Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quale riferimento di temperatura casalingo?

Ciao.
In casa ho uno stanzino freddo. Per curiosità ho voluto misurare la sua 
temperatura con strumenti casalinghi, ovvero:
- termometro a mercurio da interni
- termometro a mercurio da esterni (da finestra)
- sonda del multimetro (a passi di 1°C)
I tre, posti nelle immediate vicinanze e senza correnti d'aria segnavano 
rispettivamente 16, 18/19, 18 °C.
Anche a temperature piu' elevate (20-22°C) permane lo scarto di 2°C tra 
i due termometri a mercurio.
Potrei recuperare altri termometri e scegliere a maggioranza, oppure 
chiedere al NG: vi viene in mente un qualche riferimento di temperatura 
casalingo? Che sia nel range dei termometri da ambiente, quindi 
-20/-10°C -> +40/+50°C.
L'acqua che bolle sarebbe troppo facile :-)
PaoloC

 ha scritto nel messaggio 
news:iip42s$cnp$1...@mophus.csi.it...

metti del ghiaccio in una bacinella...
aspetti che se ne sciolga una buona parte...
quando si forma l'acqua metti a mollo il termometro nell'acqua che deve 
indicare 0 gradi...
se non segna gli zero gradi conoscerai automaticamente la correzione da 
apporre..
-- 
_____/)_____
Skipper dixit...
 



E sposterai il tubicino in vetro rispetto all'asta graduata, ri-tarando 
il tuo termometro, se è fatto così:
http://www.pristerm.it/img/3/Termometro_AR.jpg
Sempre se il problema non consiste in una stampa in scala errata delle 
lineette che indicano il grado (od in una corruzione dell'alcool, dato 
che il mercurio dovrebbe essere vietato).
-- 
Ciao!
Stefano


LA tua ascella.....prima magari ti misuri la temperatura con un 
termometro medico per essere sicuro di non avere febbre ( ma te ne 
accorgeresti).
Ovviamente ci sono anche altri posti :-)
Ciao


Ghiaccio fondente.
Anche però con termometri da laboratorio è difficile misurare 0 °C.
Usa come riferimento circa 1 °C.
L'acqua in ebollizione è più stabile come temperatura ma ... se i 
termometri non ci arrivano ... non ci arrivano.
Altre possibilità:
Fondi dell' iposofito di sodio (sodio tiosoflato) 48 gradi se ci arriva 
il termometro.
Lo lasci raffreddare e resta liquido ... inserisci poi un cristallo di 
iposolfito e la temperatura si piazza stabile a 48 mentre cristallizza 
per un tempo decisamente lungo.
Naturalmente il tutto vale solo per un termometro che può lavorare in 
immersione.


ossignur 

 Usa come riferimento circa 1 °C.
Non lo sapevo.
tarando a zero gradi sbagliavo quindi?
ciao.


La risposta è ... dipende ...
Diciamo che ogni anno si ripete l'esperimento nei laboratorio (di 
fisica) e non si ottengono mai gli zero gradi esatti ma sempre qualcosa 
più vicino ad 1 °C.
Tieni conto comunque che un termometro da laboratorio per quanto preciso 
è piuttosto lungo ed esposto per tutta la lunghezza alla temperatura 
ambiente.
Inoltre l'agitazione dell'acqua con il ghiaccio fondente non è mai 
sufficiente e c'è sempre un gradiente di temperatura dovuta al fatto che 
il contenitore è esposto alla temperatura ambiente.
Nel caso del nostro amico se ne ha la possibilità può immergere 
completamente il termometro (e non solo il bulbo) e agitare con molta 
lena sperando di non rompere il termometro.
Con l'immersione completa almeno la conduzione del termometro con 
l'ambiente è eliminata.
Insomma ... diciamo che la taratura è sempre un po' difficile ...
L'acqua bollente grazie ai moti convettivi si ha uno scambio di calore 
molto più rapido e quindi risulta un riferimento più stabile (e inoltre 
la colonna di vapore isola il termometro dalla temperatura ambiente).

 la colonna di vapore isola il termometro dalla temperatura ambiente).
Da leggere:
*Con* l'acqua bollente  ecc. ecc.


difatti se potevo immergevo tutto il temometro e aspettavo almeno una decina 
di minuti.
La prossima volta terrò qualche decimo di grado sopra zero.
Grazie.
ciao. 

 La prossima volta terr� qualche decimo di grado sopra zero.
Direi che � ragionevole ...

 Direi che è ragionevole ...
Si. A memoria vale 0° C nell'ipotesi di totale immersione e con una 
pressione atmosferica stabilizzata a 760 mm Hg. Spero che la mia memoria 
non sia troppo fallace...
-- 
Ciao!
Stefano

 non sia troppo fallace...
In riferimento alla pressione atmosferica il passaggio di stato da 
solido a liquido e viceversa è moderatamente influenzato.
Piuttosto l'ebollizione dell'acqua, che io ho considerato come un 
riferimento migliore, va corretta almeno in funzione della altitudine.
Insomma la misura della temperatura non è cosa semplice.
Infatti i termometri danno misure spesso inattendibili.

Grazie a tutti per i suggerimenti.
Ciao!
Paolo

"PaoloC"  ha scritto nel messaggio news:iip42s$cnp$1...@mophus.csi.it...
Ciao.
In casa ho uno stanzino freddo. Per curiosit� ho voluto misurare la sua






--------------------------------------------------------------------------------
Comprati un termometro elettronico di buona marca ad es. Oregon Scientific, 
quello ti misurer� con precisione anche i decimi di grado.
Io ho molti termometri per casa elettronici e non e tutti si sfalsano di +- 
2 gradi, ma l'Oregon mi da la temperatura esatta esterno ed interno, e la 
temperatura esterna la trasmette senza fili.
Nemo