Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: livella laser quale tolleranza reale e quale quella lidl?

http://tinyurl.com/5sbp6sp
- tolleranza 2 millimetri in 10m, possibile?
- Potenza del laser: a meno di 1 mW , a che distanza arriva?
- proietta in 4 modi: linea orizzontale, linea verticale, croce e punto 
  cioč es. linea orizzontale dal laser esce un fascio a cono in modo che su
muro si crea una linea?
http://tinyurl.com/5uxu6g9
-qui indica potenza meno di 5 mW e arriva fino a 30m (quindi quellasoopra
max arriva a 6metri essendo di solo 1mw)
- (im)precisione č di 14mm ogni 10m (1,4mm ogni metro)?
laser classe 3 che cambia rispetto a classe 2?
http://tinyurl.com/5we88ch
questa č quellla lidl?
che caratteristiche ha es. tolleranza e distanza max?
altro in merito a vs. prefernza su modello che usate

"anver" domandava:

Questi sono giocattolini a mio parere del tutto inutili.
Se devi mettere qualcosa di orizzontale / verticale ti serve un dispositivo 
in grado di autolivellarsi per mezzo di un pendolo su cui sono montati i due 
diodi laser.
Ne ho parlato in passato sul NG, riguardo un modello acquistato per poco 
all'Auchan e ritarato perche' altrimenti la tolleranza era alta.
Un dispositivo che devi mettere in bolla tu... non puo' fornirti un ausilio 
comodo se non in casi rari e particolarissimi.
Ciao.
Mirko.

 altro in merito a vs. prefernza su modello che usate
Io comprerei un'autolivellante, le "manuali" sono imprecise e difficili 
da maneggiare
Guarda questa :
http://cgi.ebay.it/LIVELLA-LASER-DA-INTERNI-AGATEC-CL30-/250758857226?pt=Utensili_manuali&hash=item3a6264820a
Io ho una livella Black&decker, come quelle che hai indicato tu, 
essendo cortissima, una minima imprecisione alla bolla si rivela un 
errore di vari cm a distanza di 4-5 metri. Ti assicuro che quando ho 
provato ad utilizzarla per mensole, grandi quadri, il risultato ï¿œ 
sempre stato penoso e mi ha fatto pentire di non aver usato il metodo 
classico con livella da muratore e staggia.

 classico con livella da muratore e staggia.
ok chiarissimo
mi sa conviene fare con tubo;
mi serviva per un riferimento tra 2 puni distanti 15 metri;
quella hai preso tu hai ritarato e che precisiona ha ora? es ogni 10 metri  

 comodo se non in casi rari e particolarissimi.
ok grazie;
per tarare che soluzione hai usato?
ma tutte sono tarabili o bisonga vedere se ha tale caratteristica?

 ma tutte sono tarabili o bisonga vedere se ha tale caratteristica?
Una volta la appoggi di pancia e segni il punto sul muro.
Quindi la capovolgi e la appoggi di schiena e risegni il punto sul muro.
La "differenza" tra i due segni � l'errore.    :-)
Sviti o avviti il registro finch� in entrambe le posizioni il "segno" sul 
muro non sia lo stesso.
La "distanza" pu� essere anche di km...  solo che tu NON riesci a vedere il 
punto di riflessione!
Di  giorno il laser verde � pi� visibile del rosso.
Occhio ai coglioni del _NG!
Ce sono pi� di quanti tu possa presumere....     ;-(

 ma tutte sono tarabili o bisonga vedere se ha tale caratteristica?
Rileggiti questo thread del 2006... al riguardo.
http://goo.gl/jQGwO
Ciao.
Mirko.

 Ce sono piů di quanti tu possa presumere....     ;-(
Luca il tuo metodo non si puň usare per soluzioni a pendolo.
Ciao.
Mirko.


e se lo dice il gava che di laser se ne intende .................

 quella hai preso tu hai ritarato e che precisiona ha ora? es ogni 10 metri  
ciao, io non l'ho ritarata... la "famosa" black&deker la tengo da parte 
ma praticamente non mi fido molto, visti i risultati scarsi.
la distanza è più o meno 6-8 metri se non ricordo male, ma se 
l'ambiente è molto luminoso la distanza utile scende.

 ha scritto nel messaggio 
news:4d35a2d4$0$30900$5fc...@news.tiscali.it...

La "distanza utile" NON scende un cazzo!
Sei tu che non lo vedi!
Ma il "raggio" (punto luminoso) c'è!
E' per questo che si preferisce il VERDE.

 E' per questo che si preferisce il VERDE.
Quando parlavo di distanza utile intendevo proprio quello, che non vedi 
il "raggio"... a due metri è molto più luminoso e visibile che a 8 
metri, se poi hai pensato a qualcos'altro sono "affari" tuoi.

 Ce sono più di quanti tu possa presumere....     ;-(
se ti riferisci a me, ricambio il complimento... che dimostri 
ampiamente di meritare, dall'alto della tua scienza.

 ha scritto nel messaggio 
news:4d35d398$0$6829$5fc...@news.tiscali.it...

NON mo riferivo a te...
sei troppo recente in questo NG...
almeno dal nick stai usando. 

mi sa conviene fare con tubo;
Sicuramente  meno complicato e funziona anche senza batterie :-D

 Sicuramente  meno complicato e funziona anche senza batterie :-D
Però ha il limite della temperatura, non puoi usarlo al di sopra di 100° e 
al di sotto di 0°.
-- 
Fabbrogiovanni 



Se lo riempi di cognac si vede bene il livello e probabilmente lo puoi
usare anche a -10  gradi :-D

 usare anche a -10  gradi :-D
Vedo che il lavoro di squadra � sempre utile, stiamo arrivando alla 
perfezione dell'attrezzo livellatorio.
-- 
Fabbrogiovanni