Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: testare una rete

Esiste un sistema per testare una rete in maniera econimica?
Oltre a vedere se i cavi non fossero spezzati o altro, devo fare altre cose?

 Oltre a vedere se i cavi non fossero spezzati o altro, devo fare altre
cose?
Al di la' del contatto elettrico (galvanico), e' necessario che il cablaggio
risponda alle specifiche di categoria per la quale la rete e' stata
realizzata.
Se, ad esempio, si tratta di un Cat-5 per 100Mbps, e' necessario impiegare
un analizzatore in grado di collaudare il cablaggio su questi parametri
(vado a memoria):
- connessioni
- eventuale schermo
- parametri fisici (lunghezza, resistenza) (del cavo, no jokes ...)
- curva di impedenza
- curva di capacita'
- coerenza delle coppie
- crosstalk fra coppie
- curva di attenuazione
Eccetera eccetera. Tutto cio' finalizzato a verificare che il cablaggio non
sia di ostacolo al traffico di rete.
Ciao
Luca

 - curva di attenuazione
1- esiste scritto da qualche parte come devono essere questi valori?
2- esiste un progetto realizzabile in casa di un apparecchio e controlli a
grandi linee questi parametri?
Ciao e grazie per la risposta.

 grandi linee questi parametri?
Anche se ci fosse, con cosa lo tari?
Inoltre, considera che Case come Fluke richiedono di spedire gli
analizzatori ai loro centri assistenza ogni 6 mesi per la ricalibrazione,
pena il decadimento della capacita' dello strumento di collaudare secondo le
specifiche vigenti.
Forse ti conviene fare un pensierino per uno strumento gia' pronto, che ti
garantisca la validita' delle letture.
Ciao
Luca


wrote:


 - connessioni
Luca, ti rompe se ti chiedo una lista completa della certificazione? (o
link!)

 se la rete è piccola può essere comodo.
la continuità la vedo anche con il tester e con un apparechietto
autocostruito del valore di 10.000£
Ciao e grazie cmq.

 link!)
Voila' il link!
http://www.flukenetworks.com/cabling/dsp-2000/specifications.htm
Ciao
Luca

 specifiche vigenti.
ma scusa, qualunque installatore certificato deve avere uno di questi
strumenti e ogni 6 mesi lo deve far tarare?

 strumenti e ogni 6 mesi lo deve far tarare?
Esatto.
Mezzo milione alla volta e via andare.
Ciao
Luca

 Mezzo milione alla volta e via andare.
E' uno scherzo, vero?
1/2M alla volta??????
E' una vera follia.
Ora mi rendo conto di tante cose!
Cmq, c'è modo di scoprire perchè una rete casalinga non funziona pur
essendoci il puro e semplice contatto elettrico?
Ciao e grazie
Rubens

 essendoci il puro e semplice contatto elettrico?
Col solo contatto elettrico non ci fai niente. Se ti serve una rete per
accendere una lampadina, puo' andare; se debbono passare informazioni a
100MHz di frequenza, ti serve che l'installato risponda ai requisiti per
poterlo fare.
Misurare la resistenza elettrica e l'impedenza ad una data frequenza di un
cavo sono cose estremamente diverse, anche se l'unita' di misura e' sempre
la stessa.
Certo che, cercando in internet, dovrebbe saltare fuori uno schemozzo di
circuito che permetta di valutare l'impedenza e di misurare il crosstalk di
un cavo di rete; mi sembra impossibile che nessuno ci abbia ancora provato.
Ciao
Luca

 un cavo di rete; mi sembra impossibile che nessuno ci abbia ancora
provato.
sapessi come cercarlo magari lo troverei anche.
Cmq, mi interessavano i valori che devono avere i vari parametri da
misurare, non solo per il caso amatoriale, ma perchè in ufficio abbiamo una
rete certificata che però secondo me non sempre funziona bene e volevo
vedere se i valori del foglio della certificazione rispondono a quelli della
normativa.
Ciao e grazie

 
http://www.flukenetworks.com/cabling/dsp-2000/specifications.htm
aspetta, io intendevo se conosci un documento ufficiale con i test,
metodologie a cui sottoporre una rete per la certificazione...