Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dispersione sul cavo di terra

Stavo posizionando una cavo di terra e mi sono accorto che mentre lo stavo 
per collegarlo alla barretta equipotenziale c'erano delle piccole scariche.
Ho misurato col tester collegando tra il cavo incriminato e la barretta e ho 
rilevato una tensione di 80V. Allora ho verificato anche tutti gli altri 
cavi, ma non ho rilevato nessuna corrente. Questo vuol dire che sulla linea 
incriminata c'� qualche dispositivo che scarica o qualche dispersione sulla 
linea, tipo qualche cavo mal isolato?
O possono esserci altre cause? 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8039 (20130222) __________
 
Il messaggio � stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
 
www.nod32.it
 
 
 
 
 

linea, tipo qualche cavo mal isolato?
 
Cosa c'e' collegato dall'altra parte del cavo?
Potrebbe essere un filtro antidisturbo di elettrodomestico.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 O possono esserci altre cause?
 
Se stacchi il generale, rimane questa tensione fra conduttore e 
morsettiera?
 
Se no, allora sicuramente ï¿œ una dispersione da qualche parte o in 
qualche utenza connessa sulla linea protetta da questo cavo di terra.
 
Se sï¿œ, allora la tensione arriva da un cavo in tensione al di fuori 
dell'impianto in cui stai lavorando (un cavo di un vicino, un cavo a 
monte del generale, ecc...), oppure da qualche utenza esterna.
Per dire, se quella terra lï¿œ fosse quella connessa al LNB della 
parabola, e la parabola fosse condominiale, la presenza di un decoder 
acceso sullo stesso LNB potrebbe portare della tensione su quel cavo...
 
Alberto
 
 


Noto che una minima tensione c'� anche se stacco il generale. O se dal lato 
del prelievo non c'� niente attaccato.
 
Se attacco la ciabatta del PC aumenta anche a 160V (a PC spento) se lo 
accendo scende a 60V.
 
Mistero 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8040 (20130222) __________



Il differenziale non stacca, pur essendo sicuro che funzioni. 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8040 (20130222) __________


accendo scende a 60V.
 
� assolutamente normale: sono circa 110 V di differenza causati dal
filtro di entrata dell'alimentatore che fa da partitore capacitivo.
 
Hai un tester? Se s�, collega il cavo alla puntazza tramite il tester
e dicci quanta corrente scorre verso terra.
 
Boiler


I valori sono quelli letti appunto al cavo che va alla puntazza e la massa 
incriminata. Direttamente alla puntazza mi � impossibile fare la misura. 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8041 (20130222) __________


 misura.
 
Il punto e' che tu hai riportato la misura della tensione, che
non e' significativa, e non della corrente che passa che
darebbe invece la misura della dispersione (supponendo
ovviamente che l'impianto di terra sia efficiente).
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani 
 


Ok, prover� a misurare anche quella.
Ho notato che solo invertendo la spina della ciabatta il valore � sceso a 
12V 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8042 (20130222) __________


>>
 
Il tester per� se non erro pu� misurare fino a 10A, o come faccio per fare 
questa misura.
Selettore su A (alternata) e puntale rosso sul connettore 10A? 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8042 (20130222) __________


 Selettore su A (alternata) e puntale rosso sul connettore 10A?
 
Il colore del puntale e' ininfluente per la misura, sia in continua
che in alternata ;-), collega un puntale all'ingresso COM e uno
sull'ingresso per la misura di corrente alternata con fondoscala
maggiore di 30 mA (se non interviene il differenziale la dispersione
sara' minore di 30 mA), o comunque se vuoi parti da valori
elevati del fondoscala per poi decrescere (regola buona
in generale).
In caso di dubbio potresti segnalare un link al manuale
o a una foto del tester e poi chiedere qui...
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 


Allora posizionando un puntale su COM e l'altro sul 300mA, mi da un valore 
di 1.14, suppongo siano 1.14mA a questo punto.
 
Il tester � un Fluke77
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 8043 (20130223) __________



Mi correggo � un 75 III 


Il tester � un Fluke77
 
� tutto a posto, collega il cavo e dimenticatene.
 
Boiler