Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Taratura Sphignomanometro

qualcuno di voi ha mai effettuato la taratura di un Sphignomanometro ?
o quanto meno una sua verifica di buon funzionamento
parlo di quelli a quadrante non a colonna di mercurio o elettronico
dato che per ovvi motivi mi sto controllando il mio andamento sanitario,
volevo essere sicuro che il mio buon vecchio apparecchio funzioni bene
dopo aver ripulito lo stesso e verificato che non abbia perdite , vorrei
verificarne il buon funzionamento
come posso farlo da buon fai-da-te  in modo affidabile?
a proposito,
di quale materiale sono formate le membrane dei fonedoscopi?
quella che tengo si è ingiallita e penso irrigidita dagli anni, pertanto
vorrei sostituirla

 vorrei sostituirla
In farmacia non vendono i ricambi?
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
94.6s driver

 In farmacia non vendono i ricambi?
che razza di "fai da te" sarei e vado a prendere i ricambi in farmacia :-))

 in effetti pensavo di collegare uno sfignomanometro a mercurio in parallelo
ovvero misura per comparazione da strumento campione... :-))
ciao max


1 bar = 765 mm hg
1 bar = 10,33 mt di acqua (dimentica il 33)
1 mt di acqua = 76.5 mm hg misuri la pressione diastolica
3 mt di acqua = 230 mm hg misuri la pressione sistolica. ( spero sia molto
meno)
prendi un tubicino trasparente tipo benzina del motorino ( sono ancora come
anni fa?)
una bottiglia da 1 litro in vetro
un palloncino di quelli che si gonfiano a bocca. lo gonfi un pň di volte per
sfibrarlo un pň
colleghi il tubo dello sfigmo al palloncino e lo sigilli
metti il palloncino nella bottiglia
metti il terminale del tubetto della benzina nella bottiglia.
riempi la bottiglia e sigilli tutto.
appendi il tubicino al balcone del piano di sopra
pompi con lo sfigmo e misuri il livello dell'acqua
il tappo della bottiglia č lo zero.
 puoi fare altre misure, il mercurio pesa 13.6 volte piů dell'acqua
ciao Abele

 farmacia :-))
Puoi misurarti la pressione in farmacia e misurarla
anche col tuo apparecchio che ti sarai portato appresso :-)
-- 
Stardust®

 volevo essere sicuro che il mio buon vecchio apparecchio funzioni bene
Buttare via il tutto?
Onestamente, da parte di uno che ci e` passato...
se serve veramente te lo ordina il medico, e spesso pure lui esagera,
altrimenti serve solo a vivere una vita infelice, rincorrendo termometri e
pasticche...
Hai superato la botta... Se sei in piedi... Cammina!
Finche ci riesci vivi una vita da persona "normale", non ti far travolgere
dalla paura o vivrai il resto della tua vita in modo angoscioso e infelice.
Quando ti serve di misurarti la pressione, vai in farmacia e te la misuri
con la macchinetta automatica...
Se la dottoressa e` carina ti ci entra pure di fargli la corte... :-)
Mi accorgo che ti ho fatto la predica...
Vabbe` per questa volta lo posto, prometto che non lo faccio piu`, non mi
volere male.
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:bq5jba$rvp$1...@atlantis.cu.mi.it...

concordo nel modo più sincero
il mio suggerimento è stato solo uno sfizo tecnico che i ha fatto tornare
indietro di 20 anni.
ciao Abele


la differenza "normale" tra due identiche misurazioni sarebbe maggiore della
tolleranza minima :-(

 volere male.
ci mancherebbe altro

 ciao Abele
ottimo succedaneo
devo solo chiedere al tizio di sopra di prestarmi il bacone senza prendermi
per pazzo :-))

 ottimo succedaneo
Per niente!
Col mercurio funziona, con l'acqua no.
Già col mercurio arrivi a compensare diversi mmHg in base alla temperatura,
con l'acqua diventerebbero decine!
Inoltre nell'uso dell'acqua devi tenere in considerazione la pressione di
vapore. E qui le cose diventano *veramente* difficili.
Lascia perdere questo metodo, se non vuoi "starare" del tutto il tuo
apparecchio.
Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:3fc70da4$1...@pfaff2.ethz.ch...

peccato che con questo metodo, per decenni,  siano stati tarati centinaia di
sfigmomanometri collegati alle incubatrici neonatali.
Tutto'ora i sistemi a CPAP utilizzano questa  metodica per la rianimazione
e la riabilitazione post traumatica.
non va dimenticato che in uno sfigmo in ambiente medicale parliamo di
temperatura ambiente e il possibile  errore causato dalla temperaturea   è
di molto inferiore all'errore di lettura insito in qualsiasi sfigmo ad
aneroide.
ciao Abele

 vorrei sostituirla
per un fonendo da pressione non e' il caso


se hai un foglio in mylar va benissimo
puoi usare anche un duschetto fatto con un foglio di quelli che si usavano
sui tecnigrafi per i disegni.
( non č possibile sostituire il foglio in mylar usando il piů moderno e
tecnologico "Print  Acitve Page" ) (;o))
ciao Abele


Spero però che il tutto venisse fatto tenendo conto, *perlomeno* della
pressione di vapore.
Ma poi perché non usare il mercurio, così ci si limita a un'ottantina
di cm?
Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:hoifsvck9ekmds66d...@4ax.com...

perchè è altamente velenoso ed in rianimazione si preferisce usare acqua
distillata.
se c'è un travaso d'acqua non succede nulla.
ciao Abele