Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Precisione di misura multimetro LIDL..

Cosa ne pensate del multimetro che in questi giorni � in vendita al Lidl 
?
Ero quasi intenzionato ad acquistarlo giusto per avere uno strumento " 
da battaglia " da tenere fisso nella borsa degli attrezzi che spesso mi 
porto in giro a casa di parenti ed amici.
Nel tardo pomeriggio ho incontrato il mio vicino che proprio oggi l'ha 
acquistato e me lo ha mostrato.
In effetti a prima vista nulla a che vedere con multimetri digitali pi� 
blasonati ma tutto sommato per 11 Euri la spesa si potrebbe anche fare.
Quello che mi ha incuriosito e lasciato un po' perplesso sono le 
caratteristiche riportate nel manualetto, ed in particolare i dati 
relativi alla precisione di misura che sono indicati in un modo che non 
riesco ad interpretare.
Io ho sempre visto la precisione indicata con una variazione percentuale 
in pi� o in meno del tipo " �1% ", ebbene nel manualetto a questo valore 
percentuale viene aggiunto un numero.
Ad esempio per tensioni continue con campo di misura di 200mV, la 
precisione indicata � " �(0,5%+5) ".
Come deve essere interpretato quel " +5 " che appare sommarsi al valore 
percentuale ?
Ringrazio in anticipo chi mi vorr� rispondere.
 
Andrea
 
 
 

 percentuale ?
 
non ho idea di cosa significhi quel +5, pero' mi viene una 
considerazione: se pensi di prendere un multimetro da 11 euro, non puo' 
interessarti ne' puoi pretendere la precisione.
Imho, da tenere in una borsa di attrezzi, va piu' che bene; tanto 
l'alternativa sarebbe un altro multimetro cinese, dai 5 ai 20 euro, con 
prestazioni simili.
Se invece ti interessa la precisione (o almeno una indicazione precisa 
di quanto sia il tasso di errore), devi andare su strumenti di ben 
altra categoria, e farli tarare periodicamente.
 
Adriano

percentuale ?
 
Aggiungi la cifra 5 al valore letto, quindi se leggi 200 l'errore
potra' essere � 6, che e' la somma del 0,5% dei 200 + 5
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Il 16/08/14 19:27, andrea78 ha scritto:

Viene definita come "incertezza" della lettura.
Vedi qui:
"
http://www.diee.unica.it/misure/Dispense/Misure_Elettroniche_dm270/Multimetri_digitali.pdf
"
 
Ciao
G.
 
 


Concordo, infatti lo scopo dell'acquisto non ï¿œ certo quello di 
scorrazzarmi in borsa uno strumento di precisione :-).
Solo mi ha incuriosito questo modo di indicare la precisione che 
francamente non avevo mai notato ...
 
Andrea
 
 

 non avevo mai notato ...
 
infatti. Sono quasi propenso a pensare ad un errore di stampa
 
Adriano

 infatti. Sono quasi propenso a pensare ad un errore di stampa
 
come non detto: hanno gia' dato la spiegazione.
 
Adriano


Buona serata.
Andrea
 

percentuale ?
 
esatto... 5 digit lo chiamava qualche costruttore di strumenti,
qualsiasi cosa visualizzi +/- 5 (o il valore che si da all'ultimo
carattere del dispaly) a cui aggiungi +/- 5%
 
il che significa che non puoi aspettarti una grande precisione
quando ti avvicini allo zero.... cio� se misuri una grandezza 
che vale 50 su fondoscala 100, il valore � 50+-5+-5%...
ma se cerchi di misurare un valore di 5 (su fondoscala 100) 
sei fregato :-(
 
ma, per quando so io, � tipico  degli strumenti digitali...
 
 
e6...@yahoo.it
 ma cambia il sei in sette


Grazie per la risposta, ma salvo grossolani errori di interpretazione 
della stessa da parte mia, non penso sia questa la spiegazione corretta.
Infatti, oltre a considerare il documento indicato da Giuseppe, non 
saprei come applicare la regola che indichi nel caso di tensioni 
continue con campo di misura di 2V, dove il manuale indica come 
precisione " �0,8+5 "
 
Andrea
 

sei fregato :-(
 
Questo non � del tutto corretto. Dipende dal numero di counts che ha
l'apparecchio. Se il fondoscala � 100 ma hai 2000 counts, il digit
vale 0.05, quindi l'incertezza sulla tua lettura del valore di 5 vale
+/- (5/100 * 5 + 0.05 * 5) = +/- 0.5
mentre a 50 vale
+/- (5/100 * 50 + 0.05 * 5) = +/- 2.75
 
Boiler

 percentuale ?
 
indica quanto balla l'ultima cifra digitale a causa del convertitore 
A/D. Un buon tester limita l'incertezza a 1 unita'.
 
La lettura finale cade entro un range percentuale del fondo scala (0,5% 
del range) a cui si somma la fluttuazione casuale dell'ultima cifra del 
visualizzatore, che che puo' sbagliare di 5 unita'.
 
La prima quota di incertezza dipende dal circuito analogico (es. 
resistenze dei partitori di tensione) e la seconda quota di incertezza 
sulla cifra finale dipende dalla stabilita' del circuito del 
convertitore analogico/digitale.
 
Esempio misurando un calibratore fissato a 200,000... volt, le letture 
dello strumento fluttueranno fra 199,0 e 201,0 e a questa incertezza 
proporzionale devi aggiungere una incertezza fissa di 5 unita' 
nell'ultima cifra (da 198,5 a 201,5).
 
Osserva che l'incertezza dell'ultima cifra puo' essere proporzionalmente 
importante o no, a seconda di quante cifre hai nel display.
 
Se il tester avesse 8 cifre, l'incertezza analogica rimane quella (da 
199,00000 a 201,00000) ma l'incertezza digitale dell'ultima cifra 
diventa trascurabile (da 198,99995 a 201,00005).
 
Quante cifre ha il tester del LIDL?
 
un tester economico ha tre cifre significative e mezzo 1XXX, il punto 
decimale si sposta, l'ultima cifra che leggi va sempre interpretata  +/- 1.
 
Se questo tester ha quattro cifre significative e mezzo 1XXXX, l'ultima 
cifra che balla +/- 5 unita' e' comunque "un po' meglio" del caso 
precedente (+/- 10).
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coup� trop peux

 mostrato.
 
Ho dato un occhiata, 11 Euro, considerando la qualita' Lidl (decente/sopra
la media per un GDO), ero tentato. Ma 250V sono troppo pochi: in Italia c'e'
anche il 400V ed il trifase non e' cosa cosi rara.
 
E' uno strumento utile piu' che altro ad un elettronico, o a chi ripara
apparecchi a bassa tensione (ovvero i 250V li vede raramente).