Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: filtro antidisturbo 110v

Buongiorno a tutti.
 
Ho una sala chirurgica.
La tavola operatoria é ovviamente in inox, collegata a terra.
 
Spesso si usa si usa l'elettrobisturi, e a volte (ma non sempre, rare 
volte) la lampada scialitica (Led) va in palla, cambia configurazione, 
si accende, si spegne... sotto l'influenza dell'elettrobisturi.
 
L´elettrobisturi applica correnti elettriche in frequenza tra lo 
speciale bisturi e una placca di inox, che si mette sotto al paziente ed 
ovviamente fa contatto con la tavola operatoria.
 
Ora il disturbo che (inspiegabilmente) a volte si occasiona, sará di 
tipo elettromagnetico o si propaga per il sistema elettrico della stanza?
 
Ho pensato di cominciare installando un filtro antidisturbo, sulla linea 
dell'elettrobisturi... ma quale?

Non risponde alla domanda, ma giusto per discuterne, in Italia le
 prese e quindi il bisturi sarebbero finiti sotto trasformatore di
 isolamento e la scialitica a parte. Chiedo io agli elettronici:
 un trafo di isolamento, servirebbe?
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

 
 
 
Beh, fa fatica l'audio in un trasformatore normale, figuriamoci l' RF


Non conosco gli elettrobisturi, ma per come me l'immagino, da un punto di vista elettronico, di fatto e' un trasmettitore a banda larga (vedi 
https://www.researchgate.net/publication/7021143_Understanding_Electrosurgical_Unit_Perturbations_in_Order_to_Address_Hospital_Operating_Room_Electromagnetic_Compatibility
).
 
Detto questo, il filtro dovresti montarlo il piu' vicino possibile al generatore della scintilla, per evitare che i cavi di alimentazione/controllo dell'elettrobisturi vero e proprio (che e' l'oggetto che scintilla) irradino.
 
Se vuoi andare per tentativi, in genere le ferriti funzionano. Cercale anche su amazon. Sono molto semplici da utilizzare. Le vedi in questo esempio (e' un esempio eh, a te non serve tutta sta roba)
 
https://www.amazon.it/Kbnian-Ferrite-Magnetico-Nichel-zinco-Diametro/dp/B07RM1PDW6/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ferrite&qid=1615285973&sr=8-3
 
 
Come si applicano? E' intuitivo, le apri, ci passi il filo che alimenta l'elettrobisturi (intendo proprio l'elettrobisturi, l'oggetto che scintilla), le chiudi (dei dentini di plastica si aggrappano e le tengono chiuse). Ovviamente scegli quella adatta al diametro del cavo che va all'elettrobisturi. Non basta una? Montane due, tre, quattro. Non c'e' un limite vero e proprio, ovvero esiste, nel senso che dopo un certo limite e' inutile attenuare ancora. Come intuisci, non c'e' alcun collegamento galvanico. Puoi metterla e toglierla senza fare alcun danno. Non devi spellare fili ne' saldare niente.
Volendo, se c'e' spazio dentro la ferrite, puoi far fare una spira al cavo nell'elettrobisturi e passare due volte dentro la stessa ferrite.
 
Se questo sistema non funzionasse, bisognerebbe fare indagini strumentali (basta anche un analizzatore di spettro rudimentale, di quelli low cost) per capire il tipo di disturbo e perche' la lampada scialitica ne risente. A quel punto si potrebbe eventualmente agire anche sull'elettronica della lampada, perche' non puoi certo impedire all'elettrobisturi di scintillare, e' quella la sua funzione. Idee ne ho, ma e' un po' lungo metterle giu' qui, e magari inutile o fuorviante.

   dovuti ai condensatori del radiologico.
 
i miei raggi x, peraltro macchinario prodotto a bergamo, sono 
semplicemente attaccati alla 220V su una normale presa, seppure su linea 
dedicata fino al quadro elettrico. Son 4KVA di picco, istantanei.
Poi c'é il digitalizzatore Agfa, che va a 110V ma non consuma molto.

 l'hardware che l'ambiente in cui opera.
 
Per i vari permessi edilizi sono stati preparati i progetti da un 
ingegnere, e poi approvati dal municipio e dai pompieri.
Non c'erano particolaritá nell'impianto.
 
Ad ogni modo, parliamo di uno scatolotto ridicolo (l'elettrobisturi), 
che non consuma niente ed ha ovviamente il suo alimentatore switching 
interno. E la scialitica, a led, anche.
Devo andare a vedere, so che abbiamo lasciato un magnetotermico bipolare 
(due fasi per avere 220V) ma forse di fatto é arrivato a 110V, quindi 
magari cambiando fase il problema sparisce.
 

 metterli in tubi metallici
 
mah, il sistema americano ancora usa fili rigidi, scatole di metallo, 
filo di terra nudo... immagina che bello quando devi schiacciare i fili 
dentro alla scatola... prese elettriche con le vitone esposte, alle 
quali "un buon elettricista" da due giri di nastro tutto intorno... le 
derivazioni si fanno attorcigliando i vari fili con la pinza, e poi 
bloccandoli col cappellotto con la molla dentro (wire nut), che in 
Italia non si usa piú dagli anni 90.
 
I tubi zincati (si chiamano EMT) si usano solo in certe aree di intervento.
 
La clinica veterinaria é con mia moglie, ma io ho oltre quaranta 
dipendenti, tra elettricisti ed idraulici.