Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: misuratore umidità faidate

buongiorno!
ho un problema di umidità proveniente da qualche microscopica perdita
dell'impianto idrico. Mi sono fatto prestare un igrometro a contatto che
consiste in due puntali appuntiti in acciaio inox che si appoggiano alla
superficie di cui si vuole conoscere la percentuale di umidità e, su una
scala a led, si legge il relativo valore.
Sarebbe utile autocostruirne uno, per future misure. Penso che il cuore
dello strumento sia, in pratica, un sensibile amplificatore operazionale per
cui dovrebbero servire solo un 555 o similare integrato, un microamperometro
e pochi altri componenti. In pratica pochi euro di spesa per uno strumento
abbastanza utile. Qualcuno ha delle idee? magari si trova qualche cineseria
alla lidl a costo inferiore a quello della sola batteria ;-)
grazie in anticipo
nicolino
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 cineseria
il problema principale nel fai-da-te per un sensore di umidità è la 
stabilità delle misure a lungo termine perchè il sensore autocostruito 
presenta spesso un drift termico e anche variazioni legate ad ossidazione...
siccome tempo fa avevo un problema simile al tuo ho deciso di comprare un 
sensore di umidità (15 euro mi pare) e farmi-da-me il circuito. All'inizio 
ho usato uno schema molto semplice, con 1 solo transistor e pochi altri 
componenti di contorno. In pratica mettevo il sensore vicinissimo ad un tubo 
che passava nel muro e NON perdeva e regolavo la soglia con il trimmer. Poi 
mi spostavo vicino ai punti sospetti e lasciavo lì il circuito... se 
l'umidità letta dal sensore superava la soglia impostata in precedenza si 
accendeva il LED!
ho beccato la perdita che mi assilava e ho spaccato il muro a colpo sicuro!
ora, a tempo perso, sto facendo un circuito con display lcd per la lettura e 
altre aggiunte utili
vediamo cosa verrà fuori :)
in genere quando faccio un progettino mio non compro mai un solo componente 
perchè è facile sbagliare qualcosa e rimanere senza... al tempo ne avevo 
comparati 3. Il primo è montato sul circuitino, il secondo lo tengo come 
scorta. Se ti interessa il 3° posso venderlo
-ice- 

sensore di umidità (15 euro mi pare)
Si possono avere dettagli?
Grazie.
-- 
Bye
	OldVitt

 Si possono avere dettagli?
per il sensore:
ho controllato ma sopra non ha stampigliato nessuna sigla purtroppo...
li ho comprati in un negozio di elettronica della mia città perchè li avevo 
visti esposti al banco! il prezzo mi ha convinto a prenderli perchè ero 
rimasto a costi molto più elevati per questi sensori
ti posso dire che ha due piedini, il corpo è di plastica (azzurro) e ha 
delle microfessure... dentro si intravede una serpentina che è quella che 
varia la sua resistenza (capacità) in funzione dell'umidità del fluido con 
cui lo metti a contatto (aria in genere)
il tipo del negozio mi ha detto che era adatto anche per altri ambienti 
(forse regge le immersioni in liquidi tipo l'acqua, l'alcool, ecc... ) ma 
siccome a me interessava solo per l'ambiente domestico non ho trattenuto 
quelle informazioni ;)
per lo schema:
se ti serve una descrizione del funzionamento posso fartela... se vuoi lo 
schema elettrico dammi un po' di tempo e lo metto giù (lo scanner è rotto 
altrimenti avrei già provveduto)
-ice- 


Probabilmente il sensore serve per igrometri ad aria, cioè per quelli che
rilevano l'umidità atmosferica. Nel mio caso questo non dovrebbe servire in
quanto devo misurare la conduzione tra due puntali, che è tanto maggiore
quanto maggiore è la quantità d'acqua di cui è impregnato il muro o il
legno. Credo che serva, quindi, soltanto un forte e sufficientemente stabile
amplificatore di questa resistenza... sbaglio?


 amplificatore di questa resistenza... sbaglio?
la resistenza non si può amplificare ;)
(se proprio volessimo essere pignoli bisognerebbe dire che si può 
amplificare una trans-conduttanza... una "parente" della resistenza... ma 
non è proprio il nostro caso)
in elettronica si amplifica una potenza (agendo sulla corrente oppure sulla 
tensione)
la misura con i 2 puntali mi sembra ok ma come fai a non accorgerti che il 
muro è bagnato?
i puntali tu li appoggi in superficie, no?
cmq ti assicuro che non è così semplice...
bisogna far scorrere una corrente tra i 2 puntali... non può essere continua 
perchè altrimenti ossida i contatti (anche se non te ne accorgi) e
falsa la misura
poi bisogna condizionare il segnale (amplificarlo in tensione di almeno 1 
milione di volte perchè tra i puntali scorrono dei uA al massimo)
poi se vuoi visualizzare con i led serve in ic dedicato oppure un micro
un altro problema che ho avuto io quando mi divertivo con l'umidità era che 
con la misura diretta (come nel tuo caso) il valore letto dipendeva dalla 
profondità con cui infilavo gli elettrodi (nel terreno, nel mio caso)
secondo me è un progettino completo... magari alla fine con una spesa 
contenuta se ne montano altri esemplari che vendi agli amici però per il 
primo mi sa ci sia un po' da studiarci sopra :)
-ice-

altrimenti avrei già provveduto)
Se ne avessi bisogno te lo chiederò. Grazie!
-- 
Bye
	OldVitt