Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: help micrometro

ciao vi chiedo da parte del mio babbo
ha preso un micrometro Metrica, questo:
 
http://s16.imagestime.com/out.php/i1088726_metrica.jpg
 
 
ma non essendo pratico ha dei dubbi, ha anche chiesto a Metrica ma non ha ben capito la risposta, chiedo quindi a voi
 
ecco cosa aveva chiesto:
salve ho preso il vostro micrometro Metrica 44130
non ha a corredo nessuna istruzione, e nemmeno dal vostro sito ci sono istruzioni sull'uso
non avete nessun manuale-istruzioni di questo micrometro?
in particolare non capisco a cosa serve quella chiavettina separata a corredo..
e poi a cosa serve la ghiera che ruota in fondo ( segnata nella foto)
 
ed ecco la risposta della ditta stessa:
IL CRICCHETTO POSTO IN FONDO ALLO STRUMENTOMSERVE PER DARE UNA FORZA COSTANTE ALLA MISURA
LA CHIAVETTA SERVE PER SMOLLARE IL CRICCHETTO COSI' FACENDO SI PUO FAR RUOTARE IL CANOTTO NUMERATO PER EVENTUALI AZZERAMENTI
 
mi aiutate a capire meglio i 2 quesiti, che poi lo spiego al babbo?
( intendo a cosa serve quella ghiera segnata da freccia rossa, e poi a corredo vi è una piccola chiave in acciaio a mezzaluna ma non capisco a cosa serve)
ciao grazie
Marika

capisco a cosa serve)
 
La chiave servirà per la taratura o azzeramento. Mica è digitale che basta 
premere un bottone.
Ci sarà una tacca di misura che con quella chiavetta puoi muovere per farla 
combaciare con lo zero o con una misura nota. 
 

Nel suo scritto precedente, marika ha sostenuto :

la ghiera grande la si usa per spostamenti..grandi e poco precisi, una 
volta arrivati quasi a contatto con l oggetto da misurare si utilizza 
la ghiera piccola si da ancora qualche giro con questa e si rileva la 
misura. La chiavetta serve per variaare la taratura....ma a meno che 
non ti succeda di far cadere l attrezzo o ..altre casistiche 
dimenticatene. lol

Scriveva marika venerdì, 18/11/2016:

Oltre alle risposte che ti sono già state date, vedi sotto :
 
http://www.galileo.fr.it/marc/varie/micrometro/micrometro.htm
 
 
http://roby1968.altervista.org/doc_vari/conoscereacciaio/diapositive/micrometro/micrometro.htm
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qdtFqQoovQQ
 
 
F.

grazie a tutti ragazzi
anche una donna può porconare? ebbene si
meidjeuhfuio0928u3fhuouihoui3hfoijwpiojcoiuheoijfipj
 
quel furbo di mio padre come prima misurazione di prova..aveva scelto il freno a disco della mia mtb
e aveva usato solo la ghiera principale stringendo...ecco perchè mi ha lasciato dei piccoli segni sul disco..
 
ok quindi riassumendo: la chiavetta a seguito servirebbe per tarare il micrometro, intanto non la usiamo..
 
la ghiera in fondo serve invece per la misurazione di fino finale
 
esempio sul mio disco da 2 mm: arrivo quasi contro con la ghiera principale..senza però che inizi a stringere..e poi uso SOLO la ghiera in fondo perstringere sul disco
ok?
 
dai video postati da voi, non fanno mai vedere l'uso di questa ghiera finale..
 
oppure ho capito male io e la ghiera finale è una frizione?
nel senso con quella si regola la forza di chiusura..ma poi si usa sempre la ghiera principale per misurare?
 
grazie ragazzi, scusate per la mia ignoranza
marika
 

la ghiera principale per misurare?
 
Non regoli una ceppa! E' già regolata!
Serve per limitare la forza di serraggio!
Serve per limitare la forza di serraggio!!
Serve per limitare la forza di serraggio!!!
Mettici un dito in mezzo e stringi, così magari te ne rendi conto :)
 


Con il micrometro ti danno un campione noto per effettuare la taratura.. 
Non è obbligatorio ma prima d misurare guarda cosa segna il micrometro con 
quello se è corretto vai e misura

 
Cut
 
Sono appena tornato dalla NASA dove ho chiesto informazioni sul
 micrometro 0-25 della Metrica. Io avrei capito questo: essendo un
 micrometro 0-25, per l'azzaramento si chiude completamente in
 modo che i contatti si tocchino l'operazione si porterà a termine
 usando il cricchetto frazionato,  si verifica la corrispondenza
 dello 0 con la linea di fede e se questi non coincidono si deve
 allentare, con quella piccola chiave, il grano che ferma la
 ghiera(quella con i numeri coassiali allo strumento) (nella foto
 il grano si intravede superiormente come un puntino nero) si fa
 ruotare la ghiera allentata in modo che lo 0 della ghiera che
 gira(ma ora deve restare ferma) coincida con lo 0 della ghiera
 che hai  allentato con la
 
chiavina piiiccina. A questo punto stringi nuovamente il grano
 piccolino. L 'azzeramento è  fatto. Sull'effettivo utilizzo del
 micrometro è  meglio se interviene Giovanni che questi oggetti li
 ha sicuramente usati. Alla NASA non mi hanno saputo dire.
 
 
-- 


Con quello in foto non ti danno il blocchetto perché tutto chiuso è a zero.
Se non lo é si chiude con la frizione, si blocca e si regola il nonio 
con la chiavetta per la taratura.
 


Si, confermo tutto quello che è stato detto, e aggiungo solo qualcosa
riferito all'uso pratico in officina.
Il meccanico (che lavora in officina) non si fiderebbe mai di basarsi esclusivamente sul cricchetto per fare la misura, anche ammesso che la taratura sia perfetta. Difatti, a differenza dei laboratori metrologici, dove siamo di fronte a quasi delle camere sterili, in officina un minimo di polvere c'è sempre. 
Prendiamo l'esempio della verifica della taratura: è evidente che prima di tutto 
è determinante che i due piani delle punte siano esenti totalmente da granelli di polvere, che potrebbero falsare la misura . Questo non è possibile durante le lavorazioni alle macchine, dove l'atmosfera non può essere esente da pulviscolo.
Anche in questo caso, misurando superfici piane, e essenziale che sia il pezzo sia 
le punte del micrometro siano totalmente prive di granelli. Anche il refrigerante 
va pulito perché crea sempre uno spessore, anche se infinitesimo.
 
Poi il cricchetto parte dal presupposto (teorico) che colui che lo manovra lo tenga
perfettamente in asse ai piani da misurare. Difatti partiamo dal presupposto pratico che il micrometro non sarà mai in asse perfettamente ai due piani da misurare. Del resto, pensare che la forza del cricchetto riesca da sola ad allineare pefettamente i due assi è pura illusione. Per cui, nella pratica, si agisce sulla ghiera grande fino a che le punte vadano già a battuta... e qui sta alla sensibilità della mano del tecnico a fermarsi prima di superare la forza stessa di pressione del cricchetto. In quel momento possiamo prendere per buono l'allineamento del micrometro col pezzo e usare il cricchetto per fare la lettura finale.
Stesso discorso, ma ampliato in senso peggiorativo, l'abbiamo per la misura dei particolari cilindrici: se io devo misurare un pezzo sul tornio, fidarsi del cricchetto è ancora più da sconsiderati e che può arrivare a falsare anche di molto 
la misura. Difatti anche qui, complice anche la posizione scomoda dell'operatore,
il cricchetto non può assolutamente garantire l'allineamento perfetto del micrometro rispetto al pezzo... per cui sarà buon norma avvicinarsi grossolanamente con la ghiera grossa tangenti al pezzo e a quel punto, mentre si "stringono" le due punte muovere nei vari sensi il micr. allo scopo di trovare l'allineamento perfetto.
A quel punto si, che entra in azione il cricchetto che può dare la giusta pressione 
per stabilire la misura del pezzo. Un altro trucco per stabilire se il diametro è quello voluto, nel caso la misura sia perfetta, è quello di bloccare la leva di rotazione del micm. e far uscire tangenti le due punte verticalmente.
Ecco... la forza di scorrimento sul pezzo corrisponderà esattamente alla pressione del cricchetto.
Il discorso potrebbe continuare ancora per molto, ma visto che siamo già ampiamente
OT, e visti pure i prevedibili sbadigli di chi è riuscito ad arrivare fino a qui, forse è il caso di soprassedere:-)
 
Giovanni

 Con il micrometro ti danno un campione noto
 
eh magari
 
ho un mitutoyo e mi hanno dato buste, silica gel, chiave di taratura, 
istruzioni in 10 lingue, garanzia e certificato di taratura, ma di 
campione di riscontro nessuna traccia :-(
 
Ma del resto e' giusto perche' puoi azzerare lo ZERO ma non puoi 
correggere la pendenza della retta di taratura e correggere, per es. lo 
spessore di 20,00 mm
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

ringrazio tutti di cuore
come detto da qualcuno, con questo micrometro non danno un pezzo a campione pe rlo spessore, ma fin li
avessero almeno dato un manuale, almeno 4 righe
NULLA!
vabbè penseranno che chi lo prende..li conosce già!!!!
 
comunque gia da nuovo, stringendo del tutto, aldava oltre lo zero ( negativo) e mi ero chiesta se andava bene la cosa
evidentemente è da tarare
ci proverò!
 
e proverò anche a capire come funziona quella ghiera finale..ok mia vete detto serve a limitare la forza
si vabbè ma io non sono un ingegnere :-))))
 
ciao Marika

 detto serve a limitare la forza si vabbè ma io non sono un ingegnere :-))))
 
Non serve una laurea.
Come ti hanno già detto, ruota la manopolina piccola e vedrai che a un 
certo punto sentio solo un crìk crìk e la manopolina gira a vuoto e 
smette di spingere.
 
-- 
Fabbrogiovanni

ma come fabbro, lavori alla Metrica?? ( in quanto dici che mi hai allegato la chiavetta..)
 
si ok per la levetta in fondo, appena posso provo, ma ho capito dai..
mentre per la taratura..ma non potevano tararlo in fabbrica????
..dipende anche da quanto si stringe la manopola principale..solo se serro forte va oltre lo zero in negativo, bo
ciao grazie


 forte va oltre lo zero in negativo, bo ciao grazie
 
E brava, ecco il motivo per cui abbiamo aggiunto la manopolna 
frizionata secondaria, per evitare che gli utilizzatori lo usino come 
se fosse un giratubi da idraulico.
 
Fai una prova: arrivi vicino con quella principale e prima che tocchi 
chiudi con quella piccola.
Se si ferma a zero avrai la prova che lo abbiamo tarato in fabbrica.
 
La chiavetta l'abbiamo comunque aggiunta per essere usata in caso di 
bisogno.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ..dipende anche da quanto si stringe la manopola principale..solo se serro forte va oltre lo zero in negativo, bo
 
:)
Se utilizzi la ghiera piccola per serrare, non puoi "serrare forte".
E' li proprio per evitare questo :)
 
Se hai "serrato forte" utilizzando la ghiera grande, probabilmente l'hai 
starato.
 
Devi portarlo quasi a zero con la ghiera grande, e poi utilizzare la 
ghiera piccola fino a sentire "cri cri cri".
A questo punto devi leggere 0 sulla scala, altrimenti utilizzi la 
chiavetta e ritari lo strumento.
 
Piu' difficile da spiegare che da fare :)
 
Ciao
 
 
 
 

 solo se serro forte va oltre lo zero in negativo
 
la manopolina frizionata serve appunto per evitare che qualcuno stringa 
troppo falsando la lettura. Deve arrivare a zero esattamente quando la 
manopolina comincia a slittaew.


 spessore di 20,00 mm
 
Eh lo so io però nel mio lavoro prima di una misura con un centesimale io 
misuro sempre con un blocchetto johnson e vedo cosa mi dice il micrometro 
e poi misuro quello che devo misurare questo perché il micrometro e in 
generale tutti gli strumenti di misura non dovrebbero essere tarati appena 
l'operatore vede un'incongruenza con la misura. 
Il processo di taratura di uno strumento non è semplicemente metterle a 
zero lo strumento anzi se lo scarto non è rilevante per la scala dello 
stesso non si interviene perché una taratura di fabbrica e 100 volte 
meglio di quella fatta dall'operatore. 
Comunque tutto questo per un micrometro centesimale per uso hobbistico 
sono tante seghe mentali. 


Ho visto ingegneri meccanici in difficoltà solo a misurare con un 
micrometro tranquilla. 
Ti hanno linkato un bel sito prima usarlo per capire come leggere lo 
strumento. Per la pratica c'é un modo per tenere il micrometro in modo da 
usarlo bene in modo che i piatti siano bel allineati e che tu abbia la 
possibilità di usare il Cricchetto frizionato. 
Usa il mignolo per uncinare. Vicino a dove si blocca così hai l'intera 
mano libera per agire sul micrometro

 sono tante seghe mentali.
 
a livello operativo senz'altro, a livello culturale e anche di 
discorrere su un niusgrup invece fa parte de "il piacere di saperlo".
 
Es. il mio esemplare non ce l'ha, ma la variante deluxe ha in piu' anche 
un nonio, che porta la accuratezza al terzo numero decimale dopo il 
millimetro, ossia al micrometro (m * 10^-6) vero e proprio.


 millimetro, ossia al micrometro (m * 10^-6) vero e proprio.
 
Si si infatti le ho scritte anche io era per non far prendere male all'op 
la metrologia é affascinante ma nella pratica dobbiamo essere pratici 
visto che al solito non ci servono misure così precise


Oltre agli ottimi consigli. ricordo che la misura andrebbe fatta a temperatura costante di 20 gradi come da qui: 
https://books.google.it/books?id=NceZQrPHqC4C&pg=PA562&lpg=PA562&dq=micrometro+e+temperatura+misura&source=bl&ots=Ut-AsRxwYJ&sig=pow4wNFkRsmbMPfk2PQO9G2j0hg&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj3uOPAwbfQAhWC6RQKHVxaCyQQ6AEILTAD#v=onepage&q=micrometro%20e%20temperatura%20misura&f=false
 
La misura non variera' molto, ma e' bene ricordarlo... Buone misure, Piero
 

 
 
grazie a tutti di cuore per i preziosi consigli ;-)
marika