Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: umidità legno e tester (fantascienza)

Sicuramento sto per scrivere una cavolata ma, non si sa mai....
Mi hanno detto che l'igrometro (strumento che misura l'umidità del legno)
calcola l'umidità del legno in base alla trasmissione di corrente tra due
chiodi infilati in una tavola.
Un tester non si può usare per questo scopo????
grazie ciao
roby

chiodi infilati in una tavola.
Temo di no. Altrimenti non li venderebbero al prezzo cui li
vendono.... (quelli professionali..seri)

 ha scritto nel messaggio
news:aorm3d$c65$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Certamente si, infatti l'igrometro per legno, misura la corrente che
attraversa i due elettrodi conficcati nel legno. Un microamperometro è in
grado di rilevare piccole quantità di corrente e quindi adatto allo scopo.
Il problema è invece la taratura, che andrebbe eseguita sulla base dei dati
rilevati da un igrometro professionale. Comunque un tester a grande
impedenza potrà darti la possibilità di confrontare l'umidità di due diversi
legni, anche se non avrai la possibilità di stabilirne il valore assoluto.
Gli elettrodi dovranno essere montati su una piastra isolante che li
mantenga a distanza costante nelle varie misurazioni. Si deve aggiungere che
la quantità di corrente viene anche influenzata dai sali contenuti
nell'acqua presente nel legno, per cui a parità di umidità su due legni si
potrebbero avere letture diverse.
Ciao
Franz

diversi legni,
Ho preso il mio multimetro digitale Fluke ad altissima impedenza
d' ingresso, e l' ho collegato a due chiodi conficcati nel legno.
Anzi, in diversi tipi di legname, presumibilmente a diversa umidità.
Il risultato del display è stato : "OL" (circuito aperto).
Idem con un Chinaglia analogico. La lancetta non si muove.
Prova anche tu, e ti ricrederai di quello che hai detto.
In realtà, per misurare l' umidità del legno a valori tecnologici
(non per sapere se è bagnato o verde, nel qual caso la misura
dell' umidità non interessa a nessuno) si deve fare ricorso
a strumenti  dedicati.
Per informazione, l' umidità di riferimento dei legnami valida
per le prove di comparazione delle diverse essenze è del 12 %,
ed un legno si considera "anidro", cioè totalmente secco, quando
ha un' umidità residua del 4%. In entrambi i casi una misura fatta
con un tester generico non darebbe risultato alcuno.
Cordialità.
                Paul

...macché, basta una bilancia di precisione.
prima pesi il legno, poi lo incendi, ed infine misuri di nuovo il peso di
tutti i residui.
Il peso mancante, normalizzato ed espresso in percentuale, fornisce
l'umidità del legno.
Metodo altamente preciso, ma......un pochino distruttivo del campione in
esame......
:-P

esame......
per misurare le ceneri contenute!
Ci si è dimenticati della CO2.
-- 
Bye
      Vitt

, 
nospam...@tiscalinet.it
 says...

il principio di funzionamento e' quello, ma la bassa corrente di un 
tester probabilmente non sara' abbastanza per ottenere una lettura su 
legno.
Inoltre gli elettrodi per misurare l'umidita' fanno parte del circuito e 
determinano la taratura dello strumento, perche' ovviamente elettrodi 
diversi, posti a distanza diversa, infilati nel legno a profondita' 
diversa, daranno letture diverse; un tester quindi, anche ammesso di 
riuscire ad ottenere una qualunque lettura, fornira' solo un valore di 
resistenza
Adriano

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.181cf6c5d...@news.cis.dfn.de...

L'alimentazione proveniente dal tester è fuori causa nella misura in
corrente, che deve essere fornita da un circuito esterno  di giusta tensione
per provocare il flusso. La corrente sicuramente è bassissima per cui può
essere necessario amplificare con un circuito adatto onde sensibilizzare
l'amperometro. Non so quali siano i valori per valutare se un legno è
sufficientemente secco (vedi MSG di Paul) ma posso assicurarti che
nell'industria del legno, prima di andare in lavorazione i materiali mesi
nel forno di stagionatura vengono controllati con detto strumento, il quale
termina con due punte che vengono appoggiate con  forza sulla superficie ed
in vari punti, onde rilevare sul lettore analogico o digitale i
valori d'umidità.
Ciao
Franz

vabbé, approssimiamo il peso dell'acqua con un epsilon pari a +- il peso
della CO2
:-P

 nell'industria del legno, prima di andare in lavorazione i materiali mesi
certo, c'e' anche il problema della taratura che non puo' prescidere 
dall'usi di elettrodi standardizzati
Non ho mai detto che comunque uno strumento adatto non esiste, ma solo 
che non si puo' usare un comune tester
Adriano

 l'umidità del legno.
Hai quasi indovinato il metodo più preciso per determinare il tasso
di umidità del legno, quello che si usa in laboratorio.
Solo che il legno non và bruciato dopo la prima pesatura, ma
essicato in stufa a 100-102°C  (non oltre, perchè a 103°C inizia la
degradazione cellulare delle fibre) sino a quando due pesate
successive diano valori uguali.
La differenza in peso prima e dopo l' essicamento dà il valore
da inserire nella formula percentuale dell' umidità.
Cordialità.
             Paul

Ringrazio tutti per le risposte e.......mi compro un igrometro.
ciao
roby

 esame......
Assolutamente no, con la combustione hai anche reazioni chimiche (anzi, la
combustione e' un rapido processo di ossidazione) che portano alla
dispersione di sostanze (C e OH principalmente) presenti nel legno.
Saluti.
Stefano.