Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Anemometro

Ciao
vorrei costruire un anemometro, possiblmente interfcciabile con il pc.
Mi dte qualche dritta?
Grazie
--
Roberto Petillo
roberto...@tin.it
ICQ: 94079237

 Grazie
Ciao
come idea di partenza un motorino elettrico che funzioni al contrario
ossia tipo dinamo di bici, misuri la tensione prodotta che sarà
proporrzionale alla velocità di rotazione e quindi al vento.
Se vuoi interfacciarlo al pc la misura la puoi fare attraverso un circuito
convertitore analogico/digitale
Idea base tutta dda sviluppare.
Comunque se ti può interessare la ditta GPE aveva in catalogo
una scatola di montaggio di un anemometro
www.gpekit.it
Ciao e buon lavoro
Michele

 una scatola di montaggio di un anemometro
io l'ho costruito, il problema e' il sensore.
Il kit GPE giustamente per minimizzare gli attriti prevedeva un
rilevamento ottico (disco forato e sistema led-fotodiodo, tipo mouse) 
Il disco forato e' montato su un alberino che in cima fa capo alla
girante ed e' sostenuto da due mini cuscinetti a sfere. 
La girante del kit lasciamola perdere, era un triangolo di bakelite a
cui andavano incollate tre mezze palline da ping pong. Assemblata,
incollata, buttata - ho comprato in un negozio di nautica un ricambio da
barca L. 10.000.
I cuscinetti a sfere, nonostante la cura posta nell'allinearli, fanno
attrito, hanno dentro del grasso e fanno tutto tranne che girare al
minimo soffio di vento. Le giranti per basse velocita' io le ho viste e
sono montate su rubini atrificiali, come gli orologi.
Dopodiche' l'elettronica andava, squadratore e convertitore F/V mi pare
LM1914, visualizzazione intesa su voltmetro. Per un primo approccio 
basterebbe bufferizzare lo squadratore e mandarlo su una parallela, poi
con una routine in lm guardare l' in di quel bit. Per un approccio un
po' piu' serio occrerebbe una logica di conteggio onboard che una volta
ogni tot secondi presentasse il numero di giri/sec  della girante.
Noto il numero di giri, la velocita' del vento teorica dipende dal
diametro della girante, la velocita' di un punto periferico sulla
girante equivale a quella del vento, es se fai un bollino rosso sul
fianco di una coppetta e vedi che ti ripresenta davanti dopo un secondo,
in quel secondo ha percorso uno spazio pari alla circonferenza, e tale
spazio lo percorre anche il vento.
Allora se ha un diametro di 10 cm e fa un giro in 1 secondo, significa
che il vento avanza a 31,4 cm/sec ossia 
 
                    V (m/sec) = pi * d (m) * rpm/60.
Tieni presente che alle velocita' estreme la vel. del vento viene
sottostimata, alle basse vel . per prevalenza d. attriti e alle alte
vel. per prevalenza d. turbolenza.
Ciao
 
B.

Mi hai lasciato senza parole, non so come ringraziarti!
Roberto

rilevamento ottico (disco forato e sistema led-fotodiodo, tipo mouse) 
L'ho visto pure io quel kit... molti anni fa,
ancora.
Se come sensore si usasse una girandola, tipo
quelle giocattolo?
 
Sul lato posteriore di ogni pala della girandola
si potrebbe attaccare una striscia adesiva
riflettente (come quelle che si usano in certi
contagiri ottici) e una fotocellula leggerebbe i
vari impulsi.

 quelle giocattolo?
Sapendo che le girandole sono fatte con un foglio di celluloide piegato
in 4 e fissato con uno spillo, ti posso scientificamente predire che
dopo 5' di vento appena appena, sbiella tutto :-)
Si puo' mandare fuori il nonno col classico dito umettato a parafulmine
e usarlo come sensore psicrometrico, il problema e' l'interfacciamento
ciao

e usarlo come sensore psicrometrico, il problema e' l'interfacciamento
No problem: basta un interruttore, attivato dall'uscita del nonno, che
alimenti la carica di un sitema RC. Leggi la tensione ed hai il valore in
scala logaritmica addirittura!
-- 
Bye
          Vitt