Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Achtung ! Calibro a corsoio.

Da lunedì 26 c. m. al Lidl, offerta di :
"Calibro a corsoio digitale
Con display a cristalli liquidi, Regolazione del punto 0 in ogni posizione,
Unità di misura selezionabile, Campo di misura fino a 150 mm,
Con vite di bloccaggio, Batteria e astuccio inclusi."
Euro 19,00.
L' offerta è limitata ai punti vendita delle Direzioni Regionali
di Arcole e Cessalto.
Cordialità.
            Paul

di Arcole e Cessalto.
Peccato, io me l'ero gia' segnato nell'agenda.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

Peccato, io me l'ero gia' segnato nell'agenda.
NON DISPERARE!!!! ;-)
Spesso se non vanno venduti da qualche parte, se li passano tra le
varie filiali. 
Qui č successo cosě con il lettori mp3. La prima ondata č andata
"bruciata". Dopo un paio di mesi, ne sono arrivati un'altra ventina,
non annunciati sul foglietto delle offerte. Cosě ho duvuto lottare due
volte per non comprarli! :-)
Ciao
Luca

             Paul
Stavolta non posso proprio approfittare dell'offerta, ne ho già uno.
Mitutoyo, ancora come nuovo, un fabbro non è che lo usi molto un
calibro:-))
Non so quanto conti l'elettronica e quanto la meccanica in uno strumento
con risoluzione centesimale, sarebbe interessante un confronto fra uno
strumento professionale e un cinese.
Per farlo a distanza ci vorrebbe qualcosa da misurare... cosa potrebbe
essere abbastanza diffuso e di spessore o diametro preciso?
Fabbrogiovanni.

 essere abbastanza diffuso e di spessore o diametro preciso?
una moneta?

essere abbastanza diffuso e di spessore o diametro preciso?
Gia', sarebbe un confrotno interessante.
Pero' mica facile da attuare.


 una moneta?
Giusto, quelle  le abbiamo tutte, scegliendone  una abbastanza nuova.
Qualcuno sa però qual'è la tolleranza di coniatura?
Fabbrogiovanni.

 Qualcuno sa perň qual'č la tolleranza di coniatura?
sullo spessore non so
sul peso e' molto bassa

sul peso e' molto bassa
Per chi ha il Mitutoyo e un po' di tempo da perdere, potrebbe fare
qualche misura e vedere di quanto si scostano.


 essere abbastanza diffuso e di spessore o diametro preciso?
Anch' io ho un calibro digitale (di provenienza ignota, probabilmente
cinese come sarà senz' altro quello offerto al Lidl).
Lo uso poco, perchè per lavori correnti è più pratico, soprattutto
per chi è abituato, il calibro con nonio ventesimale.
Per torniture "di fino" però è molto utile la funzione di azzeramento
su qualsiasi valore di apertura. Ad esempio, se si devono togliere 5
centesimi di millimetrio su un diametro misurato, si azzera il valore
indicato sul display, e si lavora a passate leggere controllando
direttamente la misura del decremento, sino a leggere - 0,05.
Questa sistema è più immediato che non apprezzare la vera misura
del diametro, che in genera comporta l' apprezzamento di almeno
4 cifre significative.
Per quanto riguarda la precisione di questi calibri digitali di poco prezzo,
puoi stare tranquillo.
Io ho controllato il mio ed un altro ancora con i blocchetti di
riscontro pian-paralleli (precisione 0,05 micron !), e l' accuratezza di
misura è di 1 centesimo di mm.
A volte l' incertezza  è data dalla risoluzione del display
(+ o - 1 digit), e soprattutto dalla troppa pressione che si esercita
con il dito sul cursore che stringe il pezzo in misura.
In tal caso i becchi si flettono elasticamente e la misura indicata
può variare di un paio di centesimi.
Un piccolo fastidio (almeno sul mio) è che non c' è l' autospegnimento
del display. Se si dimentica dopo l' uso di azionare il pulsantino di "off",
si troverà, magari dopo una settimana, il display ancora acceso.
Cordialità.
            Paul

 Euro 19,00.
niente paragonato al Mitutoyo Abs dal costo di 105 euro
ciao
pao

 qualche misura e vedere di quanto si scostano.
Da questo punto di vista le monete fanno schifo...
i 2 euro oscillano anche di svariati centesimi
... da tenere presente che possono essere anche
più o meno usurate!
Sono molto buone le micromine della Staedtler.
Quelle HB da 0,7 che ho misurato io tempo fa con diversi stumenti
Mitutoyo, oscillavano tra 695 e 701 µm.
Una tolleranza più che ottima per fare qualche
prova con dei calibri mediocri da LIDL, che sarà già tanto se
avranno una
risoluzione di 0,01mm e un errore massimo di +/- 0,02mm.
Ah... per inciso, sottolineo che 0,01mm e +/- 0,02
sono i valori di un calibro digitale Mitutoyo della serie
absolute
digimatic... la serie dei 500 insomma :-))

 risoluzione di 0,01mm e un errore massimo di +/- 0,02mm.
Relazione su esperimento appena terminato:
Micromina presa dal contenitore Rotring (però non è sicuro che siano le
originali, potrei aver fatto un pieno con sottomarche):
Diametro nominale 0,7
Misura con micrometro Mitutoyo made in Japan: 71centesimi
Misura con calibro digitale Mitutoyo mod. CD-15B made in U.K. 72
centesimi
Il micrometro lo avevo *preso* parecchi anni fa e non mi era mai
capitato di usarlo, spero di aver misurato giusto, mi sono avvicinato
con la manopola grossa e poi ho fatto l'ultimo pezzo con la manopolina
coassiale fino a che ha cominciato a crikkare.
Fabbrogiovanni.

 si troverà, magari dopo una settimana, il display ancora acceso.
Consolati, anche il mio professional non si spegne da solo.
Visto che siamo in argomento, una domanda: sul display in alto a
sinistra c'è una B maiuscola,  a cosa serve?
Fabbrogiovanni.

 di Arcole e Cessalto.
Dove si trovano codesti paesi ? :)
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 essere abbastanza diffuso e di spessore o diametro preciso?
 
      L'occhio di biella di una Ferrari F1?
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


centro lidl di Arcole:
Milano-Venezia, uscita Soave San bonifacio a Sx dir. Vicenza, dopo 3
semafori a destra dopo la Esso, sul cavalcavia a sx direz. legnago,
dopo c.a 3 km vedi la lidl sulla sx. 
cessalto:
Venezia-Trieste uscita Cessalto a dx 500mt a dx al fondo nella zona
industriale...
Ciao
Fox Moulder lettura msg. solo nei we.
iw1dlw
“Uomo che ami parlare molto: ascolta e diventerai simile al saggio. L’inizio della saggezza è il silenzio”
Pitagora
gideNOR...@libero.it

 writes:
p> Da lunedě 26 c. m. al Lidl, offerta di :
p> "Calibro a corsoio digitale Euro 19,00.
....
p> L' offerta č limitata ai punti vendita delle Direzioni Regionali
p> di Arcole e Cessalto.
Ci sono dentro... :-) Ora devo decidere *perche'* mi serve...
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /

 Ci sono dentro... :-) Ora devo decidere *perche'* mi serve...
        Pensa poter dire: "Ce l'ho da una ventina d'anni!!..."


 sinistra c'è una B maiuscola,  a cosa serve?
A dirti che la batteria è in partenza, quindi
a trovare una altra SR-44 per rimpiazzarla.

 centesimi
Come vedi la tolleranza è buona!
quel 0,71 e 0,72 è dato dall'errore massimo del tuo strumento
e dalla sua risoluzione, che non tiene conto dei micron.
Cioè un ipotetico 0,716 per lui è 0,72.
Così come uno 0,714 le lo indica come 0,71

 a trovare una altra SR-44 per rimpiazzarla.
Ora ho dentro una GPA76,  va bene ugualmente?
Fabbrogiovanni.

 writes:
O> Cioč un ipotetico 0,716 per lui č 0,72.
O> Cosě come uno 0,714 le lo indica come 0,71
Inoltre *tutti* gli strumenti digitali hanno sempre l'incertezza di +/-1
sull'ultima cifra, che si aggiunge all'errore intrinseco dello strumento
e che e` dovuta alla  digitalizzazione del segnale d'ingresso con rumore
sovrapposto;  in pratica,  mai fidarsi  del bit  meno  significativo: un
politico  esperto nell'autoriciclaggio  in  confronto e`  un esempio  di
coerenza...
Ah, le rimembranze dei corsi di Misure Elettroniche... :-)


 Ora ho dentro una GPA76,  va bene ugualmente?
Ma si va benissimo...
La GPA76 praticamente è una LR44, cioè una batteria economica
a ossido di manganese da 1,5V con una vita media abbastanza
ridotta.
Le SR44 sono batterie ad ossido di argento da 1,55V che costano
il doppio
e durano anche il triplo e per questo sono preferibili negli
apparecchietti
voraci di energia.
NON chiedermi il perchè, ma so che specialmente per gli
apparecchi elettronici
di precisione si consiglia l'uso delle SR44, piuttosto che LR44
(La Mitutoyo se fai caso include assieme ai propri strumenti solo
le SR44)

 ridotta.
Visto che il calibro è qui nell'armadietto e lo uso solo per giocare
stiamo pure sull'economico.
Sempre di questa marca  ho anche un coso fatto a forma di torcia (ci
vanno due pile formato mezza torcia) con montato una lente messa ad
angolo retto da 8x, questo è davvero molto utile, non dico che sia un
microscopio ma per usi casalinghi gli si avvicina.
Fabbrogiovanni.