Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: funzionamento multimetro

Mi potete spiegare in maniera dettagliata il modo di utilizzare questi due
tester? - vedi foto 
http://mio.discoremoto.virgilio.it/jyt/
 , in particolare
non mi e' chiaro  l'entrata 20A con la scritta unfused e l'entrata segnata
dalla lettera A scritta fused del multimetro digitale, si puo' misurare  l'
intensita della corrente ( amperaggio) in alternata con questo multimetro?
Nel multimetro analogico qual'e' l'utilizzo delle entrate indicate con 10A e
dalla scritta out? ciaociro

 dalla scritta out? ciaociro
10A: lo stesso uso della presa 20A del digitale: una presa per correnti 
elevate, non protetta da fusibile.
out: non lo so.
-- 
Cinghiale 

 intensita della corrente ( amperaggio) in alternata con questo multimetro?
Per il digitale vieni informato che l'entrata 20A non è protetta da un
fusibile mentre quella da 200mA si. Puoi misurare tranquillamente correnti
alternate e, ad esempio, puoi collegarlo tra il differenziale ed il
magnetotermico se hai un contratto da 3kW (penso che tu sappia che
l'amperometro va collegato in serie !)  Per l'analogico non so dirti niente
anche perchè le scritte non sono ben leggibili.   Ciao   piero

 ha scritto nel messaggio news:433d223b$0$32469$4faf...@reader1.news.tin.it...

Se devi misurare spesso correnti di quell'ordine ti consiglio direttamente l'uso di una pinza amperometrica.........non c'e' alcun puntale da mettere e lavori in totale sicurezza di non bruciare nulla.
ciao

 out: non lo so.
serve a misurare l'ampiezza della componente variabile di un segnale
polarizzato (in parole povere un voltmetro AC con un condensatore in
serie).
ciao, Piero

 tester? - vedi foto 
http://mio.discoremoto.virgilio.it/jyt/
 , in particolare
per quello che vedo e mi pare di capire, l'analogico puo' misurare:
tensioni continue con fondo scala 2.5, 10, 50, 250 e 1000V + altre 2 
portate  da 1.5 e 9V per controllare le batterie.
correnti continue con fondo scala 5, 50, 500 mA e 10A
Tensioni alternate con fondo scala 10, 50, 250 e 1000v
Resistivita' con portata  x1, x10 e x1000 ohm, piu' un controllo di 
conduttivita' con cicalino.
le tensioni continue si misurano con i puntali in COM/+Ohm e A-Ohm-V
stessa cosa per la resistivita'/continuita'.
Mi sembra di intuire che per le correnti continue, si usi come ingresso 
il terminale A-Ohm-V (per le portate inferiori ai 500 mA) e come uscita 
il terminale out. In caso di correnti oltre i 500 mA l'ingresso diventa 
il terminale 10A.
Sottinteso che tensioni e resistivita' si misurano in parallelo, e 
correnti in serie, di qui l'uso di un terminale di ingresso e uno di 
uscita: invertendoli, la lancetta va all'indietro (occhio che lo 
strumento puo' essere abbastana delicato).
Il digitale (fra parentesi, che bastardi a chiamarlo "fuke" ;-) puo' 
misurare:
tensioni continue fra 200mv e 1000V;
tensioni alternate fra 200mV e 750V;
guadagno dei transistor (Hfe)
capacita', fra 2 nF e 200 uF
correnti alternate fra 20mA e 20A
correnti continue, fra 2 mA e 20A
continuita' con cicalino
resistivita' con fondo scala da 200 ohm a 2000 Mohm
Le misurazioni in parallelo (V e ohm) si misurano fra il terminale COM 
e V ohm; le misurazioni in serie (A) si misurano fra il terminale com e 
i terminali A o 20A a seconda della portata. L'ingresso 20A non e' 
protetto da fusibile, l'altro e' protetto da fusibile. L'isolamento e' 
fino a 500V
Lo zoccolino a 8 contatti e' per i transistor; quello siglato Cx per le 
capacita'. Il pulsante Hold serve a bloccare la visualizzazione del 
display.
Adriano

 serie).
Buono a sapersi, grazie. Ma perché si chiama OUT?
-- 
Cinghiale 

 Buono a sapersi, grazie. Ma perché si chiama OUT?
Output, uscita; tipicamente, uscita da un amplificatore.
Per esempio, durante la taratura di un ricevitore, per leggere l'ampiezza
del segnale modulato fornito dal generatore di segnali (di solito 400 Hz).
ciao, Piero

meglio: l'ampiezza del segnale di bassa frequenza modulante il segnale di
alta frequenza fornito dal generatore