Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Puntali di ricambio per tester.....

Sto consumando puntali per il tester come se fossero pane..... mi si rompono 
tutti all'interno della punta. Le punte non sono smontabili.
mi chiedevo se esistessero puntali decenti ispezionabili, e magari robusti.
Il multimetro e' un oggetto cinese da poco, ma funziona bene e fa il suo 
dovere, quindi vorrei evitare di buttarlo.
consigli?
Grazie!
P. 


li puoi autocostruire con due penne bic opportunamente scaldate in punta per 
dargli la forma giusta
-- 
ciao
Abele 

 punta per dargli la forma giusta
d'accordo, se non costano una cifra, pero', preferirei qualcosa di gia' 
pronto e di ispezionabile...
grazie!

 pronto e di ispezionabile...
ma che ci fai coi puntali???
ho da 25 anni un tester ICE con ancora i suoi puntali!
comunque in tutte le fiere dell'elettronica si vendono, cerca
quelli con filo grosso, morbido e termosaldato al puntale.
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 dovere, quindi vorrei evitare di buttarlo.
Ma scusate la domanda: solo io ho il problema che i puntali di quelle 
ciofeche cinesi dopo un po' danno problemi di falsi contatti?
Credo sia un problema di trattamento superficiale, si' che si forma una 
patina di ossido (invisibile) che nel 90% dei casi mi falsa le misure.
I puntali del mio vecchio ICE 680, dopo 30 anni sono ancora i migliori 
(e gli unici di cui mi fido quando faccio una misura).
Comunque per il giocattolone cinse ho risolto comprando a una fiera dei 
puntali di uno strumento ex-SIP (credo un misuratore di linea), roba 
professionale insomma.


il mitico 680 R ?
-- 
ciao
Abele 

 consigli?
Le punte di quelli ICE (del 680R) sono svitabili e saldabili. Prova da
Distrelec, se vendono i puntali a parte. Oppure Esco Elettronica.
Oppure un mio cassetto, dove ci sono cadaveri di multimetri da cinquant'anni
in qua.
---
ciao, Piero

> il mitico 680 R ?
proprio!


 mi chiedevo se esistessero puntali decenti ispezionabili, e magari robusti.
Di solito dai grossisti di materiale elettrico o nei negozi di 
elettronica vendono i soli puntali, io ne avevo comprate alcune 
confezioni a pochi euro (se non erro 1-2 euro a confezione).
Ciao
Fabio

 dargli la forma giusta
Va bene il fai da te, ma per cose che costano pochi euro e che possono 
creare pericolo io non farei il "barbone" (in senso buono).
Saluti
Fabio

 confezioni a pochi euro (se non erro 1-2 euro a confezione).
Si, e' vero. La cosa pazzesca e' che trovi a 2 euro magari i puntali ed 
a 4 euro un tester completo di puntali .... cina :)))
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 ed a 4 euro un tester completo di puntali .... cina :)))
vero, io ho 4 multimetri cinesi perfettamente funzionanti, l'ultimo anche 
abbastanza preciso.... pero' i puntali sono di una fragilita' unica. Per il 
momento ho risolto cosi': 
http://picasaweb.google.it/twilightonline/MultimetroDt9205a?authkey=k47FMfbKMTw

 il momento ho risolto cosi':
guaina termorestringente... ottimo!


 guaina termorestringente... ottimo!
si, peccato che avevo finito quella "grossa" e quella della misura inferiore 
entrava a forza nel puntale.... vabe', finche' regge :) 

 consigli?
Saldare il cavo sul puntale??? ( nella parte esterna)

 euro un tester completo di puntali .... cina :)))
Verissimo! E purtroppo questa cosa è vera anche per cose ben più 
costose.
Ciao
Fabio