Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: OT la prova della PCI 128 - anticipazione

Come promesso, sto provando Spectralab con alcune Creative PCI 128 (forse la
scheda piu' venduta in questi mesi).
I risultati sono davvero buffi....
L' ultima versione venduta, quella che non dispone delle uscite "rear", ha
dato dei risultati che definirei PESSIMI rispetto alle PCI 128 dell'anno
scorso. Una THD circa 4 volte superiore.
Per adesso ho 4 schede sotto mano, 3 nuova versione, e 1 del settembre '99.
Appena ne trovo altre del vecchio tipo postero' i valori mediati e lo
scarto.
bye, Zeb

scarto.
dammi i dettagli di cosa misuri e come che faccio le stesse prove
anche sulla mia PCI 128 e te li passo.
Saluti,
--
	Denis Sbragion
	InfoTecna
	Tel, Fax: 
+39 039 2324054
	URL: 
http://infotecna.home.dhs.org


Cavetto per loop da 4cm, conduttori in filo di rame argentato.
Mixer:
Volume di uscita generale e ingresso Line 
in.al
 massimo. Volume Wave
regolato in modo da non saturare l'ingresso, arrivando al limite.
Campioni di misura (ad onda sinusoidale)
Tutti generati su Cool Edit, con l'accortezza di una fase di 180g tra i due
canali (forme d'onda speculari) alla freq di 44100 Hz 16bit. Non ti
consiglio di fare l'invert dopo aver generato il segnale, meglio crearlo
gia' con i 180g di sfasamento. (prova le differenze, e' molto differente)
- campione a 1000Hz da 30sec.
- campione per la misura della IMD con 250Hz e 8020Hz in rapporto di 4:1,
30sec
- 20, 40, 50, 100Hz campioni da 30sec
Impostazioni di Spectralab:
- 48KHz 16bit
- FFT Blackman a 65mila campioni (anche piu', se possibile)
- campionamento STEREO, analisi di entrambi i canali (se usi il segnale
sfasato e' fondamentale, se vai in mono ottieni ovviamente mezza intensita')
- Average/Exponential/Infinite
- FFT overlap zero
- delay time zero
Scaling: Amplitude log, frequency narrowband log, No weighting, No
compensation
Trigger: disabled
Calibration: units volts rms, segnale di ingresso autocalibrato con
l'apposita opzione (measure input signal) cercando di sfiorare il limite di
saturazione.
Penso sia tutto...la versione di SL e' 4.32.14 (la 15 non e' ancora
...registrabile)
THD e Peak Aplitude (per misurare il livello minimo senza segnale, e quello
massimo, da tenere sotto lo zero)
Peak Freq per leggere lo scostamento dalla frequenza impostata (molto
influenzabile dai campioni FFT, e dalla decimazione, se inserita)
Per le frequenze da 100Hz in giu' metto la decimazione a 20 (limito la banda
misurabile a 1200Hz) in modo da avere una precisione accettabile.
Credi sia sufficiente per uniformare le misure anche a distanza?
Acc...e' tutta colpa tua se maneggio sto programma! : )))
ciao
Zeb

Acc...e' tutta colpa tua se maneggio sto programma! : )))
Hai voluto la bicicletta? ;)



 Adoro le bici!!!!!!
Ecco il file da mille Hertz:
www.dadacasa.com/orionstargate/1Khzinverted0dB.zip
buona serata Denis
Z1

 scarto.
Nelle misure distingui il rumore dalla distorsione? Direi di si`, visto
che fai una fft, ma non conoscendo l'algoritmo meglio domandare (mi era
venuto il dubbio guardando i numeri che avevi postato in precedenza). 
L'altra sera, mentre usavo la PCI 128 in cuffia, e` partito il motore
del CD (a tutta velocita`, stavo leggendo dati) e si sentiva nettamente
in cuffia il rumore dell'inverter del motore. Occhio quindi ai rumori
spuri.
Ciao
Franco


Fondamentale.
Tutte le prove le faccio con:
- Cdrom e masterizzatore scollegati
- nessun cavetto interno verso la scheda
- sul mixer abilito unicamente l'uscita del segnale wave (microfono,
lineout, auxout,cdaudio sono in ordine decrescente enormi fonti di rumore)
Misuro dopo almeno 30min di riscaldamento, con risultati visibili e riduco
lo sbilanciamento che di norma tutte le schede presentano (il cabinet si
stabilizza a 27 gradi interni, dopodiche' effettuo la misura)
Inoltre, mando l' hd in standby e verifico che i processi in corso siano
sempre gli stessi (sembrano sciocchezze...ma visto che misurando saltano
fuori le prevengo).
Hai parlato di rumori spuri introdotti dall'inverter del motore, qual'e'
secondo te il modo piu' semplice per annullarli?
buonanotte
Cristian

 secondo te il modo piu' semplice per annullarli?
Tenere spento il motore :-). In realta` non lo so, direi che siano
disturbi condotti, e quindi si potrebbe provare a filtrare
l'alimentazione, sia di modo comune che differenziale, visto che
potrebero esserci dei problemi di tensione di riferimento e di massa.
Ciao
Franco