Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cosa non va in questo tester?

Sto misurando una resistenza da 1K Ohmm e mi pare che ci sia qualcosa che non quadra:
http://i.imgur.com/ZSKwfRU.jpg
 
http://i.imgur.com/FGoW5Nb.jpg
 
http://i.imgur.com/SDochX0.jpg
 
http://i.imgur.com/VY3p5me.jpg
 
 
Voi che ne dite?
 
 
Giovanni 


  ... che sei fai delle foto FRONTALI e' meglio... cosi' non si vede
affatto bene il quadrante... 
 
  Comunque, magari i coccodrilli sono messi male... 

Sto misurando una resistenza da 1K Ohmm e mi pare che ci sia qualcosa che non quadra:
 
esatto, c'e' una "m" di troppo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ha scritto nel messaggio 
news:acea4321-3a1c-4423...@googlegroups.com...

Direi che il tester ha la scala drgli hom x 10 starata, le altre 2 letture 
sono giuste.
Ovviamente credo che tu abbia azzerato correttamente il tester prima di 
utilizzarlo (mettendo in corto i puntali l'indice deve segnare zero) .
Ciao
 

1x1000=1kohm. Corretto.
 
 
-- 

500x10=5kohm. Non va.
 
 
-- 

1000x1=1kohm. Corretto.
 
ohm x 10 ha qualche resistenza danneggiata, oppure un falso
 contatto sugli scambi nelle prese.
 
 
-- 


Difatti, con X10 doveva segnare 100 Ohm. Per il falso contato sulle prese posso controllare facilmente; riguardo alla resistenza, invece, dove vado a battere il capo?
 
 
Giovanni

 riguardo alla resistenza, invece, dove vado a battere il capo?
 
Hai il tester nudo? i cassinelli hanno sempre lo schema elettrico, che 
e' applicata internamente alla custodia.
 
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coup� trop peux


Niente schema. Adesso provo a controllare la presa dello spinotto X10, se non dovesse dipendere da quello, metto una foto del tester aperto e se ne riparla.
 
 
Giovanni

 riparla.
 
dalle foto mi sembra per lo meno simile ai vecchi (ma credo ancora 
prodotti) ICE, tipo il 680G o 680R, di cui forse si trovano piu' 
facilmente gli schemi
http://tinyurl.com/o3uyax6
 
Puoi anche provare a chiedere su it.hobby.elettronica se qualcuno ha lo 
schema proprio del tuo modello
 
Adriano

 contatto sugli scambi nelle prese.
 
 
Hai indovinato: l'ho aperto, i contatti sono perfetti ma la resistenza che fa capo alla linguetta x10 è bruciata. Sul circuito c'è scritto 191 Ohm, è una resistenza standard oppure no?
http://i.imgur.com/EmdAchs.jpg
 
 
 
Giovanni


 
Per l'amor di Dio...  NON SPRUZZARCI NIENTE !!!
 
Fai piu danni che altro , poi lo sprai ti si insinua tra il frontale 
trasparente e ti rovina le scritte , diventa una schifezza e non risolvi 
l'eventuale falso contatto.
 
Molto meglio pulire bene i contatti con qualche detergente NON OLEOSO, 
magari su di un foglietto di carta che strofinerai sul contatto , ma non 
spruzzarlo indiscriminatamente sui contatti.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 contatto sugli scambi nelle prese.
 
 
Hai indovinato: l'ho aperto, i contatti sono perfetti ma la resistenza che 
fa capo alla linguetta x10 � bruciata. Sul circuito c'� scritto 191 Ohm, � 
una resistenza standard oppure no?
http://i.imgur.com/EmdAchs.jpg
 
 
 
Giovanni
 
 
------------------------------------------------------------------
 
E' un valore standard della serie E96 (resistori con tolleranza 1%)
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Valori_standard_resistori
 
 
Ciao
 

191 Ohm, � una resistenza standard oppure no?
 
Attenzione che sono resistenze con una tolleranza molto stretta, devi
trovare quella originale.


 Molto meglio pulire bene i contatti con qualche detergente NON OLEOSO,
 
in effetti i riattivanti x elettroica sono in due tipi, oleoso che fa 
anche da lubrificante tipo svitol o WD40, e secchi che evaporano senza 
lasciare traccia, anti-effetto corona.
 
Quelli che ho io sono secchi...


 trovare quella originale.
 
 
Difatti, nell'unico negozio di elettronica della mia città non c'era, allora me ne hanno data una da 180 e una da 10 con tolleranza 5%. Ora le misuro e guardo che valore fanno... comunque sia, per adesso, sempre meglio così che quella bruciata.
 
 
Giovanni

 trovare quella originale.
 
 
Difatti, nell'unico negozio di elettronica della mia citt� non c'era, allora 
me ne hanno data una da 180 e una da 10 con tolleranza 5%. Ora le misuro e 
guardo che valore fanno... comunque sia, per adesso, sempre meglio cos� che 
quella bruciata.
 
--------------
 
Il problema non � tanto il valore, ma la deriva termica che in quelle al 5% 
� penosa, il valore con serie e/o parallelo lo trovi. 
 
 

Difatti, nell'unico negozio di elettronica della mia citt� non c'era, 
 
http://www.ebay.it/itm/20-x-RESISTENZE-1-4W-191-OHM-1-/151323673141?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item233b980235
 


Il giorno lunedì 14 luglio 2014 15:40:36 UTC+2, Bernardo Rossi ha scritto:
 
http://www.ebay.it/itm/20-x-RESISTENZE-1-4W-191-OHM-1-/151323673141?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item233b980235
 
 
 
Si, certo, con 1.20 EURO me ne danno dieci, però poi c'è il trasporto e della posta prioritaria non mi fido più: o raccomandata, o corriere. Magari, meglio aspettare di avere da acquistare altre cose...
 
 
Giovanni

 è penosa, il valore con serie e/o parallelo lo trovi.
 
Ho misurato le due resistenze in serie e mi danno 190 Ohm, per cui siamo vicinissimi alla meta, ma ancora manca qualcosa. Ho fatto la prova a saldarcele e, misurando la resistenza da 1K con la scala x 10, l'ago segna 120 Ohm. 
Come faccio ad aumentare il valore fino a 191?
 
 
Giovanni

Come faccio ad aumentare il valore fino a 191?
 
Mettendoci in serie una da 1 Ohm


 � penosa, il valore con serie e/o parallelo lo trovi.
 
Ho misurato le due resistenze in serie e mi danno 190 Ohm, per cui siamo 
vicinissimi alla meta, ma ancora manca qualcosa. Ho fatto la prova a 
saldarcele e, misurando la resistenza da 1K con la scala x 10, l'ago segna 
120 Ohm.
Come faccio ad aumentare il valore fino a 191?
 
 
Giovanni
 
Comprane una dozzina (6 da 180 e 6 da 10?) e fai le combinazioni: la 
tolleranza del 5% su 180 ohm e' 9 ohm...
Il problema casomai e' trovare uno strumento affidabile per fare la 
misura...
 
Paolo
 
 

 � penosa, il valore con serie e/o parallelo lo trovi.
 
Ho misurato le due resistenze in serie e mi danno 190 Ohm, per cui siamo 
vicinissimi alla meta, ma ancora manca qualcosa. Ho fatto la prova a 
saldarcele e, misurando la resistenza da 1K con la scala x 10, l'ago segna 
120 Ohm.
Come faccio ad aumentare il valore fino a 191?
 
 
Ripensandoci... ma chi ti garantisce che la resistenza da 1K sia da 1 K? se 
e' al 5% (fascia oro) la variazione e' da 950 a 1050 (se la fascia non c'e' 
sarebbe al 20 % ma le resistenze al 20% non so neanche se si trovano 
ancora...)
 
Sempre ripensandoci... mi pare che il tuo strumento non abbia lo specchio 
(almeno io non lo vedo...) e un po' di precisione se la mangia anche 
l'errore di parallasse...
Si perche' 190 al posto di 191 e' un errore dello 0,5% ammesso che tu sia in 
grado di misurarlo in modo attendibile, e l' errore che vedi e' del 20%... 
insomma i torni non contano...forse c'e' qualcos'altro di cotto nel tester?
 
Insomma forse e' meglio mettere in fila la precisione dello strumento e 
quella della resistenza prima di iniziare la caccia alle streghe...
 
Paolo
 
 

Sto misurando una 220 Ohm 1/4
W classica: 219,19 Ohm (UT61E).
 Scaldata un po'con l'accendino scende di 2 Ohm (1%); entro
 variazioni di temperatura ragionevoli varia di 1 Ohm
 (0,5%).
 
 
-- 

Se vuoi ti faccio 191 Ohm e te la spedisco (gratis :) )
 
 
-- 

Ciao a tutti,
non e' polemica la mia, ma e' solo una serie di piccole info:
- questo microamperometro CCM e' di classe 2,5 (%) in DC (ne ho alcuni + alcuni ICE)
- la 1000 Ohm misurata dall'OP era 5 %
- le resistenze originali dei tester CCM se non erro sono all'1 % (ICE 0,5 %)
- gli ohmmetri analogici hanno generalmente errore totale dell'ordine del 5-8 %, anche con scala a specchio.
Per cui IMHO se metti una serie costituita da 100+90 o 180+10 rientri nella QUASI perfezione di misura.
Poi... chi usa un ohmmetro per misurare una resistenza per piu' di 20-30 secondi???
Tanto non e' e non sara' mai un ohmmetro campione.
Salutoni
 

  Per cui IMHO se metti una serie costituita da 100+90 o 180+10 rientri nella >  QUASI perfezione di misura.
 
 
Ok, posso dedurre che l'errore del 20% trovato sulla misurazione della resistenza di 1k, non dipenda tanto dalla resistenza di 190 bassa, ma rientri nella somma della tolleranza della resistenza da 1k e quella del tester?
Difatti, già su 1000 Ohm l'errore ammesso sarebbe di 50 Ohm, per cui sembrerebbe di esserci. Se non fosse, però, che la resistenza da 1k misurata con il digitale risultasse di 997 Ohm, praticamente perfetta...  
 
 
Giovanni

 Se vuoi ti faccio 191 Ohm e te la spedisco (gratis :) )
 
Ti ringrazio. Magari, se mi dici come aumentare la resistenza di 1 Ohm, ci posso provare anche io.
 
 
Giovanni

> Ti ringrazio. Magari, se mi dici come aumentare la resistenza di 1 Ohm, ci posso provare anche io.
Le resistenze a strato metallico, come quelle usate nei tester di 30-40 anni fa
sono fatte di uno strato di metallo evaporato su un cilindretto di ceramica e spiralate opportunamente con una mola per raggiungere il valore di progetto, basta raschiare delicatamente lo smalto giallo sotto gli anelli colorati per rendersene conto ;-)
Vedi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#mediaviewer/File:Carbon-resistor-TR212-1.jpg
 
 
Quindi se hai occhio, pazienza e POLSO FERMO basta assottigliare di UN TOT in un punto qualsiasi questa spirale.
I problemi sono in maiuscolo...
Insisto: se hai un tester digitale cerca una resistenza (o una combinazione di 2 res) che ti dia circa 190 Ohm e vai sereno, ti trovi allo 0,5 %, non si puo' desiderare di piu'.
Questa e' una versione per elettrotecnici (lo vedi da RST del trifase) anche se da 20 KOhm/V, il TS 161 (che ho ancora) e' da 40 KOhm/V, scala a specchio e classe 1,5 in DC e 2,5 in AC, che per l'epoca si avvicinava agli americani Simpson e simili.
Salutoni

 di 2 res) che ti dia circa 190 Ohm e vai sereno, ti trovi allo 0,5 %, non si > puo' desiderare di piu'.
 
Già misurato le due resistenze con il digitale e il valore è 190 Ohm. Per cui basta così, è inutile che cerchi di raggiungere i 191... 
 
 
Giovanni 
 
 

 Già misurato le due resistenze con il digitale e il valore è 190 Ohm. Per cui basta così, è inutile che cerchi di raggiungere i 191... 
Benissimo!
ciao