Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiutate un povero cristo ;-)

Avrei bisogno della consulenza di un esperto del bricolage per costruire un
aggeggio per realizzare un esperimento.
Il mio scopo è verificare se, applicando su di un palloncino una speciale
colla, se ne possa aumentare la tolleranza all'aumento di pressione.
Ecco il mio modello:
· Si tratta di un piccolo palloncino in gomma sottile che, gonfio, raggiunge
le dimensioni di una nocciola, dotato di un tubo di entrata ed uno di
uscita, entrambi con calibro di qualche mm.
· Sul tubo di uscita, viene posizionata una graffetta che occlude la
fuoriuscita di aria.
· Sul tubo di entrata viene posizionata una siringa con annesso manometro.
· Mediante la siringa, viene immessa acqua nel palloncino, determinando
tensione dello stesso.
· Col manometro si vuole misurare quale pressione il palloncino sia in grado
di sopportare prima di scoppiare.
Dovrei costruire uno strumento adatto al mio scopo in grado di rilevare
pressioni nell'ordine della decina di mmHg con variazioni nell'ordine
dell'unità
Per contattarmi in privato, scrivetemi a 
joPUNT...@libero.it
Grazie, ciao

 dell'unità
Visto che a te serve il picco, non sicuramente visibile ad occhio, ti 
consiglierei o un sensore di pressione con relativa elettronica, oppure 
uno di quelli a mercurio con il pezzettino di non so che cosa che rimane 
alla pressione raggiunta.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 Ciao.Alberto.
Un saluto all'amico sperimentatore a cui ho cercato, su isf, di dare una
mano per la parte teorica.
Venendo a noi, caro omonimo, credo che tu abbia avuto una buona idea da
consigliare a JW (della cui colla ormai sto interessandomi anche io ;-))
Il punto è che dobbiamo aiutarlo a costruire sto apparecchio pezzo per
pezzo. A JW vorreio fare alcune domande:
- questi palloncini dove li prendi, hai già una idea?
- come ci spalmi la colla sopra: pennello e pazienza?
- hai pensato all'apparecchio per la pressione di cui ti ho parlato anche
io? La scala (fino a 300-350 mmHg dovrebbe bastarti). Se così non fosse
potremmo cercare di allungare la scala.
A presto,
Al.

 ha scritto nel messaggio
news:Hk7Vb.21626$U4.7...@twister1.libero.it...

Visto che usi acqua, tra la siringa e il palloncino monti un T con un
tubicino che attacchi al centro di una stecca alta quanto vuoi con a fianco
del tubicino un righello, un metro o strisce di carta millimetrata. Pompando
acqua nel palloncino l'acqua andrà anche su per il tubo e tu saprai la
pressione in mm di acqua con la precisione del millimetro. Ovviamente
arrivati alla pressione di due metri di colonna d'acqua occorre essere in
due, uno misura e l'altro pompa. Inoltre occorre mettere una bacinella sotto
il palloncino.
Il materiale è reperibile in un negozio per acquari. Chiedi del tubicino per
gli ossigenatori.
            Antonio

 - hai pensato all'apparecchio per la pressione di cui ti ho parlato anche
io?
si, ma non va bene: la scala di un manometro anaeroide ha intervalli troppo
ampi rispetto ai valori pressori che devo determinare; le pressioni che mi
aspetto sono nell'ordine della decina ed il manometro deve essere in grado
di cogliere anche incrementi di un solo mmHg; probabilmente la scelta di un
manometro elettronico è più costosa ma di certo più adeguata

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1a8f211a8...@News.CIS.DFN.DE...
Visto che a te serve il picco, non sicuramente visibile ad occhio, ti
consiglierei o un sensore di pressione con relativa elettronica...
L'idea mi piace: dove potrei trovare uno strumento del genere? Magari se
potessi vederlo on-line ed apprenderne il prezzo...
Altro dettaglio: ho necessità di applicarlo ad una siringa con ago, dato che
il tubicino nel quale devo iniettare l'acqua è di calibro molto ridotto;
come devo fare?

 ha scritto nel messaggio
news:Hk7Vb.21626$U4.7...@twister1.libero.it...

per realizzare il circuitino idraulico userei tubicini in teflon per non
perdere i picchi di pressione .
i tubi in plastica o in silicone, essendo elestici, rischiano di arrotondare
troppo le curve di pressione
come trasduttore userei un trasduttore di pressione elettronico prelevando
il segnale direttamente dopo l'amplificatore e prima dell'integratore del
display.
ciao abele

 display.
puoi farmi un disegnino? ;-)
dico sul serio: data la mia ignoranza in materia, mi farebbe piacere se
potessi dirmi dove trovare una foto dei componenti sopradescritti... (sto
messo male, eh ;-)
grazie, ciao

 ha scritto nel messaggio
news:gjQVb.26910$U4.9...@twister1.libero.it...

direi che allora è una battaglia persa perchè dovresti progettarti il tutto
in base alle tue necessità e verificare i risultati
mi dici cosa vorresti fare?
magari mi vienne un'idea più facilmente percorribile
ciao Abele