Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gabbia di Faraday e messa a terra

Salve a tutti!
Antefatto
Lavoro in un lab di elettroencefalografia, un lab che stiamo mettendo su
col resto del gruppo di ricerca all'università.
Abbiamo misurato con una sonda fai-da-te (fatta da resistenze di 5 kOhm)
collegata all'eegrafo (che calcola anche lo spettro del segnale) il rumore
ambientale. I nostri problemi sono la frequenza di rete a 50 Hz (abbiamo un
filtro notch software, ma dobbiamo usarlo il meno possibile perché distorce
delle componenti del segnale che ci interessano) e la frequenza di refresh
del monitor a tubo catodico (ci serve quello e non un lcd). Abbiamo provato
a mettere la sonda in una scatola metallica cubica  di 40 cm di lato e non
è successo nulla. Ma quando abbiamo messo a terra la scatola, utilizzando
il polo centrale di una normale spina ed introducendola nella presa,
miracolo.... La nostra sinusoide di rete si è ridotta di ampiezza di circa
1000 volte. In altri lab abbiamo verificato una minor presenza si
interferenze a queste frequenze e, quasi sempre, il merito era di un buon
sistema di messa a terra.
 
Soluzioni
Abbiamo allora pensato di rifare la messa a terra del lab e di realizzare
comunque una gabbia  cubica di 2 m di lato, in qui introdurre il soggetto,
gli elettrodi, l'amplificatore. Ci serve ora una mano per realizzare i due
progetti, perché il dipartimento non caccia soldi. Per la gabbia, che
vogliamo usare anche per dare al paziente una certa insonorizzazione,
abbiamo pensato a 6 pareti in legno rivestite sui due lati di lamine
zincate, messe a terra elettricamente. Sulle lamine zincate ci metteremo
poi dei pannelli fonoassorbenti. Poi dobbiamo realizzare il sistema di
areazione, la porta, ecc., ma sono cose che verranno dopo e di cui chiederò
aiuto a loro tempo. Per ora quello che vorrei sapere da voi è se al posto
delle pesanti e costose lamine di zinco si potrebbe usare qualcosa di
diverso: rete metallica, tessuti metallici da attaccare con uno sparapunte,
ecc.
Per la messa a terra, abbiamo visitato un lab avanzato, dove hanno
realizzato 4 pannelli elettrici, ciascuno con le prese per tutti i device
edun salvavita. Da ogni pannello parte un cavo di terra che finisce in una
scatola con barretta in rame: le terre sono cioè in parallelo (abbiamo
immaginato che un tale sistema impedisca che le interferenze che vengono da
un pc acceso vadano ad elettrificare, attraverso le altre terre, anche
altre superfici: è così?). La scatola reca il nome di terra logica. Il
punto è che accanto c'è un'altra cassetta con barretta che si chiama terra
PE EQP. Sapreste spiegarmi come funziona questo sistema?
 
Scusate la lungaggine, ma almeno sapete di che si tratta. Grazie.

 altre superfici: è così?). 
 
diciamo che è una terra distribuita, cosa che si fa se si considerano i 
segnali nel loro spettro di frequenze non solo in DC (in DC il contatto 
di un punto con la terra basterebbe eda avnzerebb e per dire che la 
struttura è a terra.
kk
 
-- 
Cai
(Pisa)
 
 

 quadrotti di alluminio, tutto tenuto insieme da rivertti metallici, 
 
 
ops mi son dimentcata di scrivere che la rete è messa doppia...ovvero 
dai due lati del quadrotto (3x3) di metallo
kk
 
-- 
Cai
(Pisa)
 
 

 per dire che la struttura è a terra.
 
 
Non ho capito questo discorso, scusa!
 
Riguardo a qaunto chiedi prima: abbiamo utilizzato tre resistenze in loop
trinagolare con filo di terra, riferiemento e canale attivo che si
dipartivano dai tre amgoli: è un progetto noto per queste misure e si è
dimostrato efficiente: laddove diceva che non c'era rumore, anche il vero
analizzatore di spettro diceva lo stesso.
 
Grazie

 Salve a tutti!
 
 
Per portare via le auto dotate di antifurto satellitare si usano da anni con 
estremo successo camion e tir in cui la gabbia di faraday che blocca ogni 
possibilita di comunicazione con l'esterno rivestimenti fatti con rete 
metallica di quella che si usa per i massetti, 10x10 va benissimo...non 
penso proprio, data la frequenza in gioco, che serva una schermatura a 
superfice totale, ma IMHO proverei con varie misura di maglia di rete 
metallica...