Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Analizzatori di spettro

Salve a tutti.
C'è qualcuno che potrebbe a grandissime linee
spiegarmi il funzionamento di un analizzatore di spettro ad eterodina?
Grazie mille.
Ciao!

 spiegarmi il funzionamento di un analizzatore di spettro ad eterodina?
Il segnale da analizzare viene fatto "battere" in un mixer con l'uscita di
un VCO controllato da una tensione a rampa. L'uscita del mixer viene
traslata in frequenza (qui si ha il funzionamento eterodina) in modo tale
che il filtraggio successivo possa avvenire in maniera accurata. Quindi si
ha un filtraggio a banda stretta, che isola idelamente una sola componente
dello spettro, e quindi tale componente viene inviata ad un rivelatore
quadratico (tipicamente a diodo Schottky), in modo da rilevare la potenza
della componente dello spettro in esame. Al variare della tensione
all'ingresso del VCO, la corrispondente uscita spazza tutto lo spettro del
segnale in ingresso. Alla fine della sweeppata, č stata dunque calcolata la
potenza di tutte le componenti armoniche del segnale, che puň essere
visualizzata sul monitor.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro!    ;-)
Ciao!
-- 
"You may know what I don't know,
  but not that I don't know it
  and I can't tell you
  so you will have to tell me all..."
                            ("Knots", Gentle Giant)
aLUCArd
 

 potenza di tutte le componenti armoniche del segnale, che può essere


 E, ultima domanda, per sommissimi capi, come fa a rilevare?
Si usa un circuito non lineare (diodo), che genera una componente
continua legata all'ampiezza della RF. I rivelatori che trovi di solito
sugli analizzatori di spettro sono di picco (sentono il picco della RF),
media (valore medio del modulo del segnale), e quasi picco: una specie
di picco in cui pero` il valore del picco viene manenuto solo per un
tempo limitato su un condensatore che viene fatto scaricare su una
resistenza.
Ciao
-- 
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)

 ha scritto nel messaggio
news:3B5843E8...@hotmail.com...


 RF č l'acronimo di?
Radio Frequenza, of course!!!    ;-)


 resistenza.
Io più che un rivelatore di picco avevo in mente un rivelatore quadratico a
diodo Schottky, che dà in uscita, oltre ad altre componenti, il quadrato
della tensione che riceve in ingresso: poichè:
sin(wt)^2=0.5+0.5cos(2wt) (o qualcosa del genere, sono un schiappa con le
formule trigonometriche!), eliminando la componente a frequenza 2w mediante
opportuno filtraggio, si ottiene un valore continuo proprio pari alla
potenza della componente armonica.
Utilizzando un rivelatore di picco si ottiene lo spettro di ampiezza del
segnale, utilizzando un rivelatore quadratico si ottiene lo spettro di
potenza.


 RF è l'acronimo di?
Radio frequenza, invece IM intermediate frequency (quella che esce dopo
il mixer che fa la conversione)


 potenza.
La cosa e` sostanzialmente vera. Considera pero` che ti serve una
elevata dinamica (un centinaio di dB?) e quindi e` difficile che il
diodo riesca ad essere quadratico su tutta quella dinamica (a meno di
non usare barbatrucchi tipo agc, che pero` rovinerebbero pensantemente
la precisione della misura). Inoltre le normative per le misure (sto
pensando alla EMC), prescrivono picco e quasi picco.



Mi inserisco a BOMBA
Qualcuno di voi sa dove potrei comprare un NYAG da 1 a 2Ghz (low cost)
Oppure dove trovare i componenti per realizzarlo !!!!!!
sal ROBY