Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Resistenze bruciacchiate

Premetto che ho inserito lo stesso post su it.hobby.elettronica.riparazioni
mi piacerebbe chiedere anche a voi :-)
Ciao a tutti, siete la mia ( sua) ultima speranza....descrivo la situazione:
circa 15 anni fa mi ero comprato un tester che avevo pagato abbastanza in 
quanto avevo deciso di prenderne una valido cos� ho preso un pantec della 
"Carlo Gavazzi", conoscevo la marca e ho pensato di prenderlo anche se 
costava qualcosa in pi� degli altri ecc.
Non ricordo come ma avevo bruciato alcuni componenti, all' epoca le mie 
conoscenze in campo erano estremamente ridotte ( sapendo come sono oggi fate 
un paragone e scoprirete a che livello ero :-) )
cos� lo misi da parte dopo avere tentato qualche riparazione sommaria, ieri 
mi � tornato in mano e ho deciso di ripararlo in quanto la spesa potrebbe 
essere molto bassa e mi servirebbe uno strumento a lancetta.
Trovare gli schemi in rete credo sia impossibile ma vista la semplicit� 
dell' oggetto credo se ne possa fare a meno, in pratica ci sono 4 resistenze 
rispettivamente per misurare gli ohm nelle scale X1000 x100 x 10 x 1
Ad ogni modo si tratta del mod. pantec 5XT e sull' integrato c'� stampata la 
sigla cd. 2300348
LE "portate non funzionanti sono X 10  e x1 sfortunatamente anche la 
resistenza del x100 non si legge bene, la foto � questa:
http://digidownload.libero.it/transalpista/r7-8-9-10.jpg
volevo sapere i valori di
R10, se ho letto giusto dovrebbe essere 1330  precisione 0.1  50 ppm\k 
correggetemi se sbaglio
R9   non lo so ma secondo logica dovrebbe essere  133?
R8  idem come sopra 13?
R7 1.3?
Non ne sono sicuro ma secondo logica potrebbe essere giusto?
Inoltre ho notato che mi fornisce valori errati nella misurazione dei 
voltaggi in CA ad esempio al posto di 230 mi fornisce il valore di 150, e 
questo credo dipenda da R5
Per cui mi piacerebbe fare un ragionamento simile a quello sopra conoscendo 
i valori di R4 ed R6
http://digilander.libero.it/transalpista/r4-5-6.jpg
Se leggo giusto R4 dovrebbe essere 107 giusto?
http://digilander.libero.it/transalpista/r6.jpg
mentre R6  dovrebbe essere 1270 ?
Vi sarei grato se qualcuno fosse cos� gentile da controllare le fesserie che 
ho scritto e darmi un suo parere.
Grazie mille se vi dovessero servire consulenze meccanico eh mi trovate a 
questa mail oppure su it.hobby.faidate dove le mie competenze sono 
leggermente superiori a quelle sull' elettronica.
Grazie ancora ciao

 Ciao a tutti, siete la mia ( sua) ultima speranza...
Se riesci a ricavare lo schema elettrico (poss. in Fidocad) e a capire 
la sensibilita' dello strumento (le scritte in piccolo sul pannello 
dell' indicatore), e' possibile ricalcolare le resistenze bruciate.
Qui, in mail, o in IHE.

 ha scritto nel messaggio 
news:oxXJl.37488$VA5....@tornado.fastwebnet.it...

Certo, innanzitutto grazie mille....
lo strumento ha le seguenti caratteristiche 40 microampere - 3 Kohm -1.5 % 
la batteria � una 9V ricavati dal manuale di istruzioni ( io gli strumenti 
li tratto bene, conservo sempre il manuale anche di distanza di decenni ; 
poi magari misuro 1000 V con il selettore impostato per le resistenze.....)
Per cosa riguarda lo schema il problema � che dovrei smontare il selettore 
e, se possibile, preferirei evitare in quanto non so bene cosa ci sia sotto 
:-(
Se lo ritieni necessario e i dati forniti non bastano provvedo allo 
smontaggio completo e al disegno dello schema elettrico.
Resto in attesa ciao e grazie 

 preso un pantec della "Carlo Gavazzi",
Guarda..il mio Pantec ho scoperto essere un asiatico, ora per� non ricordo 
la marca....
Ti consiglio di guardare nella scheda la presenza di eventuali sigle, e 
cercare su google a partire da quella sigla.
Cos facendo, io avevo riparato il mio! 

"Starflex" <XXX...@XXXXX.XXX> ha scritto nel messaggio 
news:gt9rne$apo$1...@tdi.cu.mi.it...

Ho inserito il codice che ho trovato nella scheda ma niente, ti ricordi dove 
hai trovato gli schemi del tuo ?
Grazie 

 ricordi dove hai trovato gli schemi del tuo ?
Avevo contattato direttamente la casa (non la Pantec...proprio la casa 
asiatica).
Non ricordo ora la casa....se aspetti a domani notte, reperisco il nome! Ora 
proprio non mi viene in mente... :( 

"Starflex" <XXX...@XXXXX.XXX> ha scritto nel messaggio 
news:gt9see$beu$1...@tdi.cu.mi.it...

Sei proprio gentile mi fai una cortesia, mi dispiace buttare via cose che 
con pochi euro si riparano, anche perch� il pi� delle volte vengono 
rimpiazzate da altre di qualit� minore.
Grazie

 circa 15 anni fa mi ero comprato un tester che avevo pagato abbastanza
Dico la mia:
Fai prima a comprartene uno visto il costo irrisoorio .. (3-5 euro...)...

"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:49f8aa96$0$1115$4faf...@reader3.news.tin.it...

Hai ragione ma io ho la testa dura e mi sono messo in testa di ripararlo, 
primo perch� ci sono affezionato (sai il primo tester non si scorda mai) e 
secondo perch� per imparare bisogna pure incominciare :-)
E poi vuoi mettere la soddisfazione?
Grazie anche del tuo consiglio!

Ciao,
anni fà ho avuto lo stesso problema, resistenze bruciate sul mio
Pantec.
Ho risolto cambiando le resistenze e funziona perfettamente, dovrei
avere lo schema circuitale, appena posso ti  allego una copia.
L'ho acquistato nel ' 78,   e di meglio c'era solo Simpson e Fluke.
Lampsss


Si fosse strattato di 1 paio di componenti  ci avrei provato anche io ......
Ma da quello che hai detto pare che il danno sia + esteso.....
Cmq sia... complimenti per la tua costanza.....

avere lo schema circuitale, appena posso ti  allego una copia.
grazie attendo con impazienza :-)

 vengono rimpiazzate da altre di qualit� minore.
Allora, nel mio caso (Pantec PAN622), l'equivalente era  l' Hung Chang 
HC2010BA
Il sito che mi aveva fornito lo schema era GSinstruments.com...
Di pi�, nin so... :( 

"Starflex" <XXX...@XXXXX.XXX> ha scritto nel messaggio 
news:gteigr$u5a$1...@tdi.cu.mi.it...

Grazie lo stesso :-(

 R7 1.3?
Rieccomi
Ho quasi risolto in pratica r10 = 133 kohm
di conseguenza r9 =13.3 Kohm
r8 1.33 Kohm
r7 133 ohm
Cos� facendo funziona tutto ( tutte le scale degli ohm) ma ho notato che per 
essere perfetto R7 deve essere di 108 ohm non so perch� ma � cos�; cos� la 
regolazione del fondoscala non si muove cambiando la portata.
Inoltre r5 ho visto che dovrebbe essere di 25 Kohm ma di questo non sono 
sicurissimo.
probabilmente sono a posto.
Al pi� presto andr� a comprare le resistenze che mi servono.
Ciao e buona festa :-)