Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sfigmomanometro digitale defunto?

Misuratore di pressione digitale Safety Easy, non l'ho utilizzato per un 
mese, ma credo sia ininfluente, l'ho acceso e... non č successo nulla. 
Cambio le pile, dopo un anno forse un po' presto ma ci puň stare, riaccendo 
e... non č successo nulla. Portarlo a riparare, ammesso che sia riparabile 
non mi prenderebbero meno di 30/35 Euro; con 38 Euro ho comprato un Omron 
base nuovo. Questo ha 11 anni di vita, buttarlo cosě mi sembra brutto :-) 
prima di buttarlo dite che si possa fare qualche cosa anche da chi non ha 
molta manualitŕ?
Grazie
 
Gi 
 
 
---
Questa email č stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 riaccendo e... non è successo nulla. Portarlo a riparare, ammesso che 
 
- pulisci dall'eventuale ossido i contatti delle batterie.
- smontalo, guarda l'interruttore / pulsante e prova a cortocircuitare i 
pin del pulsante/interruttore per vedere se parte. spesso su apparecchi 
simili si rovina il pulsante di accensione e non si avviano più
 
 
-- 
 
Dervis
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

simili si rovina il pulsante di accensione e non si avviano più
 
Proverò.
Grazie
 
Gi 
 
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

- pulisci dall'eventuale ossido i contatti delle batterie.
 
Più semplice del previsto!
Ciò che mi fa girare un po' è il fatto che avevo già provveduto a grattare i 
contatti delle batterie; contatti non a lamelle ma a spirale. Ho riprovato 
con più decisione e una raspa da ferro: ha funzionato.
Ora mi ritrovo con due apparecchi! :-(
Boh, servirà quando i valori saranno anomali per verificare la situazione 
effettiva. :-)
 
Gi 
 
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 


 
Diciamo, più correttamente, che ti serve ADESSO per verificare lo 
scostamente nella rilevazione da un apparecchio all'altro.
Poi, sempre per la precisione maggiore possibile, almeno uno dei due lo devi 
verificare dal tuo medico.
Lui ti prova la pressione con il classico sfigmomanometro analogico :-) e 
subito dopo oppure subito prima la misuri con il tuo.
 
Ciao
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

subito dopo oppure subito prima la misuri con il tuo.
 
Dimmela papale, papale: "compratene un terzo così tra due che eventualmente 
si discostano ci sono buone probabilità di sapere quella giusta, ovvero, 
avrai un terzo valore". :-((
 
Comunque non sono un paranoico della pressione, nemmeno di quella delle 
gomme, mentre invece...
La misuro ogni 20/30 gg. Se entro in un periodo più critico per cui devo 
fare un resoconto, una volta a settimana.
Non sono autolesionista ma sufficientemente fatalista.
 
Ciao, buona serata


scostamente nella rilevazione da un apparecchio all'altro.
 
Parola torna indree!
Siccome sono un paio di mesi che non la misuro, vacanze/pigrizia/memoria, 
giusto ora mi son detto: visto che funziona...
Evidentemente oggi ha fatto solo scena; morale lo messo in attesa di 
discarica e domani mattina vado in posta a ritirare quello nuovo.
