Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misura di coordinate

C'ï¿œ questo misuratore portatile a tastatore:
 
http://www.youtube.com/watch?v=zdMf3HoD80M&feature=related
 
 
che ha sollecitato il mio subconscio.
 
Qui sotto una prova sul campo:
 
http://www.youtube.com/watch?v=WBEndPToX84&feature=related
 
 
Troverei anche il modo di usarlo, magari tre volte all'anno. Il problema 
ï¿œ sempre quello: secondo voi dov'ï¿œ l'in****ta? A parte il fatto che non 
so quanto costa e che funziona a batteria. Per esempio, l'asta del 
tastatore che flette potrebbe non essere una cosa positiva.
Ovvio che non potrete darmi una risposta se non di buon senso, che 
comunque ï¿œ giï¿œ abbastanza.
 
-- 
Standard & Poor's ha abbassato il rating dell'homo sapiens.

 
 
"danilob" <ta...@non.va.invalid> ha scritto nel messaggio
news:50a3f460$0$17946$4faf...@reader1.news.tin.it...

Con l'esperienza acquisita nel mio trascorso lavorativo, ora sono in
pensione, inizio con l'affermare che l'astina che flette ï¿œ normale in un
tastatore di misura.
Se non fosse cosï¿œ il rubino che costituisce di solito la sfera del tastatore
andrebbe in briciole alla prima toccata.
La flessione esiste anche in spinta e non solo radialmente.
Cosa fondamentale, prima di ogni misura, ï¿œ l'acquisizione dell'offset della
sfera in XYZ in modo che quando la sfera rileva la toccata si possa
calcolare la reale quota depurata del raggio sfera, dell'offset da quando
tocca a quando il segnale viene elaborato.
Questo per misure di precisione nell'ordine dei millesimi di mm su centri di
lavoro con velocitï¿œ di toccata fissa e costante.
Vedo che da quando, dal '85 al 2005, usavo il Renishaw ed il Marposs sui
prototipi dei grandi centri lavoro di strada ne ï¿œ stata fatta molta ma la
base di partenza ï¿œ sempre quella.
Nel caso particolare proposto siamo di fronte ad una serie di encoder che
stabiliscono una posizione tridimensionale di un punto nel momento che la
sfera tocca una superficie.
Un ottimo software elabora la serie di punti acquisiti ed eventualmente li
confronta con quelli teorici da controllare oppure acquisisce le
informazioni per definire il disegno del pezzo da costruire.
La curiositï¿œ che il thread ha suscitato mi ha spinto a googlare "Renishaw" e
.....:
 
http://www.renishaw.com/en/renishaw-enhancing-efficiency-in-manufacturing-and-healthcare--1030
 
http://www.renishaw.it/it/renishaw-introduces-new-multisensor-probe-for-advanced-portable-arm-cmms--9231
 
http://www.marposs.com/product_line.php/eng/machine_tool_applications
 
http://www.youtube.com/watch?v=Dy4SWxvP0Q4&feature=relmfu
 
http://www.youtube.com/watch?v=TschG4nH9Lg&feature=relmfu
 
 
Ciao a tutti, Guido 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=TschG4nH9Lg&feature=relmfu
 
 
Oggi col laser, anzi coi laser si dovrebbe dire visto che possono lavorare 
sui 3 assi contemporanemaente, non c'� piu soddisfazione, 2 click e non solo 
rileva la misurazione ma ti disegna un DFX ti fa un confronto parametrico 
differenziale con un DFX prestabilito ti dice anche l'angolazione di una 
parte i raggi se ci sono parti curve....per piccoli campi di misura e 
applicazioni specifiche ci sono anche microscanner che rilevano la 
rugorosita e ne tracciano un grafico parametrizzato sull amisura e disegno 
del pezzo, tutto ci� manco lontano da casa mia :) 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:50a4064b$0$13278$4faf...@reader2.news.tin.it...

E dai....mettici un po di link.....
In che campo di misura lavorano?
Riescono a misurare all'interno di cave come riesce a farlo il Renishaw con 
il tastatore a stella?
 
 

 con il tastatore a stella?
 
il raggio laser misura TUTTO anche fori multidiametro di pochi mm, il 
problema � gestire la discriminazione, lavorare in ambiente sterile e pulire 
con aria strafiltrata e secca il pezzo campione prima, altrimenti un pelo di 
una maglia te lo vede come difetto....
il settore in cui ci ho messo le mani era quello automotive di un grosso 
grossoooo gruppo di questo settore, anche se lo stabilimento in fondo per 
loro era piccolino, 400dipendenti circa, io ero in controllo qualita 
diferiemnto cliente finale prodotto, in via teorica non ci avrei neppure 
dovuto mettere le mani su quelle atrezzature, ma alla fine gioco forza si 
era obbligati, non la usavo ovviamente come la usava il tencico addetto, ma 
insomma :) per farti un esempio per misurare tutte le quote di un cooler per 
CPU che stavo provando a costruirmi, quindi altezza variabile per condotto, 
raggiature della serpentina intagliata nel pieno, intaglio che serviva da 
alloggiamento del OR fori ectctct, ci avra messo 30 secondi per scansionare 
tutto....lo so perch� guardavo l'olorologio sperando non arrivasse qualche 
losco figuro della dirigenza :) 
 
 


 
Interessante, una scansione 3D perfetta!
Che precisione si riesce ad avere in micron?
 
 

 Che precisione si riesce ad avere in micron?
 
Immagina di aprire il portellone di un tornio CNC di medie piccole 
dimensioni, posizioni il pezzo e manco lo fissi stabilmente perchč non c'č 
contatto fisico alcuno, chiudi il portello per un 100 misure circa pochi 
secondi , manco facevi tempo a sbirciare la luce laser in azione, qualcosa 
di piu complesso con qualche miglioo di punti 20 30 secondi, da li ti usciva 
il disegno finito se volevi quello i risultati in base a misure e/o disegni 
di riferimento ectcttc.....
sulla precisione a noi non serviva lavorare oltre il decimo quindi figurati 
:) in ambito di protipizzazione so che il mezzo decimo era lo standar e 
credo potesse spingersi anche oltre, come ti dicevo un pelo di una maglia 
per lui poteva essere un errore.... cmq se googli NIRIM o metrologia laser 
dovresti trovare parecchio materiale 
 
 


 
Grazie!
Ciao! 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k816hd$7tm$1...@dont-email.me...

iNRIM...... 
 

 
Link interessanti:
 
https://www.google.it/search?q=metrologia+laser+video&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a
 
http://blog.cam2.it/
 
http://blog.cam2.it/tag/metrologia/
 
http://www.directindustry.it/prod/aberlink/macchine-di-misura-a-coordinate-cmm-54078-409375.html#video
 
http://www.directindustry.it/prod/nikon-metrology/laser-scanner-3d-per-macchine-di-misura-a-coordinate-cmm-21023-438100.html#video
 
http://www.directindustry.it/video/metrologia-e-prove/scanner-laser-3d-scanner-laser-di-profili-digitalizzatori-3d-AK-1137.html
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k8191d$mka$1...@dont-email.me...

Si inrim sorry :) sono passati lustri da quell'ultimo di che ci ho messo le 
mani, ora le metto su lana cotone lino sintetico di varia natura ehehe ;)