Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: SpectraLab: aggiornamenti

Dopo alcuni esperimenti vi aggiorno sui risultati ottenuti con questo
programma...
(utilizzando una comune SBLive! per l'acquisizione A/D)
Risultati in loopback tra le sezioni  D/A e A/D (FFT 65536 Blackman, 16bit
44,1KHz in uscita, 48KHz in entrata, average infinito esponenziale)
THD  0,00065
SNR  101,5 dB  (senza pesatura)
I collegamenti erano eseguiti con due normali prolunghe del tipo jack/rca,
intermezzate da un'interfaccia con trafi di isolamento.
Senza trafi, e con 2 prolunghe da 5mt ciascuna (condizione peggiore
possibile) si raggiungevano:
THD  0,00120
SNR  97.5 dB
Adesso qualcuno dira'..."ma chi se ne importa"?
Altri..."interessante"!
Pochi penseranno...."cavoli, sono valori ben diversi da quelli diffusi in
rete"!
Gia', in rete ci sono parecchi siti che hanno misurato varie schede audio,
molti dei quali proprio mediante questo programma, alcuni usando come
riferimento addirittura una Event Gina.
...ad esempio qui...   
http://www.pcavtech.com/
Purtroppo nessuno ha riportato misure simili alle mie (a parita' di
condizioni, nel loopback).
O meglio, al mio "primo" tentativo di misurazione ho ottenuto proprio i
valori dichiarati in questi siti.
Come e' possibile allora una simile differenza? Forse sono abile nelle
misurazioni? Non credo proprio....
La verita' e' che NON si possono fare paragoni tra semplici risultati di
misura. (qualcuno concordera' al volo, altri ovviamente no)
Ecco come raggiungere una maggior precisione con SpectraLab (o qualsiasi
altro prog simile).
Innanzitutto, occorre generare un segnale digitale di riferimento, a 1000 Hz
e 0 dB, per esempio.
"e che ci vuole, tanto nel dominio digitale bla bla bla....."
No. Sembra facile e scontato...ma non lo e' per nulla.
A voi la prova.
Usate (per esempio) Cool Edit, generate un tono sinusoidale costante a
1000Hz e 0 dB di livello. E fate le vostre misure.
Adesso, sempre con Cool Edit, generate lo stesso segnale, ma con fase
invertita di 180 gradi fra destro e sinistro. Misurate.
Beh, ditemi voi cosa succede.
Con un po' di pratica noterete che anche un "semplice" cavo puo' fare le
differenza.
Appena posso realizzero' una pagina con gli screenshot del prog e dei
grafici in azione (se riesco misuro la nuova Terratec a 24bit)
Ecco un link dove trovare SpectraLab 4.32.14
http://www.acsoft.co.uk/page6.htm
ps: esiste gia' la ver 4.32.15 che permette una FFT sino a 1M (!!!) e
divisione in N esimi di ottava.
ciao!
Z1

SNR  101,5 dB  (senza pesatura)
Ciao zebra, sei un po ot... ma sorvoliamo ;-)
Hai mai provato la sb 64 normale o la gold?
ciao
Ruggero

 wrote in message
news:38d55932...@news.tiscalinet.it...

Hai ragione, "sembro" OT.
In realta' questo bel programma mi fu consigliato su questo NG, se non
ricordo male da Denis.
Il motivo di questo post e' un'altro, apparentemente nascosto, forse
velato...e riguarda le misure, di cui tanto si discute.
Per quanto riguarda la Gold e la 64......ti rispondo in privato ok?
ciao ; )
Z1

44,1KHz in uscita, 48KHz in entrata, average infinito esponenziale)
Ciao, Zebra.
Mi potresti indicare in che modo abilitare l'ingresso digitale SPDIF
della SbLive?
Purtroppo, non ci sono mai riuscito....
Ciao,
Francesco

 Francesco
Spero di averti aiutato.
ciao!
Cristian Luca


Itta sis deppu nai a fustetti.... a si du torrai e chi deus
s'aggiudidi! :-)
ciao
Ruggero

misurazioni? Non credo proprio....
...
Zebra, non dimenticarti che stai parlando di schedine industriali da
poche migliaia di lire. Quale uniformitą pensi ci possa essere tra una
scheda e l'altra? La mia SB PCI 128 ha differenze evidenti persino tra
i due canali!
	Sono dei bei giochini, molto utili per fare misure da
autocostruttore senza eccessive pretese e spendendo pochi soldi, ma
non cerchiamo di farli assurgere a strumenti professionali. Purtroppo
non lo sono.
Saluti,
--
	Denis Sbragion
	InfoTecna
	Tel, Fax: 
+39 039 2324054
	URL: 
http://infotecna.home.dhs.org


Denis, questo non me lo sogno neppure.
Rimane il fatto che tutti noi (abbiamo internet e una scheda audio) possiamo
verificare le disto che un'interfaccia a trafi 1:1 immette sul segnale
originale (per esempio)
Magari si migliora il SNR di pochi dB, ma a certe frequenze (le basse)
queste disto ci sono, si misurano, e si sentono chiaramente.
Inoltre, non saremo certo in grado di misurare valori con certezza e
precisioni assolute, ma sicuramente possiamo constatare le variazioni. Le
stesse che il nostro orecchio rileva con molta facilita'.
Tornando agli strumenti di misura professionali: quanti ne conosci capaci di
misurare con precisione di 24bit e di farti una FFT da 130mila campioni
rinfrescata almeno 3 volte al secondo?
ciao ; )
Z1

rinfrescata almeno 3 volte al secondo?
Nessuno. Ma quelli che ci sono hanno dentro dei convertitori la cui
precisione è garantita e che hanno tutti i frizzi e i lazzi necessari
ad impedire rientro di disturbi e amenità varie. Di 24 bit di
risoluzione te ne fai ben poco se 16 te li fai fuori con rumori e
disturbi ;) Se usi invece una scheda seria, messa all'esterno del PC
dove circola di tutto e di più, puoi ottenere uno strumento dalle
prestazione mozzafiato. Però non so se a questo punto risparmi molto.


Spero di averti aiutato.
Proverň....
Mille grazie!
Ciao,
Francesco