Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cosa succede se copro un contabilizzatore di calore?

Ciao a tutti, ieri mi hanno installato i contabilizzatori di calore 
Siemens WHE562-D29. L'installatore, di pochissime parole, alla mia 
domanda "cosa succede se mia moglie stende un asciugamano sul 
termoarredo del bagno ad asciugare e copre il contabilizzatore?" ha 
bonfonchiato un "sarebbe meglio di no" ma non ha argomentato. Purtroppo 
pare non esistere un manuale per i comuni mortali, su un forum di 
tecnici ho letto che se la temperatura sul sensore ambiente va oltre i 
35 gradi il contabilizzatore la calcola di default come se fosse 20 
gradi ma non c'era accordo nemmeno su questo. Qualcuno ne sa qualcosa? 
Grazie, saluti
 
-- 
David


E' un doppio sensore quindi calcola anche la temperatura ambiente, non so cosa succeda di preciso se lo copri e quindi lo porti 
tutto quasi alla temperatura del termosifone, ma ha un display che ti dovrebbe dare l'energia contabilizzata quindi fatti una 
bella scatolina di polistirolo o una sciarpa di pile e verifica cosa succede in due giorni simili (uno coperto e uno no).
 
Giulia
 
 

Principio di misurazione:
I ripartitori di consumi sono disponibili nelle versioni ad un sensore e a doppio
sensore.
I fattori di correzione impostati dalla fabbrica, e modificabili via software, sono i
seguenti:
KcHF = 1.28
Kc = 2.50
KQ = 1000
Exp. = 1.15
Se i ripartitori non vengono parametrizzati, ossia i fattori di correzione rimangono
quelli di fabbrica e non vengono modificati a seconda delle caratteristiche fisiche
del radiatore, prima di effettuare la fatturazione, i valori di consumo (VW) devono
essere trasformati utilizzando le seguenti formule di conversione:
Ripartitore a 1-sensore VW = 7.529 * 10-4 * AW * KQ * KcHF^1,15
Ripartitore a 2-sensori VW = 3.486 * 10-4 * AW * KQ * Kc^1.15
Tali formule permettono di calcolare il valore corretto dei consumi (VW) tenendo
conto del valore letto a display (AW) e dei fattori di correzione specifici del
radiatore (K c , K cHF e K Q ).
 
 
 
Giulia
 

 E' un doppio sensore...
 
Ma il secondo sensore, dov'è ?
Ovvero, si monta in un'altra parte della stanza, oppure è integrato nel 
corpo del contabilizzatore ?
 
 
-- 
Ciao
Michele


 
 
ora JULIETTA... ho un polso sinistro... duro piu dell'acciao....
con cui sono stato temprato..... ho un braccialetto di orologio
e tutto un orologio di titanio... sono il piu duro nel ng....
 
e anche non maricone....
 
MARIO DELLA JULIA INVITTA
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 sensore.
 
http://w5.siemens.com/italy/web/IC/bt/BA/contabilizzazione/Documents/WHE5_N2886.pdf
 
 
Vedere pagina 7.
 
(c'e' pure un typo nel manuale istruzioni: hanno messo il numero su
l'esponenziale una volta con la virgola, e una volta col punto...)
 
-- 
BArrYZ

 bagno ad asciugare e copre il contabilizzatore?"
 
Conta di piů, perchč il kc del termosifone standard tarato in laboratorio č 
invece in aria libera.
Se lo copri aumenta la temperatura del termosifone perchč limiti la 
convezione, quindi conta di piů.
Esattamente come i copricaloriferi di design, quelle cosa per ricchioni che 
coprono tutto il termosifone 
http://www.druma.it/upload/prodotti/76/big/druma_copritermo_copricaloriferi_02.jpg
, 
conta di piů.
Anche le tende, conta di piů.
L'aria č un pessimo conduttore, quando la T(rise) a 1cm nel punto di 
temperaturta media arriva a 28 gradi viene preso come riferimento e non va 
oltre.
Gli asciugamani conviene metterli all'aria, fuori al sole o dotare il bagno 
di un sistema automatico di deumidificazione, elettrico invece che tenerli 
li all'umido a coltivare batteri! 
 
 

 invece in aria libera.
 
ma quindi se volessi fregarlo dovrei ventilare abbestia il termosifone per scaldarmi l'ambiente e al contempo tenere al caldo il sensore in modo da far apparire un salto termico piú contenuto del normale?
 
cioé, se l'accappatoio lo appendo solo sul sensore, lasciando libero il termo, che succede? risparmio o no?
 
Mariozi

termico >piú contenuto del normale?
 
Non si riesce a tenere al caldo il sensore, non è esterno e misura la T 
(air) a contatto con il termosifone. La curva temperature-potenza è 
parametrizzata sempre sul termosifone standard in aria libera, viene 
analizzato il flusso di calore che passa trai due sensori. E' errato pensare 
che sia T(stanza) - T (termosifone) = consumo.
 
 
 
 

O.T. ma i contacalorie sono obbligatori entro dicembre 2016 anche  per case 
singole indipendenti unifamigliari?
 

 case singole indipendenti unifamigliari?
 
No 
 
 

> E' errato pensare che sia T(stanza) - T (termosifone) = consumo.
 
Grazie della risposta.
 
Fatico ancora a relazionare il tutto con la teoria che ci sta dietro, anche per capire quali ipotesi ha fatto il costruttore del contacalorie nello sviluppo dell'oggetto, e quindi quali limiti ha.
 
Il mio problema non é di credere ad una curva P/T, magari non lineare visto che tale curva deve tenere conto degli effetti di conduzione (lineare in T), convezione (altamente non lineare in T) ed irraggiamento (lineare in T^4).
Essendo non lineare, tale curva immagino possieda a paritá di settaggi uno o piú minimi agli estremi oppure al suo interno, da qui la mia domanda.
 
ciao ciao
Mariozi


 
ma ti pare?


singole indipendenti unifamigliari?
 
No, sono obbligatori per condiminii con riscaldamento centralizzato.
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Ripartitore a 2-sensori VW = 3.486 * 10-4 * AW * KQ * Kc^1.15
 
Cioč abbiamo per la prima formula:
 
VW = 1.00006622969*AW (un sensore)
 
e per la seconda:
 
VW = 0.999904200349*AW (due sensori)
 
Entrambi i fattori di conversione sono molto vicini a 1.
 
Max
-- 
Inviato da Samsung Mobile



Il giorno mercoledì 11 novembre 2015 10:25:10 UTC+1, David ha scritto:


L

Il 11/11/2015 10:25, David ha scritto:
 
CDO.....
Nulla, siete DNA incompatibili....:)
 
-- 
 
Ciao, Renato