Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: usare il micrometro

come mai sulla ghiera la scala arriva solo fino a 50?
quanto vale la misura in foto?
(non si vede in foto ma tra i puntali c'è un piattello di registro con su stampigliato 3.97)
 
http://tinyurl.com/cn45kwe
 
 
-ice-

 ha scritto nel messaggio 
news:3fe97a96-8978-42f8...@googlegroups.com...
come mai sulla ghiera la scala arriva solo fino a 50?
quanto vale la misura in foto?
(non si vede in foto ma tra i puntali c'� un piattello di registro con su 
stampigliato 3.97)
 
http://tinyurl.com/cn45kwe
 
 
-ice-
 
 
Semplicemente perch� la "scala" incisa sul Tamburo segna 0.5 mm alla 
tacca... 
 
 

> come mai sulla ghiera la scala arriva solo fino a 50?
 
In orizzontale vedi tacche sopra e sotto.
Quelle sopra sono i millimetri. Quelle sotto stanno a met� e sono il mezzo 
millimetro.
Un giro del nonio (si chiama cos�? o � solo quello del calibro... non 
ricordo) fa 0,5mm
 
Io leggo 3 tacche da 1mm, una da 0,5mm e 0,47 sul nonio.
Quindi 3,97 
 

 Quindi 3,97
 
Si
 
 

 -ice-
 
Io leggo 3,97 ma secondo me � un p� sfasato,
non dovrebbe ancora vedersi la 4 linea dei mm,
o perlomeno non vederla appieno.
Portalo a zero e vedi come misura la linea.
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:3fe97a96-8978-42f8...@googlegroups.com...
come mai sulla ghiera la scala arriva solo fino a 50?
quanto vale la misura in foto?
(non si vede in foto ma tra i puntali c'� un piattello di registro con su 
stampigliato 3.97)
 
http://tinyurl.com/cn45kwe
 
 
 
sarebbe giusto...ma si vede piu che bene tutta la linea dei 4mm....sembra 
starato 
 

 -ice-
 
Va che misurandoti l'uccello in questo modo (diametro) se solo stringi un 
filo ti ruba qualche centesimo, facciamo 4mm e diciamo che � lui! 
 
 

 ricordo) fa 0,5mm
 
chiarissimo ;)
 
-ice-

 starato
 
io non ho dimestichezza con questo strumento ma da 3,97mm a 4mm passano 3 centesimi di mm... a me sembra normale che la tacca del 4 sia stata "bruciata"  tutta
 
è un mitutoyo ed è registrabile; solo che se lo registro probabilmente viene fuori peggio :)
cioè dove lo trovo un campione insensibile alla temperatura per andare a limare 3/100 di mm?
 
-ice-


Le guide del laser di un normale cdrom sono due cilindri di acciaio
duro che misurano esattamente 3,00 millimetri di diametro, ne ho
smontati diversi di diverse marche e sempre 3 millimetri sono, usa
quelle come campione. La dilatazione per  temperatura su 3 millimetri
non è misurabile con quello strumento, vai tranquillo.
 
ciao
 
 
 
 

 andare a limare 3/100 di mm?
 
Considerata la misura che hai indicato, suppongo che si tratti
di un micrometro con campo di misura da 0 mm a 25 mm.
Quando i rebbi sono a contatto il micrometro segna 0 mm?
Se si' c'e' poco da fare, dato che se *veramente* lo strumento
non ti ha dato la misura corretta vuol dire che e' presente un
difetto tra la vite e la sua sede, altrimenti registralo in modo
che quando i rebbi sono a contatto il micrometro segni zero.
 
In ogni caso secondo me lo strumento funziona correttamente
se, come hai scritto in precedenza, segna 3.97 mm quando
misuri uno spessore campione da 3.97 mm, infatti anche
se il campione fosse per assurdo realizzato con  ferro
da carpenteria la dilatazione termica per una variazione
di temperatura di 10 �C rispetto a quella di taratura sarebbe
dell'ordine di 10 K * 10^-5 K^-1 = 10^-4 volte il valore misurato,
cioe' dell'ordine di 1/1000 mm, e non sarebbe apprezzabile
considerata la risoluzione dello strumento.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 

    >> Io leggo 3,97 ma secondo me è un pò sfasato, non dovrebbe ancora 
vedersi la 4 linea dei mm, o perlomeno non vederla appieno.
 
    Confermo. Bisogna leggere: 4 millimetri - 3 centesimi. Se stesse a zero 
sarebbero 4 millimetri esatti.
 
 


 
LEGGERE "3.97" NON significa affatto che il pezzo misurato sia esattamente 
da 3.97!
 
BISOGNA leggere le "Tolleranze" dello strumento!
 
L'ULTIMA cifra NON � mai da considerare valida ma solo un'indicazione "di 
prossimit�" alla misura reale.
 
per esempio nei Calibri Digitali Millesimali serve"solo" per sapere se sei 
da 0 a 5 oppure da 5 a 0... (parte bassa oppure parte alta della decina dei 
millesimi!)
 
E' come voler misurare l'etto di un neonato su una Bilancia pesa persone da 
150 Kg!
 
Leggettevi le TOLLERANZE nei "vari" campi di misura!
 
Ciao, Belli! 
 
 

> Leggettevi le TOLLERANZE nei "vari" campi di misura!
 
I micrometri di dimensioni simili a quello della foto che ho avuto il 
piacere di utilizzare avevano tolleranze sui 4-5 micron, quindi 0,005.
Quindi dovessi fare quella misura con uno di quelli lě, misurerei proprio 
3,97. 
 

 3,97.
 
Qui, a N/E, c'erano Polacchi o Russi che si fermavano su strade e piazzali e 
li vendevano un tanto al chilo... da 0-25 fino a 500 mm e oltre!
 
Per una centinaio di Euro ne abbiamo preso una serie completa da 0 a 500... 
ognuno nella sua  bellissima scatola di legno che da sola (on itaGlia) 
valeva pi� del micrometro stesso!
 
NON li usiamo il Meccanica ma in... Carpenteria e in giro per le barche... 
(tanto, spesso e volentieri... finiscono in acqua!)
 
Dei Cinesi non ne parliamo...
 
By-The-Way...  per chi non lo sapesse.... la famosa "Borletti" (con cui sono 
"marcati" molti strumenti "Tagliani", il marchio lo ha acquistato la LFT 
(cercatela su Google) che IMPORTA-DISTRIBUISCE paccottiglia Cinese con 
"propri" MARCHI!
 
Sfogliate il LORO catalogo (grosso come un paio di Elenchi Telefonici) e ne 
vedrete delle belle!
 
Bye.
 
PS.- NON vende a privati! 
 
 

 "propri" MARCHI!
 
quindi adesso chi sono le marche di riferimento per il top della gamma, dopo mitutoyo?
 
-ice-

 considerata la risoluzione dello strumento.
 
ok, quindi su questo aspetto sono tranquillo allora;
 
ti ringrazio
-ice-

 ha scritto nel messaggio 
news:a2e2bb0c-e1b6-4d31...@googlegroups.com...

In genere tra i migliori che usiamo ci sono i TESA.
Ma non tutti i gatti sono bigi!    :-)
 
I Mitutoyo sono "rinomati" ma non sono certo il top.... 
 
 

 stasera lo verifico... cmq forse ho fatto male la misura nel senso che ho stretto troppo...
 
Ma non hai usato il nottolino frizionato?
 
Giovanni

 starato
 
io non ho dimestichezza con questo strumento ma da 3,97mm a 4mm passano 3 
centesimi di mm... a me sembra normale che la tacca del 4 sia stata 
"bruciata"  tutta
 
č un mitutoyo ed č registrabile; solo che se lo registro probabilmente viene 
fuori peggio :)
cioč dove lo trovo un campione insensibile alla temperatura per andare a 
limare 3/100 di mm?
 
-ice-
 
 
Eh no, se č sotto il 4 millimetro non si deve vedere tutta la tacca, ti 
passo che possa spuntare un piu del dovuto, 9/10 circa...ma qui se ne vede 
la fine e il colore che viene dopo... 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:0d4ce17d-396b-4b17...@googlegroups.com...

Di solito nella scatola dei micrometri c'è un campioncino, un cilindretto di 
solito, se no dovresti avere un'altr micrometro di cui sei certo e unc 
ampione da provare con uno o con l'altro, o ancora un amico che ti passi un 
campione, poi ovviamente dovrai lasciare climatizzare nel modo giusto 
etctctc 
 

In genere tra i migliori che usiamo ci sono i TESA.
 
Della Tesa ho un calibro cinquantesimale, un palmer 0-25 mm e un
alesametro per lo stesso campo di misura.
 
Ma il meglio che avevo visto č una livella elettronica con una
risoluzione di 1 micron/metro. Sono 0 gradi, 0 primi e 0.2 secondi.
 
Costa 14'200 euro.
 
Boiler

la fine e il colore che viene dopo... 
 
Quale tragedia...
Ma non diciamo cazzate.
 
È uno strumento a due scale, di cui una è indicatica, mentre l'altra è
significativa.
 
È perfettamente corretto che sia così. Tra l'altro c'è un grosso
errore di parallasse leggendo la scala dei mezzi millimetri, che in
questo tipo di strumento non viene corretto. Perché? Perché non ce n'è
di bisogno.
 
Boiler

 Ma non hai usato il nottolino frizionato?
 
si, ma siccome non avevo il supporto ho duvuto stringere un pelo in più altrimenti il piattello scivolava
 
-ice-