveva Piergiorgio Sartor domenica, 22/02/09:

Aggiungo anche che se fuori fa molto freddo (2 gradi o meno) ci possono 
essere problemi per quanto riguarda i conduttori interni al cavo
seriale... constatato di persona anni fa.

 seriale... constatato di persona anni fa.
Grazie per le risposte!
Non mi so spiegare come sia possibile che il freddo crei problemi al cavo
seriale, ma nonostante ieri notte ci fossero 4° (temperatura molto rigida,
dalle mie parti) credo che il problema non sia questo, visto che il cavo
non funziona neanche in interni :-(
A proposito di baud del collegamento, cito la documentazione del produttore:
"Communication to the hand control is 9600 bits/sec, no parity and one stop
bit via the RS-232 port on the base of the hand control."
Mi sono fatto un giretto in internet, come consigliato da Piergiorgio
Sartor, e mi pare di capire di aver fatto diversi errori: 
1. la lunghezza del cavo è "pericolosamente" vicina al limite massimi
raccomandato (anche se in alcuni casi, per alcune specifiche, ho letto 5m,
mentre in altri ho letto 15m)
2. ho usato un cavo "telefonico" (come quello che collega cornetta a
telefono) invece di cavo twisted pair o comunque cavo schermato
Queste considerazioni sono corrette, o ho scritto bestialità?
Seguendo il precedente ragionamento, mi pare di capire che le possibilità
che ho sono le seguenti:
1. accorciare il cavo, rifacendo saldature e crimpatura.
2. usare cavo schermato, rifacendo saldature e crimpatura.
Sono considerazioni corrette? Cosa mi consigliate?
saluti e grazie per l'attenzione...



Se possibile fossi in te utilizzerei un cavo diverso da quello
telefonico e opportunamente "twistato"...in questo modo ci sono
possiblità che si possa arrivare a distanza sulla decina di m o
giù di li.

 giù di li.
Ok, allora domani vado a procurarmi i connettori db-9 e rj11, e provo a
farmi un nuovo cavo con un moncherino di cavo ethernet "twistato" e
schermato lungo una decina di metri che mi sono ritrovato a casa, sperando
che vada bene.
grazie per la risposta
ciao
