Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aggiustare termometro

Ciao a tutti, ho un vecchio termometro a doppia colonna che mi segna il 
minimo e il massimo. Ultimamente mi segna 5-6 gradi piï¿œ della 
temperatura effettiva. Si puï¿œ far qualcosa o ï¿œ da buttare?
Grazie in anticipo

 Grazie in anticipo
sposta pi� in alto di 5-6 gradi la scala graduata;) 

Peps ha scritto:


  No, sposta pi� in basso ampolla e tubicino ad "U"  :-))
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   No, sposta pi� in basso ampolla e tubicino ad "U"  :-))
no, non � cos� facile, mi pare che sia tutto sballato, non � 
semplicemente sfasato....
che si sia rotto il tubicino? dovrebbe essere ermetico?

Levian ha scritto:


   Certo sigillato!...posta una foto.  ciao.


    Certo sigillato!...posta una foto.  ciao.
Ecco qua, l'ho dovuto smontare.
Cmq sta sempre all'esterno e ora che ci faccio caso a volte resta 
bloccato nella stessa temperatura. Se lo metto in frigo per� scende 
correttamente.
http://img17.imageshack.us/img17/3062/dscn1990o.jpg

 ha scritto nel messaggio 
news:hd46rm$rr1$1...@aioe.org...

a parte la strana sbiaditura della scala a sinistra direi che va 
bene entro i limiti di uno strumento domestico: +19,5 gradi a 
destra e +19,5 a sinistra.
Ma tu sai come si usa e si legge un termometro a massima e 
minima?
Altrimenti chiedi.
E rispetto a quale altro strumento tu pensi che sia proprio 
questo a sbagliare?
Potrebbe essere l'altro ad essere sballato. Li tieni ben vicini 
quando fai il controllo?
Molto vicini e protetti da irraggiamento e vento?
la cosa migliore sarebbe se li tenessi in un contentitore 
plastico trasparente semiaperto e tenuto in ombra e per almeno 24 
ore.
ciao
Bung
Hic
In vino Veritas

 ha scritto nel messaggio
Io ne avevo uno che funzionava benissimo finch� non � caduto...   ;-(
Ricordo che per "azzerarlo" dovevo usare una "calamita" per alzare-abbassare 
il riferimento di massima o di minima...
Per il resto.... mettilo in un contenitore con del ghiaccio fondente e DEVE 
segnare zero da entrambe i lati.
Se NON lo segna.... devi "spostare" la scala s�-o-gi� finche indichi 
esattamente lo 0�C.
Se � "starata" negli altri gradi non puoi farci nulla  salvo "ridisegnarla" 
con le nuove graduazioni...
Ciao. 

 "ridisegnarla" con le nuove graduazioni...
questo � del tutto sconsigliabile.


 questo � del tutto sconsigliabile.
Delle due... una: ho sposta la scala o sposta il tubo....   ;-)

"Luca Gava" <luca...@casa.sua> ha scritto nel messaggio 
news:4af5eb05$0$1428$4faf...@reader4.news.tin.it...

le 2 scale perch� le scale in un termometro a massima e minima 
non sono simmetriche e inoltre gli zeri non coincidono in 
orizzontale. Questo per compensare la variazione del volume del 
mercurio (che in questo tipo di termometri ha la sola funzione 
meccanica di spostare gli indicatori): essi sono infatti 
termometri a liquido, molto spesso alcool.
E qui io mi fermo, perch� sui vari tipi di dispositivi per la 
misura delle temperature su Internet puoi trovare tantissimo.
Quaerendo invenietis.
bye
Bung
 

 Bung
Certo, anche perch� ormai l'uso del Mercurio � proibito!
Ciao. 

 sbagliare?
vedi sopra
Azzardo una ipotesi: come si vede nella colonna di destra in alto c'� 
dell'aria insieme al liquido giallo, a sinistra no.
Non � che magari il tubo non � pi� ermetico e questo sballa in qualche 
modo la dilatazione del mercurio? In pratica devo buttare tutto?