Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: misuratore elettricità LIDL: che baraccone!

Stuzzicato da tutti questi commenti sul misuratore elettrico LIDL sono
andato a prendermene uno.
1) arrivo a casa, leggo tutto le belle istruzioni, lo infilo nella presa:
160 Volt! Però!
Provo tutte le altre prese, medesima tensione. Corrente e potenza sono
ovvimante falsatissime: reimpacchetto tutto e lo riporto all'LIDL per la
sostituzione.
2) Mi fanno la sostituzione, ne è rimasto solo uno! Lo prendo. Ancora nel
parcheggio provo a sfilare i proteggi batterie ...non si accende, ma come?
In macchina prendo un cacciavite, apro il vano batteria e sorpresa mancano i
contatti! Lo riporto subito indietro e mi fanno un buono da 10 euro.
Dato che per abbasare i prezzi eliminano in fase di pruduzione il controlo
qualità è normale trovare sì tanti bidoni!
3) faccio un po' + di strada e vado in un altro LIDL, ne hanno ancora 5,
speriamo che la mia sfortuna sia un meno distribuita! Lo prendo, tolgo la
protezione e si accende normamalmente. Arrivo a casa, lo infilo nelle presa
(quelli dell'LIDL non hanno voluto farmelo provare in loco, meglio forse
hanno solo il 380V!) e segna 215 Volt , già meglio ...peccato che in 20
minuti la tensione si assesta su 208 volt!
Inoltre questa macchinetta si scalda anche a vuoto.
Collego una lampadina a regime da 25 watt e me ne segna 20. Collego un
tostapane da 500 watt, come accendo il display si resetta e segna zero, mio
dio l'ho già rotto! Stacco tutto, pigio su reset e ricomincio: questa volta
dopo un po' di titubanza segna 450 Watt PF 1. Il multimetro fluke segna 222
V e 2.40 A: carico resistivo 530 Watt, ci siamo proprio, errori superiore al
10%! Non oso pensare con carichi induttivi o impulsivi! Per adesso mi sono
fermato, ho paura di andare su potenze maggiori, altro che i 4 kW massimi
dichiarati. Ogni tanto poi il display si "congela", non fa più nessuna
misura e devo resettarlo.
Secondo me serve solo per confrontare se un utilizzatore consuma in senso
relativo + o - di un altro utilizzatore simile. Per misure assolute meglio
lasciare perdere, quelle di kwh e costo totalmente inutilizzabili e
inaffidabili.
All'LIDL è meglio che torno a comprare solo la carta igienica come ho fatto
fin ora ;-).

  Non oso pensare con carichi induttivi o impulsivi!
In genere quali sono tali carichi?
Inoltre, se sai che misura sempre di piu' il 10 per cento, non puoi 
risalire al valore normale?
cioč sapendo l'errore che fa lo strumento, togli tu l'errore,
sempre che sia un errore costante.

 fin ora ;-).
Non ho mai comprato nulla al lidl ma dovrei fare un salto a prendere la 
macchina per il sottovuoto che hanno in offerta per la prox settimana,
in attesa che ritorni la radio della bench che non riesco a trovare da 
nessuna altra parte.

 sempre che sia un errore costante.
Intendi una compensazione tipo offset? Non è costante al variare del carico.
Su 25 watt è -20%, su 530 watt è -15%. Poi il mio sarà sfigato ma i valori
di tensione e corrente letti variano nel tempo, di "poco" (tanto rispetto ad
uno strumento serio!) ma variano.
Ripeto, non prendetelo come uno strumento di misura ma solo un giocattolo
per fare confronti spannometrici.

scusa č meglio un tester da 15 euro?
sui carichi induttivi e impulsivi e meglio?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sui carichi induttivi e impulsivi e meglio?
No è ancora peggio, servirebbe anche un cosfimetro e qualche altro strumento
a vero valore efficace.
Non dico di non prenderlo, prendetelo solo "con le pinze"!

andato a prendermene uno.
Io ne ho presi 2 e funzionano entrambi

 ha scritto nel messaggio
news:40e848d8...@News.Individual.NET...

Lo so, sono sempre sfortunato io!
Inserito nella presa e senza carico che tensione ti segna?  E' abbastanza
stabile nel tempo?
Toccando il retro lo senti surriscaldato?
Ti capita che durante qualche misura il display e i tasti si bloccano e non
esegue più nessuna misura?

 esegue piů nessuna misura?
No..
Ciao,
F.

esegue più nessuna misura?
Boh, per ora no, ma l'ho provato veramente poco.
Magari faccio qualche prova e ti so' dire
Ciao!

 fin ora ;-).
Anche i wafer non sono male
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:2ks631F...@uni-berlin.de...


purtroppo (scopemeter) non misura direttamente gli ampere.. moan groan
Direttamente in che senso?
Ci vuole una sonda di corrente?

 No..
Allora sono proprio sfigato, 3 ne ho provati e 3 non funzionavano a dovere!
LIDL zona Torino, magari la partita difettosa è arrivata da queste parti.

 ha scritto nel messaggio
news:Kg6Gc.35204$GQ3.9...@twister2.libero.it...



Per quanto riguarda la potenza, con una lampadina da 100 W mi segna 101W e
un fattore di potenza di 1,00
Mi sembra che funziona molto bene...
F.

 Mi sembra che funziona molto bene...
...dimmelo dopo che hai provato una statistica di n lampadine da 100 watt
;-)

 ha scritto nel messaggio
news:oBbGc.579318$rM4.24...@news4.tin.it...


 Ci vuole una sonda di corrente?
Gia', una pinza amperometrica.
b.