Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termometro al mercurio, come lo aggiusto ??

salve a tutti sono venuto in possesso di uno di quei termometri al 
mercurio (non quelli per la febbre) ma per misurare la temperatura sia 
minima che massima con un pulsantino di azzeramento di quelli che si 
appendono al muro... ebbene... noto che il mercurio non č + contiguo ma 
presenta parecchi vuoti.
spero di essermi spiegato altrimenti faccio una foto... come potrei 
aggiustarlo ossia rendere tutto il mercurio come una linea continua ??
Giuseppe

 aggiustarlo ossia rendere tutto il mercurio come una linea continua ??
Agitandolo a bestia come faceva la nonna (ossia tenendolo dalla parte 
opposta dell'ampolla e muovendolo violentemente a pendolo), non 
migliora?
Alberto
-- 
Carlo Rubbia: Siamo su un treno che va a trecento chilometri all'ora, 
non sappiamo dove ci sta portando e, soprattutto, ci siamo accorti che 
non c'è il macchinista.

 ha scritto nel messaggio 
news:LWyWk.109420$Ca.2...@twister2.libero.it...

di solito questi termometri hanno un anellino
per appenderli. Legaci un pezzo di cordicella
lungo circa 1,5 metri, vai possibilmente all'aperto
dove non ci siano ostacoli e comincia a far
roteare il termometro intorno alla tua testa
come se fosse un rombo piů veloce che sai
senza romperlo.
Dopo un po' di rotazioni rallenta e
con precauzione recuperalo senza farlo
sbattere da nessuna parte e controlla se il
mercurio si č ricompattato. Altrimenti
ripeti l'operazione. Se riesci a ricompattarlo
controlla che sia nella colonna Massima che
Minima i gradi siano gli stessi in valore assoluto.
A volte succede che appaiano valori diversi
(per pochi decimi) e allora č molto difficile recuperarlo.
Bonne chance :)
Peppe

 presenta parecchi vuoti.
hai provato a metterlo nel freezer per un po'?

 Alberto
--------------
ho provato già a sbatterlo in tutti i modi... anche a metterlo su un 
termosifone..
niente di niente... non so cosa altro fare...
Giuseppe

JOE ha detto questo martedì :

A metterlo su un termosifone, sicuramente no.
Vedevo bene solo il pendolo cruento, ma se non funziona...
Alberto
-- 
Léo Campion: Il lavoro è l'occupazione di chi non ha nulla da fare.

 ha scritto nel messaggio 
news:DFPWk.109984$Ca.2...@twister2.libero.it...

Non si recupera piu'. Anche se riesci a ricompattarlo
alla prima escursione si ridistacca. In particolare su questi
a 2 aste per la minima e massima.
Quando succedono questi distacchi fra le due zone di mercurio
viene a crearsi del vapore di mercurio che esercita una pressione,
seppur minima, rispetto al resto del tubicino che e' sotto vuoto.

 hai provato a metterlo nel freezer per un po'?
------------------
veramente, come dicevo, l'ho messo su un termosifone...
pensavo col caldo ;:((
dici con il freddo ???
cmq mi pare anche ottima la soluzione di Spingule Francese...
oggi provo... riposto...
Ciao 


fai come si è sempre  fatto per azzerare i termometri a mercurio , ci vuole 
più tempo ma con un pò di prove di solito si  riesce
-- 
ciao
Abele 

 vuole più tempo ma con un pò di prove di solito si  riesce
-----------
scusa... ossia come quelli per la febbre ossia la spinta verso il basso 
oppure
il freezer ??
G 


impugni il termometro dalla parte opposta all'ampollina di raccolta e sbatti 
la mano come se stessi sbattendo una tovaglia per togliere delle briciole
  sinceramente non ho mai sentito parlare del freezer per eliminare le bolle 
d'aria e sinceramente mi sfugge anche come potrebbe  farlo
-- 
ciao
Abele 

 il basso oppure  il freezer ??
questo è l'aspetto di un termometromax-min domestico
http://www.satisnc.com/art/404.html

 ha scritto nel messaggio 
news:zvgXk.199883$FR.4...@twister1.libero.it...

non ci sono bolle d'aria.
Questo tipo di termometri è ad alcool e non a mercurio,
Nel bulbo in alto a sinistra (sopra la scala delle minime)
c'è alcool e nel bulbo a destra vapori di alcool a bassa 
pressione.
Il mercurio ha solo funzione di indicatore e serve anche
a spingere i due indici in metallo ferromagnetico che
servono a memorizzare la misura in entrambi i rami
del tubo capillare. Quando si preme il pulsante si
allontana una striscia magnetica che teneva in posizione
i due indicatori ed essi per gravità si riappoggiano sulla
colonna di mercurio.

 
http://www.satisnc.com/art/404.html
----------------------
esatto il mio č simile a quello nel link...ma tu che dici ho qualche 
speranza
di riuscire a compattare il mercurio oppure rinuncio ??
Ciao 

 di riuscire a compattare il mercurio oppure rinuncio ??
non so che dirti. In casa mia c'è sempre stato almeno
un termometro max-min. Ma sempre prima o poi o qualche
temporale violento o qualcuno di noi per distrazione lo
faceva cadere con le conseguenze che conosci.
Alcuni riuscivo a ripararli col metodo descritto, altri
no. Potrei dire che stavo perdendo il campionato
4 a 8 (8 persi 4 riparati) se la memoria non mi inganna.
Ora con i termometri elettronici non c'è più problema.
Quelli quando cascano si rompono senza fallo! ;)
ciao
Peppe