Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: mi conssigliate un tester decente?

adesso ho un cinese direi il solito digitale preso alla fiera 
dell'elettronica per pochi euro
funziona ancora ma ieri mentre testavo un motore elettrico mi ha fatto 
perdere un sacco di tempo perchè dava entrambi gli avvolgimenti interrotti 
mentre il motore non gira ma assorbe corrente e fa il classico rumore di 
mote che cerca di avviarsi
 
morale prendo una pinza eamperometrica di pari rango e mi ha indicato 
correttamente che uno solo degli avvolgimenti era interrotto quello di 
marcia mentre quello di avviamento aveva circa 43 ohm di resistenza
 
riprovo col tester stessi puntali e mi da ancora interrotto..ergo ho capito 
che è inaffidabile per queste misure di resistenza  quindi cerco qualcosa di 
meglio pur sempre senza strafare 
 
 

meglio pur sempre senza strafare 
 
Io ho dagli anni 90 un Metex M-3630.
 
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


ma se cortocircuiti i puntali ti da zero ohm ? (prova che si fa sempre 
tutte le volte),
e su una resistenza bassa (43 ohm) ti dà infinito?
Molto strano.
Se non sei abituata a fare la prova all'inizio della misura, male.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Io utilizzo da sempre il mitico Ice 680R e non lo cambio...
http://www.audiovalvole.it/enciclopedia/misure/tester_analogico_04_large.jpg
 
 


 
 
certo che ho provato e dava non proprio zero ma valori molto 
bassi(cortocircuitando i puntali)
 
mentre col motore indicava su scala 200k indicava 1 ossia la resistenza 
è maggiore del fondoscala
 
il resto tipo la tensione ma anche i condensatori li misura suff precisi

bassi(cortocircuitando i puntali)
 
Forse i contatti del selettore ossidati?


 meglio pur sempre senza strafare
 
Se ti serve roba buona e durevole orientati su uno dei vari Fluke, anche modelli base se 
non hai misure particolari da fare. Anche i prodotti HT non sono male pur essendo meno 
blasonati. Io personalmente ho per "uso cantiere" un Fluke base e per misure "fini" un 
Agilent.
 
-- 
Franco
 
 


Eh bello strumento
Quarant'anni fa andava bene
 

> quindi cerco qualcosa di meglio pur sempre senza strafare
 
Con un Fluke anche di fascia bassa non puoi sbagliare (100 euro), le 
uniche caratteristiche importanti da guardare sono il true RMS current e 
la barra di segmenti per simulare l'unico vantaggio residuo 
dell'analogico, ossia la lancetta che risponde ai transienti.
 
Altre marche mi danno l'idea di essere tutta roba rimarchiata o 
commissionata in sourcing, chi vuoi che investa risorse a reinventarsi 
un tester, se vedi qualche occasione o fine serie pigliala.



Se poi  lo acquisti su 
www.banggood.com
 te la cavi con poche decine di euro, 
molto poche :-) :-)
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


L'ho ricomprato da poco. E' ancora in produzione. In qualche caso, ad es. misure che variano relativamente velocemente nel tempo, dove col digitale vedi numeretti che cambiano in continuazione (si, ho anche quelli con l'indicatore analogico incorporato, ma comunque e' un'altra cosa), oppure impedenza troppo alta del digitale, non c'e' di meglio. Per mia sicurezza, talvolta ripeto la misura anche con questo. E poi, come diceva Cocciante, e' anche questione di feeling :)

 
il tester mi ha sempre tentato di comprarlo, ma non ho mai capito come 
si utilizza
 
c'è una guida online?
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

c'è una guida online?
 
Google: usare il tester


 c'è una guida online?
 
Direi che non serve nessuna guida ma è base fondamentale capire come "funziona"
l'energia elettrica.
 
Una volta che sai cosa vuoi misurare, il tester è di solito lo strumento più
corretto.
 
CORSO VELOCE:
la corrente (Ampere - A) fluisce nei conduttori ed è limitata dal carico. Per
misurarla devi mettere il tester in modo che esso stesso faccia parte del
circuito (in serie). Il tester in questa misura avrà una impedenza (resistenza)
molto bassa e quindi non influenzerà la misura stessa. Devi sapere a priori
quanta corrente vuoi misurare in modo da sapere se il tester la può reggere e
quindi selezionare il fondo scala più opportuno.
 
La tensione (Volt - V) è una DIFFERENZA di potenziale tra due punti di un
circuito elettrico. Per misurarla devi mettere i puntali del tester sui punti
dove vuoi misurare la tensione (in parallelo). Anche in questo caso devi
conoscere a priori la tensione da misurare. Il tester in questa configurazione
presenterà un'impedenza (resistenza) altissima) in modo da prelevare dai due
punti di misura una corrente piccolissima e quindi alterare il meno possibile il
circuito sotto misura.
 
ALTERNATA (AC)
E' un tipo di energia in cui le grandezze di tensione e corrente variano da
positivo a negativo con una certa frequenza (tipicamente 50 Hz ovvero con un
periodo di 20ms). 
 
CONTINUA (DC)
E' un tipo di energia tipicamente costante nel tempo ovvero lentamente variabile
(una batteria che si scarica nel giro di ore).
 
NOTA:
non fare il mio errore che con il tester nuovissimo e voglioso di misurare avevo
a disposizione solo i due buchi di una presa di corrente. Mi sono detto: se
metto il tester lì sono in serie quindi misurerò la corrente. A causa della
bassissima impedenza del tester ho fatto un bel corto cirucito ed ho fatto
saltare il magnetotermico ;)
 
Il tester inoltre misura le resistenze e le capacità ma queste devono essere
scollegate da qualunque forma di alimentazione elettrica, sarà il tester con la
sua batteria interna a sollecitare opportunamente il componente per effettuare
la misura.
 
P.S. occhio a non prendere la scossa, nel caso usa dei guanti appositi ...
guanti isolanti specifici per lavori elettrici.
 
Michele
 

 saltare il magnetotermico ;)
 
saltare il magnetotermico č il minimo, č che presumo hai dovuto anche 
buttare il tester.
Comunque il tuo č il metodo piů veloce per imparare cosa č in serie, e cosa 
č
il parallelo :-)
 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


ma è affidabile il sito? vedo che ha parecchia roba. 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 buttare il tester.
 
perfino i tester cinesi dovrebbero avere dentro un fusibile di protezione.
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 perfino i tester cinesi dovrebbero avere dentro un fusibile di protezione.
 
Dipende dalla portata, su quella massima (10..20A) alcuni non hanno il 
fusibile, e sulle istruzioni scrivono di non effettuare la misura alla 
massima corrente per piu` di un tot secondi.
 
 

 
"Giacobino da Tradate"
Uff..., hai studiato elettrotecnica fai da te?
Secondo la tua teoria non doveva neanche saltare un magnetotermico da 15-20 
A,
visto che il dispositivo ha all'intermo un fusibile da 2 A (che poi esiste 
solo nel tuo tester).
Con un corto franco sulla 220 spesso (ma non sempre) butti via tutto, 
fusibile o non fusibile.
Se ti va bene con quelli a lancetta fondi qualche resistenza, se ti va male 
la lancetta del galvanometro
va a patrasso.



Gia', misurare una grandezza che varia "..relativamente velocemente nel 
tempo.." col tester, deve essere una cosa di un'utilita' pazzesca
L'ho avuto anch'io il famoso 680R
Il motivo principale che spinge i vari acquirenti e' l'affetto verso uno 
strumento usato in giovinezza
Di caratteristiche tecniche migliorative rispetto ad un digitale da 10 
euro, non ce ne sono
A cominciare dall'impedenza di 40Kohm, la fragilita' del meccanismo 
mobile, ...
 

 ma č affidabile il sito? vedo che ha parecchia roba.
 
 
Lo č, vai tranquillo.
Almeno io non ho mai avuto problemi.
L'unico neo, comune a tutti i siti di commercio cinesi, č il tempo che passa 
fra l'ordine e l'arrivo a casa. Anche due mesi e a volte pure un po' di piů.
Altri siti del genere: Aliexpress.com - Dealxtreme (questa spedisce da 
Europa, quindi veloce, ma devi spendere almeno 30 dollari, altrimenti la 
merce arriva dalla Cina ed č come il resto).
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

ma è affidabile il sito? vedo che ha parecchia roba. 
 
Tutto quello che ho ordinato finora da quello e gli altri suoi cugini
e' sempre arrivato, senza danni e funzionante.
Basta non avere fretta.



Se sei in buona fede hai qualche problema.
Se invece vuoi scherzare, posso anche accettare.


 
di 3 o 4 comperati 40 anni fa ne ho ancora 2 pienamente operativi,
caduti varie volte dalle scale (da elettricista, non scale del giro 
scale :-)
Si è crepato nell'angolo anche il frontale trasparente.
Mai un problema.
Cambiato non so quanti fusibili (sull'omhetro, sull'amperometro non c'è 
:-) ), un esemplare o 2, non ricordo, usati per trapiantare pezzi, 
perchè può sempre capitare di fare un errore,
e surriscaldare qualche resistenza,
anche senza mettersi in parallelo alla rete.
Però la fragilità del meccanismo mobile (dicesi galvanometro)
l'hai sicuramente sognata, non si scassa neanche se cade da
3 metri, certo che se lo metti in parallelo alla 220
come amperometro fondi anche la pinza, non solo storti la lancetta di 
uno strumento :-)


 A cominciare dall'impedenza di 40Kohm
 
Quella può risultare utile in caso di tensioni vaganti, indotte dai campi magnetici ma prive di corrente. Il tester da 10 Mohm li vede e il display balla, la lancetta non li vede e non fa una piega.

mai avuto, io :-(
 
L'ho visto tempo fa per 10 euro in un mercatino dell'usato.


 Quella può risultare utile in caso di tensioni vaganti, indotte dai campi magnetici ma prive di corrente. Il tester da 10 Mohm li vede e il display balla, la lancetta non li vede e non fa una piega.
 
Da aggiungere che un buon analogico, questo in particolare, ti da' anche un feeling che non ha uguali. Tante volte mi e' capitato di avere dubbi sulle misure, e di rifarle con il 680R. Specialmente in presenza di campi rf.

 Uff..., hai studiato elettrotecnica fai da te?
 
Ho detto solo che nei tester c'e' un fusibile, a istinto mi viene da 
dire che sia inserito nel circuito dell' amperometro (devo verificare).
 
Ohibo' ho verificato
 
nel Beckman il fusibile protegge la sovratensione, la gamma 10A non e' 
protetta.
 
nel Cassinelli (coevo dell' ICE), il fusibile "a filo" e' in serie alla 
pila da 3V dell' ohmetro (?).
 
Nel cinesazzo lo shunt da 5A, che si vede come grosso ponticello, e' di 
fianco al fusibile ma non e' in serie ad esso
 
Mi fermo, semplicemente la sapevo sbagliata. Grazie per avermelo fatto 
approfondire.


 meglio pur sempre senza strafare
 
il classico ICE ? (analogico o digitale)


niente paura.
