Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: congelatore e temperatura farlocca ??

ciao a tutti,
ho un congelatore che è settato ad una temperatura di
-18...ho comperato un termometro da congelatore esattamente questo
shorturl.at/iqyGW
 ma dopo una giornata mi segna circa -13...
secondo voi chi sbaglia ? il termometro oppure il congelatore.
che altra prova potrei fare ??


Compra un altro termometro di altra marca, magari altri due,
assolutamente di marca e costruzione differente.
Quando avrai abbastanza campioni potrai capire chi è in errore.
 

Il 16/03/23 16:29, Joe ha scritto:

Cerca "elitech rc-5", e' un termometro registratore, tiene in memoria 
fino a 32000 punti, intervallo di lettura impostabile da 10s a 24h.
Si gestisce in Win tramite USB, con il suo software (gratuito).
 
angelo


Fa prima a verificarlo in acqua e ghiaccio. Ed è anche
più economico.
 
 
 
 

 Quando avrai abbastanza campioni potrai capire chi è in errore.
 
 
In questo caso la precisione non è democrazia :)
L'OP compra dieci termometri che indicano -13, -12, -14, -13, -13, -11, 
-14, -13, -12, -18.
 
Quindi deduce che la temperatura è circa -13; peccato che l'unico 
termometro di precisione è l'ultimo (-18) e gli altri probabilmente sono 
porcherie rimarchiate in contenitori diversi e rivendute su mille canali.
 
Non so se sono riuscito a spiegarmi, l'importante è che io mi sono capito :)
 
 

Joe ha scritto:

se vuoi fare una misura precisa,diciamo con errore di 1 grado,compera
un termometro che ti dia,come caratteristiche, la precisione di un grado.
per verificarlo,in un contenitore di polistirolo,ci metti ghiaccio fatto 
con
acqua distillata e acqua distillata,in modo da creare quello che si chiama
in gergo "ghiaccio fondente" e misuri la temp. di questa miscela.
la misura deve essere 0°C +/-1 °C,ovvero andare da -1 a +1
 

 -18...
 
come? Con la manopola coi numeri? 
 

più economico.
 
Questo sistema è valido per tarare i termometri classici che sfruttano la dilatazione di materiali noti,
ma uno elettronico potrebbe perdere linearità o sballare del tutto a -18, mentre a 0 è preciso.
 
 


Dalle recensioni direi che quell'apparecchio è mediocre,
meglio usare una cosa come questo
https://www.ebay.it/itm/233384978689
 
 
È il primo che ho trovato, non per forza questo.
 
 
 
 

 
 
Quelli del tipo che indichi, sono soggetti a piccoli spostamenti della 
fialetta, riportando valori inesatti.
Mi è successo.
 
Gi
 

che altra prova potrei fare ??
 
Anni fa in ferramenta per 2,5 euri ho preso un termometro di legno,
oggi lo ho messo nel frigo, bisogna essere veloci a leggere perché se lo tiri fuori sale subito,
qui fotografato senza prenderlo in mano:
 
https://ibb.co/ZN210wp
 
 
-18 
 
Il rischio di quelli classici forse è che col trasporto si possa spezzettare il liquido se lo compri online.
 


e come faccio a sapere la temperatura ?? :-(
 
 

Il 16/03/2023 16:39, John Doez ha scritto:

:-)... in sostanza compero un altro congelatore ?? :-)

John Doez ha scritto:

cosa????? potresti farmi un esempio e una spiegazione?
visto che sono 40 anni che uso sistemi elettronici di misura di temperatura,
sopratutto a termocoppia, e per la taratura si usava un pozzetto
criogenico a 0°C con un errore max di 0.01°C...quindi non vorrei
aver fatto 40 anni di errori...attendo speranzoso
 

 aver fatto 40 anni di errori...attendo speranzoso
 
 
Lui sta dicendo un'altra cosa, se il termometro soffrisse di (marcata) 
non-linearità (K!=1) puoi anche centrare in maniera precisissima la 
scala a zero gradi ma a meno diciotto ti indicherebbe
-18*K != -18.
 
 
 

infar ha scritto:

scusa,ma ha scritto:
"Questo sistema è valido per tarare i termometri classici che sfruttano la
dilatazione di materiali noti,ma uno elettronico potrebbe perdere linearità
o sballare del tutto a -18, mentre a 0 è preciso."
 
io lo interpreto cosi:
1 -il sistema del ghiaccio fuso si puo usare per termometri meccanici,mentre
se lo usi per termometri elettronici potrebbe dare risultati errati
2-se uso un termometro elettronico che ha un range di lavoro -20/+100°C
perchè dovrebbe sbagliare a -18 e misurare esatto a 0 ? (tenendo conto
dell'errore dello strumento,logicamente...)
3-certo che se uso un termometro elettronico che lavora da 0 a +100 è
logico e lapalissiano che a -18 non so cosa mi dia fuori
conclusioni: se usi un pozzetto criogenico termostatato, puoi controllare
qualsiasi sistema di misura che abbia come campo di lavoro 0°C
 
 

 qualsiasi sistema di misura che abbia come campo di lavoro 0°C
 
 
Innanzitutto, rileggendomi, mi accorgo di aver descritto un errore di 
scala, non di linearità.
Volevo semplificare ma è stato peggio.
 
Non cambia comunque la sostanza delle cose, se un termometro -20/+100 
affetto da non linearità o da errore di scala lo tari perfettamente a 
zero gradi, a 0C indicherà 0 spaccato, mentre a -18 indicherà giocoforza 
un valore errato.
Perché? Per errore di scala e/o linearità :)
 
 
 

infar ha scritto:

perfetto,ma quando lo comperi ti viene dato l'errore che compie lo strumento
per cui lo puoi sapere a priori prima di acquistarlo...spesso l'errore 
che ti
viene indicato è la somma di tutti gli errori che compie il sensore o lo 
strumento
esempio : 0-100°C +/- 1%fs...vuol dire che sulla misura hai sempre un 
errore di
+/-1 °C
 

perfetto,ma quando lo comperi ti viene dato l'errore che compie lo strumento
 
Scusa ma si era partiti da termometri elettronici cinesi da 6 euri
in cui anche l'elettronica è esposta alla temperatura, non solo la sonda,
e dubito abbiano certificazioni affidabili se le hanno.
Magari tra 0 e 50 gradi sono perfetti, ma a -20 ho dei dubbi.
 

John Doez ha scritto:

io ne comperato uno su ebay da 10 euro e va da -20 a +80,con sonda esterna
e cavetto di circa un metro...dicono anche la precisione (1°C...) ma per 
un campo
cosi esteso non ci credo ...non l'ho provato perchè non mi interessa
 


Come ti hanno suggerito, innanzitutto potresti controllare se a 0° segna 
correttamente. Se trovi un errore a quella temperatura, direi che il 
termometro è da archiviare.
 
Ad ogni modo, io non metterei un apparecchio elettronico dentro un 
congelatore, sperando che funzioni perfettamente...non di questa 
categoria, almeno.
Tra l'altro, ha indicato il suo limite a -20°, che è del tutto vicino 
alla misura che dovresti fare...non ci si può fidare nemmeno delle pile, 
con quella temperatura, figuriamoci dell'elettronica pechinese.
 
Userei piuttosto un termometro "meccanico":
Qualche mese fa ho preso questo, anzi, tre di questi.
https://www.amazon.it/gp/product/B002IKBZWM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
 
 
Un bundle che pagavi 1 e prendevi 3...made in Germany, scostamento 
massimo tra tutti era entro 1°
 
 
 
sandro

sandro ha scritto:

usi un termometro con sensore esterno a filo...per la misura che
deve fare,di pochi minuti ,il passaggio del filo tra la guarnizione
non causa nessun errore
 

 
secondo voi nel congelatore si può mettere un termometro a mercurio ??
tipo questo ???
https://postimg.cc/cg0Zw02b
 

Joe ha scritto:

a parte che non è a mercurio ma ,probabilmnte, ad alcool o altro liquido;
ma lo puoi mettere tranquillamente ,ma poi non pretendere di leggere
con precisione,visto che ti è sconosciuta...puo darsi che leggi giusto :-)
 


Il vantaggio dei termometri linkati è che ce li lascio proprio, dentro i 
scomparti frigo e congelatore, e ogni tanto gli do un'occhiata...
 
 
 
sandro


grazie, cmq preso foto da AMZ e dice che pè al mercurio :-)

Joe ha scritto:

ok, pensavo che ormai nessuno usasse piu il mercurio,data la sua
intrinseca pericolosità per l'uomo e l'ambiente