Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: umidità

in casa , con una temperatura di circa 18-19 gradi
una umiditï¿œ del 77 % .. com'ï¿œ ??? ( stamattina alle 9.00 in camera da 
letto con due letti)
ï¿œ alta o a casa vostra riscontrate una umiditï¿œ molto minore ????
la mia misura ï¿œ quella della stazione meteo acquistata alla LIDL questa 
estate
ciao e grazie dei vostri riscontri :-)

 estate
Innanzitutto bisognerebbe essere sicuri della misurazione. Se � abbastanza 
precisa direi che l'umidit� di casa tua � molto alta. L'umidit� relativa � 
inversamente proporzionale alla temperatura. Buoni tenori di confort si 
hanno con umidit� intorno al 50/55%. Co una umidit� come la tua c'� da 
aspettarsi condensa sulle zone pi� fredde e comparsa di muffa in breve 
tempo. E' una situazione particolare o � la norma?
David 


Io ho il 60% circa di umidit�, ma abito a pochi metri da un fiume. La 
temperatura d'inverno la tengo intorno a 19.5 gradi.
Ciao, fms 


mio fratello sposato ha avuto la 'brillante' idea di mettere l'acqua 
nelle vaschette ai termosifoni ( che ho giï¿œ provevduto a levare)
mentre, invece, sono dieci e passa anni che non avevamo piï¿œ l'abitudine 
di usarle, proprio perchï¿œ mia madre usa far _finire_ _di_ asciugare il 
bucato anche in casa, quando sono ormai asciutti ma ancora umidicci
piano terra di una casa di 60-70 anni in muratura di mattoni rossi(muri 
perimetrali) e tufo ( muri portanti interni )
mettici l'abitudine delle persone anziane di areare poco ... e male , 
cioï¿œ facendo stare le finestre aperte per parecchio tempo ma con le 
porte chiuse, quindi senza vera ventilazione...
ed ecco che il danno ï¿œ fatto
cmq sto ricordando che la stazione meteo l'acquistai l'altranno , e 
l'inverno scorso l'umiditï¿œ era spesso su 60-67 %

 l'inverno scorso l'umidit� era spesso su 60-67 %
Abito in casa a schiera centrale (2 muri solo esterni) ben isolata vicino
a Treviso; termosifoni in ghisa, temp. max 18 -20 �C non per tutto il
giorno: l'umidita' in questi giorni freddi e' 35 - 38 %, misurata con
strumento Oregon Scientific da tavolo.Tenner presente che in altre
stagioni si arriva ad oltre il 60 %. Piero
Piero
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 LIDL questa estate
Qui al sud vicino Salerno ho 20,7 gradi Celsius ed una Umiditï¿œ 
Relativa del 72 % in questo momento.
Se vuoi controllare la precisione del tuo igrometro fai cosï¿œ:
procurati un sacchetto da frigo abbastanza grande da contenere la 
stazione o il sensore di umiditï¿œ ed una tazzina da caffï¿œ o anche 
un tappo di plastica abbastanza grande.
Metti un cucchiale di sale grosso da cucina nella tazzina e 
versaci sopra poche gocce di acqua. Il sale deve essere umido ma 
non sciolto.
Con attenzione introduci anche l'apparecchio e chiudi molto bene 
cercando di lasciare meno aria possibile all'interno, ma fai 
attenzione a non rovesciare il sale: gli apparati non lo 
gradiscono ;). Controlla di poter leggere il quadrante attraverso 
la plastica.
Ora chiudi bene e metti in un posto sicuro dove non possa essere 
rovesciato o scosso e lascia per dodici ore a T ambiente fra 20 e 
25 gradi C.
Alla fine a contenitore ancora chiuso dovresti leggere circa 75 % 
(+ o - 0,5%) di U.R. Altrimenti saprai di quanto devia il tuo 
misuratore.
una delle fonti
http://cigars.about.com/od/humidors/qt/hygrometers.htm
altre le trovi qui
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=humidor+hygrometer+calibration&aq=6&oq=humidor+h&aqi=g10
E' un sistema usato anche in ambito industriale con maggiori 
accortezze.
ciao
Bung
Hic
In vino Veritas