Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: soluzione calibrata a 1382ppm (mg/l)

Ciao a tutti. Oggi mi è arrivato il TDS meter che è uno strumentino per 
testare la conducibilità elettrica dell'acqua in qui viene immerso.
Leggo che è necessaria una calibrazione (infatti provando ad inserire 
l'apparecchio in un bicchiere d'acqua di bottiglia, leggo un valore 
decisamente inferiore a quello riportato sull'etichetta).
Sul manualetto è riportato che è necessario immergere il TDS in una 
soluzione di acqua distillata e lasciarlo attivo per qualche ora (acceso?), 
quindi immergere il TDS in una soluzione calibrata a 1382ppm(mg/l) a 25°C e 
quindi anche con l'aiuto di una vitina di regolazione, calibrare il TDS in 
modo che il display visualizzi 1382.
Ora: comecavolo faccio ad ottenere una soluzione di acqua a 1382ppm (mg/l) ?
Suppongo di dover partire con acqua distillata ...
Oppure c'è in vendita una soluzione simile ?
Perchè prima di questo è necessario lasciare addirittura qualche ora (some 
hours) l'apparecchio in acqua distillata ? Per pulire gli elettrodi ?
Deve rimanere acceso per tutte le ore che lo lascio in acqua distillata ?
Alla fine della calibrazione c'è scritto che è necessario "replace the 
battery compartment cap". devo sostituire le batterie o solo il cappuccio 
che contiene le batterie ?  :-)))
Secondo me quando all'inizio dicono di lasciarlo qualche ora in acqua 
distillata non è necessario che il TDS resti acceso, percui la sostituzione 
delle batterie di cui parlano alla fine che ciazzecca ?
grazie a tutti, ciao. 

ho trovato un negozio che vende la soluzione calibrata.
però i vs commenti sono cmnq graditi.

 delle batterie di cui parlano alla fine che ciazzecca ?
Bohh, magari se ci dai un link a una pagina che mostra il tuo strumento ci
capiamo qualcosa in più.
Repo

 capiamo qualcosa in più.
http://cgi.ebay.it/TESTER-CONDUTTIVIMETRO-TDS-ACQUARI-OSMOSI_W0QQitemZ130011651049QQihZ003QQcategoryZ3212QQrdZ1QQcmdZViewItem
 

 Oppure c'č in vendita una soluzione simile ?
Qualcosa di piů serio di Hanna esiste sul mercato.
Comunque, l'aggeggio č sempre accompagnato da almeno una bustina di 
calibrazione che, probabilmente, o hai buttato oppure non ti č stata 
consegnata dal venditore. 


http://cgi.ebay.it/TESTER-CONDUTTIVIMETRO-TDS-ACQUARI-OSMOSI_W0QQitemZ130011651049QQihZ003QQcategoryZ3212QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da quella pagina si capisce poco o niente, per curiosità cosa si vede nella
parte sensibile (quella che viene immersa per la misura)
Potrebbero esserci un paio di bacchette o lamine metalliche e magari la
parte terminale di una piccola provetta in vetro, con al centro o sul fianco
un piccolo inserto cilindrico in ceramica, oppure la parte terminale del
vetro potrebbe avere una colorazione blu/verde (meno probabile).
Comunque è molto probabile che lasciarlo in acqua qualche ora serva a
riattivare qualche membrana.
Per quanto riguarda il cappuccio non è che la vite di taratura si trova
sotto il cappuccio e le istruzioni intendano più semplicemente di rimetterlo
al termine della taratura?
Repo

 Qualcosa di più serio di Hanna esiste sul mercato.
A giudicare dal link che ha indicato direi che è riuscita a trovare qualcosa
di meno serio di Hanna :-)))
BTW sei del settore?
Repo

Qualcosa di piů serio di Hanna esiste sul mercato.
Metrohm? ;-)
Ha anche altri prezzi...
Boiler

 Ha anche altri prezzi...
Metrohm sono strumenti classe laboratorio e non ha prezzi alla portata del 
comne mortale.
Inoltre non ha strumenti finalizzati a scopi tipo acquariofilia. 

Inoltre non ha strumenti finalizzati a scopi tipo acquariofilia. 
Beh... volendo perche' no?
Non me ne intendo assolutamente di acquari, ma cosa devi misurare?
So che serve il pH e Metrohm pHmetri li fabbrica.
Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:mgpkc2l30ebibbav5...@4ax.com...

Certo, in Svizzera, ma non sono strumenti tascabili 

 consegnata dal venditore.
si ho visto hanna...
andrò li a prendere la soluzione e magari mi faccio dare qualche 
suggerimento per il TDS meid in ciaina...
grazie. 

 Oppure c'è in vendita una soluzione simile ?
1382 ppm di che cosa ?
Se serve un sale qualsiasi sciogli 1,382 gr di cloruro di sodio (sale da 
cucina)
in un litro d'acqua.
Come fare a pesare 1,382 grammi ?
Forse comprando la bilancia che era in optional a 1000 euro ?
A parte gli scherzi mi sa che non ti hanno dato la soluzione campione.

 Suppongo di dover partire con acqua distillata ...
Ovvio che si, anche se quella che trovi al supermercato non è proprio tale.