Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come regolare un tester analogico ??

ciao a tutti....come ben saprete il tester analogico ha una vite di 
regolazione della lancetta...
come regolarlo ?? si deve posizionare il tester sulla portata Ohmica ??
grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:p5p59c$1n4j$1...@gioia.aioe.org...

Serve solo per correggere l'errore di parallasse, cerca su gugglo 
 
 

come regolarlo ?? si deve posizionare il tester sulla portata Ohmica ??
 
La vite sotto al 680 va girata con i puntali staccati finche' la
lancetta non sta sullo 0 (a sinistra sulla scala)
La rotellina piu' sotto invece: si mette su misurazione resistenza
(ohm) si cortocircuitano i puntali e si gira la rotellina finche' la
lancetta non sta sullo 0 (a destra sulla scala)
 
Se il tuo e' diverso, sarebbe utile sapere di che apparecchio stai
parlando (continuiamo ad insistere a dire per PRIMA cosa marca e
modello dell'apparecchio sotto esame, ma sembra essere una impresa
disperata).
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ha scritto nel messaggio
 
Se il tuo e' diverso, sarebbe utile sapere di che apparecchio stai
parlando (continuiamo ad insistere a dire per PRIMA cosa marca e
modello dell'apparecchio sotto esame, ma sembra essere una impresa
disperata).
 
--------------------
 
Parliamoci seriamente,
 
se chi fa domande lo facesse, nel 99% dei casi ci arriverebbe anche a capire 
cosa deve fare da solo.
 
Quindi non andiamo contro natura. 
 
 

 lancetta non sta sullo 0 (a destra sulla scala)
 
aggiungo che per quest'ultima regolazione deve essere presente (e 
carica) la pila interna...
 
 
 
 
 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

Dopo dura riflessione, Joe ha scritto :

no...la vite serve a regolare lo zero, in modo che senza nessun segnale 
in ingresso la lancetta sia esattamente ad inizio corsa.
Poi, per le misure resistive, si cortocircuitano i puntali e si regola 
un trimmer per andare a fondo corsa. Almeno i vecchi ICE erano cosi'

 come regolarlo ?? si deve posizionare il tester sulla portata Ohmica ??
 
No: quando si uniscono i puntali si usa l'altra rotellina e si regola
il fondoscala, quella "sulla lancetta" non và toccata.


il teste è questo... non riesco a portare sullo zero la lancetta a 
sinistra come si può vedere dalla foto---
 
https://postimg.org/image/x6t2d0qjn/
 
 
soluzioni ??

soluzioni ??
 
Leva la calotta trasparente e guarda cosa si e' rotto dentro o cosa si
e' infilato dentro e fa da intoppo.
Oppure sempre levata la calotta piega la lancetta a mano verso
sinistra.


soluzioni ??
 
Probabilmente il perno della vite di plastica è uscito dall'asola che muove l'ago.
 

 come regolarlo ?? 
 
Non si regola, e' una vite meccanica, serve ad allineare la lancetta 
allo zero dopo un eventuale urto.
 
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

 soluzioni ??
 
togli la vite, ribalta il davanti, premi di due fermi trasparenti che 
fissano il vetro al guscio e che incorpora la vite di regolazione.
 
La vite e' una forchetta che sposta il galvanometro, probabilmente e' 
uscita di sede.
 
nb la regolazione e' antiintuitiva.



risolto.. tolto il vetro e da sotto l'ho regolato...
la vitarella non faceva presa...
J