Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Modifica al forno: help ;-)

Ciao a tutti,
ho un fornetto a muffola, con il classico sistema di apertura/chiusura
dei forni per alte temperature:
http://img19.imageshack.us/img19/7324/mufflefurnace.jpg
Ho due problemi, che potrebbero avere una soluzione comune:
- la porta non chiude pi� bene. Il sistema � diventato ballerino.
- devo aggiungere una termocoppia per termostatare il forno.
La termocoppia � fatta cos�:
http://img197.imageshack.us/img197/5197/rigidsheaththrd500.gif
la parte in basso (quella che va nel forno) � abbastanza lunga (10 cm
circa)
Potrei forare una parete e introdurvi la termocoppia, ma la parete �
un misto di metallo, ceramica e isolante. Inoltre se forando
interrompo l'elemento riscaldante sono nella nutella-alternativa.
Ci sono buoni motivi per tenere un tale sistema di chiusura?
Se mettessi un sistema normale, con i cardini a lato o in basso,
potrei lasciare un angolino dove fissare la termocoppia.
Suggerimenti su come procedere sono come sempre molto apprezzati.
Boiler

 
Non trovi una termocoppia pi� corta che riesca a passare con
l'escursione del portello?
Ma non � gi� presente una termocoppia o ti interessa conoscere la
temperatura dell'aria?
Anche questa aggiunta � per� pericolosa, che succederebbe se la sonda
urtasse un crogiuolo?
Ciao
-- 
"Voglio sapere come Dio cre� questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, n� negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

> Suggerimenti su come procedere sono come sempre molto apprezzati.
Per la termocoppia si vede gi� un termostato sulla destra, dovresti seguire 
il cavo e trovare dove si trova quella esistente, oppure prima capisci che 
termocoppia � e poi di conseguenza acquisti un termostato adatto e lo piloti 
con la vecchia.
Per la porta, balla la meccanica o hai problemi di tenuta sulla chiusura? 

Per la porta, balla la meccanica o hai problemi di tenuta sulla chiusura? 
Balla un po' la meccanica e di conseguenza la porta non chiude bene.
� un problema che si risolverebbe mettendo un po' di isolazione sul
lato interno della porta.
Il problema � che la lana di vetro non resiste alle temperature a cui
arrivo mentre la lana ceramica s�, ma � cancerogena e non posso
lasciarla esposta.
Boiler

urtasse un crogiuolo?
Sarebbe ovviamente mia premura posizionare la termocoppia lateralmente
e assicurarmi che il materiale nel forno sia fuori della sua portata.
Boiler

 lasciarla esposta.
Ah, non hai termostato.
Visto che operi empiricamente ad ora, potresti allora farlo ma piu' 
raffinatamente, cio� forare la carcassa (solo metallo) che presumo prima del 
corpo resistenze abbia isolante in abbondanza e piazzare la termocoppia l�.
Legger� una temperatura inferiore, ma settando il termostato piu' in basso 
potrai termostatare lo stesso.
Non � elegantissimo perch� risente anche della temp. ambiente, ma funzionare 
funziona sicuro.
Per il portello puoi sistemare la meccanica, per l'accoppiamento potresti 
provare ad usare l'inox, facendoti costruire una flangia che sia 
perfettamente piana e che avvolga per un paio di cm il coperchio su 3 lati 
lasciando aperto quello superiore.
Certo non ha elasticit� quindi non avrai tenuta, ma o usi roba tossica come 
dici oppure � impossibile ottenere risutati, altri materiali che vanno a 
certe temperature non me ne vengono in mente, ah si, l'amianto...  Che 
eviterei come la morte... :/ 

eviterei come la morte... :/ 
;-)
Boiler

 che non ci siano resistenze... ma un rischio residuo rimane.
ma hai provato ad aprire il mantello di lamiera?
Avanzo con l'et�, ma ne ricordo uno ad uso odontotecnico he aveva i
refrattari visibili all'interno del mantello fatti con molte scanalature
adatte al passaggio del filo della resistenza.  Alcune erano vuote
potrebbero essere utilizzate o forate con sicurezza.
Googola fra i siti di ceramisti, usano dei bricchettini bianchi che
potrebbero esserti utili se non riesci ad aggiustare la meccanica


ma hai provato ad aprire il mantello di lamiera?
Non � facile, � piegato/incastrato/rivettato.
Per� ci posso provare con il dremel, in effetti � una buona idea!
Luned� vedo cosa posso fare... vi tengo informati ;-)
Boiler

 Luned� vedo cosa posso fare... vi tengo informati ;-)
mascherina e telo sotto come minimo, specie se vecchiotto!
