Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: oscilloscopio guasto

Ho acquistato su ebay per 44 euro un oscilloscopio dichiarato come nuovo
SAPENDO che era guasto.
Mi era stato detto che non era mai stato usato e che faceva parte di un
lotto di strumenti acquistati da un istituto professionale e che
probabilmente il guasto risiedeva nello stadio di alimentazione.
Lo strumento in effetti non ha il benchč minimo segno d'uso, ma
ovviamente una volta acceso non visualizza la traccia.
Si tratta di un Caltek CS10V ed il servizio clienti mi ha risposto che
non intendono fornirmi lo schema elettrico e di rivolgermi
all'assistenza che perň non riesco a trovare.
Lo strumento impiega transistor ed integrati europeri (serie 7400).
L'ho fatto vedere ad un mio amico che ha riscontrato la presenza
dell'alimentazione nel settore bassa tensione e dei segnali che perň non
sono riconducibili a dei livelli logici definiti (si, lo so che č un po'
vago, ma di piů non so dirvi).
C'č qualcuno che č in grado di trovare questo benedetto schema elettrico
?
grazie,
ciao a tutti
Piero
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 questo benedetto schema elettrico ?
Prova a postare su it.hobby.elettronica o it.hobby.elettronica.riparazioni 

it.hobby.elettronica.riparazioni
già fatto, ma senza successo
ciao,
Piero

 ha scritto nel messaggio
news:do9fp3$69e$1...@newsreader.mailgate.org...

Ci sono siti, per lo piu' americani,  che vendono singoli schemi delle piu'
varie apparecchiature ... a prezzi intorno ai 10$ -10 Euro... (non so pero'
se anche di oscilloscopi).
Li mandano via mail in 
f.to
 pdf. ovviamente pagamento anticipato, in genere
con carta di credito o Paypal.
cercali con google.
Siti russi invece vendono cd inteni di schemari a 5 euro l'uno.. (anche qui
non so se anche oscilloscopi).
Franxo

 ?
Piero, ho visto il tuo post anche su elettronica.ita, ma non so cosa si  
possa fare per adesso ... lo schema e' difficile trovarlo, non e' un  
oggetto comune.
Il tuo amico non ho capito bene cosa ha diagnosticato, magari fagli  
scrivere qui qualcosa di preciso, cosi' si riesce ad aiutarti.
Come prima cosa controllerei il tubo, che non abbia subito danni meccanici.
Poi le alimentazioni, prima la bassa tensione, poi le altre  e l'alta  
tensione.
Una controllata ai commutatori spesso e' utile, soffrono di ossidazioni e  
guasti meccanici.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
=====================================

 Piero, ho visto il tuo post anche su elettronica.ita,
avevo postato su it.hobby.elettronica riparazioni, il gruppo che tu citi non
lo conosco
ho riscritto comunque alla filiale europea della Caltek, speriamo bene !
ciao,
Piero

 non so se anche oscilloscopi).
questi invece non sono riusciti a trovarli
ciao,
Piero

 questi invece non sono riusciti a trovarli
Questi siti interesserebbero anche a me :)


 ho riscritto comunque alla filiale europea della Caltek, speriamo bene !
si, si, lo so, e' che io continuo a chiamarla con il nome dei tempi di  
fidonet :))


 Posso ipotizzare che ci vogliano dai 1200 ai 1500 V,
anche meno della meta'.

 anche meno della meta'.
L'unico tubo di cui avevo i dati era il 3pb1, ma č di 50 anni fa ...
ciao,


> Questi siti interesserebbero anche a me :)
questo ad esempio:
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
ciao,


> Questi siti interesserebbero anche a me :)
io avevo trovato questi:
http://compufind.com/schem.html
http://tdsl.duncanamps.com/schematics.php
ciao,


Ho visto che lo stesso identico strumento viene anche venduto con
marchio Lafayette e sigla CS-10H


 L'unico tubo di cui avevo i dati era il 3pb1, ma è di 50 anni fa ...
(3b-p1) Ho lavorato col suo fratello da 5 pollici, effettivamente quelli 
volevano tensioni alte, ma era tecnologia anni '50.
 

 volevano tensioni alte, ma era tecnologia anni '50.
Beh, alla mala parata mi tengo lo strumento che ho: 1 MHz, non vede la
continua ... :-(
ti faccio sapere,
ciao


Ho smontato il tubo: ha 14 piedini ed č marchiato 8sj31j.
Tutti i siti che ho trovato sono in coreano e cinese e non c'č verso di
trovare la piedinatura, inoltre anche le caratteristiche sono poco
comprensibili, vedi ad es.
"???8SJ31J ???. ???????6.3V 0.15A ??-1200V ???????-35~-70.
???Y?????19.2~26.3V/cm X?????28.6~40V/cm ..."
Il filamento pare accendersi (molto debolmente).
Di piů non so dirti. Ho fatto alcune foto dell'interno, magari proverň a
metterle in linea.
Ciao,
Piero

 ???Y?????19.2~26.3V/cm X?????28.6~40V/cm ..."
ma come poco comprensibili ... c'e' tutto :)


 X 28.6~40V/cm ..."
sensibilita' di deflessione verticale e orizzontale
ti manca solo il pinout, scrivigli in inglese fattelo mandare

 ma come poco comprensibili ... c'e' tutto :)
lo dissero anche della "Stele di Rosetta", DOPO che l'ebbero tradotta :-


> ti manca solo il pinout, scrivigli in inglese fattelo mandare
lo faccio stamani, intanto ho messo in linea queste foto
http://tinypic.com/izsy2d.jpg
http://tinypic.com/izsydh.jpg
http://tinypic.com/izsylk.jpg
http://tinypic.com/izt46p.jpg
ciao


Ho trovato lo schema !!
Eccolo: 
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/120632-an-01-en-10_MHZ_OSZILLOSKOP_610-2.pdf
La numerazione dei pin del tubo si intende in senso orario ?


 
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/120632-an-01-en-10_MHZ_OSZILLOSKOP_610-2.pdf
Questo e' il manuale ... non c'e' lo schema.
Forse hai postato il link sbagliato.


 Forse hai postato il link sbagliato.
Giusto ... eccolo qui:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/120632-sp-01-en-10_MHz_Oszilloskop_610-2.pdf
ciao,
Piero

 
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/120632-sp-01-en-10_MHz_Oszilloskop_610-2.pdf
Non e' fatto per niente male lo schema.
A questo punto direi che c'e' molto.
Hai gia' misurato la presenza delle varie tensioni ?
Ciao.Alberto.


 Hai gia' misurato la presenza delle varie tensioni ?
mi ci metto stasera con calma, poi vi dico.
Spero solo che sia soltanto l'alimentatore ...


Riparato !
C'erano due piste in corto.
L'alta tensione aveva carbonizzato la vetronite tra due piste molto vicine
creando un ponticello di carbone che scaricava a massa.
Ci sono volute 3 ore di lavoro e l'ho scoperto per caso dopo aver smontato
l'alimentatore.
Ora funziona perfettamente.
Ironia della sorte il vecchio oscilloscopio della scuola elettra che avevo
restaurato ha smesso di funzionare improvvisamente ieri sera.
Il difetto ? Un cavo dell'AT che scarica a massa ... :-(
ciao,
Piero

 creando un ponticello di carbone che scaricava a massa.
Ogni tanto capita ... strano pero', di solito la vetronite degli strumenti  
e' ottima.
In quei casi, se non e' doppia faccia, di solito io taglio una piccola  
fessura con il cinesdremel :)


 fessura con il cinesdremel :)
Mi ero dimenticato di scriverlo: ho preso una fresetta del dremel e l'ho
usata a mo' di raspa.
Poi ho pulito il solco con alcool e ci ho fatto colare sopra della cera
fusa.


 fusa.
Meglio di cosi' direi che non potevi fare :)
Ciao.Alberto.
