Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Registrare la temperatura in più luoghi

A breve entrerò in una casa nuova e un po' meno a breve sarà inverno.
La casa dovrebbe essere ultraisolata termicamente etc...Poi ha un
enorme buco in sala verso la mansarda per salirci che inevitabilmente
manderà su il calore (a meno che io scaldi pure sopra)
etc..etc..etc...
Mi piacerebbe fare vari esperimenti per vedere come cambia la
temperatura nel tempo, nei vari locali.
Chessò...mandare tutto in temperatura e vedere come si raffredda in
funzione della temperatura esterna.
Poi scaldare solo sotto e vedere che succede alla mansarda e alla
sala. Rifare lo stesso esperimento scaldando solo sopra... E cose del
genere.
Mi servirebbero per far questo minimo 3 termometri capaci di loggare
la temperatura almeno ogni 10 minuti e con la precisione di 0,1°C.
Ma visto che è solo una curiosità e che farò sto esperimento una volta
sola in vita mia vorrei spenderci pochissimo o preferibilmente un po'
meno.
Consigli?
C'è qualcosa sul mercato?
Se no costruirsi circuitini a batteria con un pic e una
termoresistenza? Sarà economico e abbastanza preciso?

 Sarà economico e abbastanza preciso?
Il problema è la taratura a 0,1 gradi.
Altrimenti, ti fai un foglio excel con un po' di celle usando la funzione 
random() ed hai lo stesso livello d'affidabilità di risultati... ;)
-- 
Ciao!
Stefano


 
Si può discuterne... Immagino che scaldando ben bene la casa al
mattino (21°C?) un giorno che fuori fa 0°C di massima alla sera ne
ritroverò 19.
A questo punto se ho un'incertezza di 0.5°C che me ne faccio? So che
la casa era al mattino a 20°C (o 20.5 o 21) e alla sera s'è trovata a
20°C (o 20.5 o 19).
Non va mica bene!  Mica ci scopro niente
 
Dipende anche dal tipo di errore che fa' la termoresistenza. Se
sbaglia in maniera casuale da misura a misura va anche bene. Misuro
ogni minuto e poi faccio una media bella pesante tra le varie misure.
Se invece fa errori più correlati allora è dura!

 temperatura nel tempo, nei vari locali.
 
ciao, volevo capire io anche, come casa mia si distribuiva calore
dei radiatori, magari un ventilatore poteva aiutare .. o chissà
cosa pensavo
 
io volevo appendere a filo , cd usai e mirare con il laser
e leggere la temperatura dalla pistola.
 
ovviamente.. tutto a mano , cd per cd, ora per ora.
 
poi ho rinunciato a scaldare a gas e a quel punto, le misurazioni
non le ho più fatte.
 
ciao
 
mario

 meno.
 
Guarda, ci sono degli oggettini che si usano in campo farmaceutico, sono  
delle pennette usb un po' piu' grosse, li spargi dove vuoi e ti  
memorizzano quanti campioni vuoi con precisione attorno al mezzo grado  
REALE (lo 0.1 dimenticalo).
poi li colleghi all'usb e li scarichi. Costano circa 40 euro  cadauno
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
=============================================================


Era quello che tentavo di farti capire. O spendi qualche centinaio di 
euro per un datalogger serio e poi ogni sei mesi ne spendi un centinaio 
per farlo tarare, oppure ti puoi dimenticare di farti in casa un 
termometro preciso al decimo di grado. Perché se anche trovassi uno 
strumento con una risoluzione di un centesimo, poi come fai a tararlo?
 
L'unico riferimento relativamente certo è l'acqua a 760 mBar. Bolle a 100 
gradi, gela a 0 ed ha il punto trino a 4 gradi (se non ricordo male). Ma 
anche ammesso di riuscire a fare una taratura con l'acqua bollente ed il 
ghiaccio, non sarà mai precisa al decimo. Se va bene, al grado.
Quindi: o fai tarare il tuo strumento autocostruito (anche perfettamente) 
da chi ha un termometro campione controllato dal SIT (o come si chiama 
adesso) e gli dai i (tanti) soldi che ti chiederà o t'accontenterai di 
uno strumento che emette numeri, in qualche modo correlati con la 
temperatura e fra loro nel breve periodo. Di qui a dire che sono 
temperature e che sono temperature precise al decimo di grado, ce ne 
corre!!!
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 poi li colleghi all'usb e li scarichi. Costano circa 40 euro  cadauno
 
Link? 
 
 

 termometro preciso al decimo di grado.
Sei molto ottimista.
Per avere precisione (non risoluzione) al decimo di grado per qualche 
centinaio di euro non prendi neanche il catalogo.
Le stazioni Davis, le migliori a livello AMATORIALE (costo mi sembra sui 
5-600 euro se non di pi�) le dichiarano a +- 0.5 gradi.
Quelle che costano meno manco dichiarano il dato.
Se vuoi pi� precisione devi andare su modelli professionali (ma sul serio, 
non tanto per dire come va di moda per ogni cosa) e l� spendi migliaia di 
euro come niente.
Per l'OP, ridimensionare le ambizioni :-)
ciao.


 
 
bhe cmq con i fili appesi ... diretti a soffitto o ad altri fili messi
tra parere e parete, normali stazioni da 3-4 euro l'una + sonde...
ti danno min max temp istantanea umidita'... e batteria di serie...
per dire, voler misurare in 3 punti a 4 altezze = 3x4=12= 40 euro massimi
 
con più fondi , si cercano le stazioni esportabili, ora per ora
via usb
 
si cercano per esempio ebay = termometro  quelli hanno +-0.1 ,,,,
pero' così... io ovvio penso , come farei io , per attrezzarmi...
poi ovvio un altro puo0 pensare altro
 
ciao
 
mario


http://www.microdaq.com/lascar/temperature/usb-temp-logger.php
 
http://www.google.com/products/catalog?q=usb+temp+loggers&oe=utf-8&rls=org.debian:en-GB:unofficial&client=iceweasel-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=15282431516389127227&sa=X&ei=pHp0TsL5Fc3oOc_onb8M&ved=0CFgQ8wIwAQ
 
http://www.google.com/products/catalog?q=usb+temp+loggers&oe=utf-8&rls=org.debian:en-GB:unofficial&client=iceweasel-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=10957951967122071443&sa=X&ei=pHp0TsL5Fc3oOc_onb8M&ved=0CGEQ8wIwBA
 
http://www.amazon.com/Measurement-Computing-USB-Temperature-Logger/dp/B001EJRJCS
 
http://it.farnell.com/lascar/el-usb-2/data-logger-usb-temp-rh/dp/1692777
 
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/logger-dati.htm
 
http://www.tomsgadgets.com/el-usb-2-data-logger/p/ELUSB2
 
http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp?ref=OM-EL-USB-1
 
http://www.ien-italia.eu/contenuti/novita-di-prodotto/ien/data-loggers-per-misura-temperatura/message/1/index.html
 
https://www.distrelec.it/box-usb-di-misura-della-temperatura/meilhaus/me-redlab-tc-temp
 
http://www.s-energia.com/products/567-dl-53.aspx
 
 
[tanto per evitare preferenze ...] :-)
 
e per avere un'idea di cosa fanno e come si usano:
 
www.trafagitalia.com/datasheet/trotec_dl100f.pdf
 
 
... questo fa 0,3 gradi di precisione fino a 40 gradiC.
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 mario
pardon ho controllato.. per esempio
180684853090
hanno +- 1 grado... non la precisione richiesta
ci sono a prezzi che avevo indicato, e ci sono anche con precisioni 
minori di +-1 .. intendo +- 0.3 0.2 etc etc ma con prezzi piï¿œ alti.
MA TENGO BUONA L'IDEA DEL FILO... poi sui prezzi e sulla precisione
non posso dire nulla, non avendo mai concluso la mia idea.
ciao
mario

 strumento con una risoluzione di un centesimo, poi come fai a tararlo?
 
In realtà non me ne frega niente di avere una taratura assoluta, ora
che ci penso bene.
Se mi dice che ci sono 26°C e in realtà ce ne son 18 mi va bene
uguale.
Basta che le differenze nel tempo tra lo stesso sensore siano precise
agli 0.1°C e lo stesso per le differenze tra i vari sensori.
Mi basta che siano intertarati tra di loro! E la taratura tra di loro
la posso fare mettendo i 3 sensori a fianco uno dell'altro per un
certo periodo e poi tirandomi fuori i coefficienti.
 
Con questo presupposto dici che vien più facile?


MOLTISSIMISSIMO!!! :)
In effetti, invece che un problema di taratura diventa un problema di 
risoluzione dello strumento. Se puoi tollerare una precisione un po' 
inferiore puoi risparmiare TANTO. Dire che molto ti è già stato suggerito 
e qui mi fermo.
 
 
 
-- 
Ciao!
 
Stefano

 Consigli?
Ti compri da 1 sito cinese 3 termometri a 1,50 neuri cadauno ca.... e poi 
ogni 10 min ti fai il giro delle stanze con pennarello e Blok notes....
Con 6 neuri credo che hai risolto .....
Per la precisione non garantisco .....  quello che garantisco e' che massimo 
massimo entro 3 settimane max 1 Mese.....  perderai interesse alla cosa.... 
!!!!!
ahahahahahahahahahahah
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono