Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Carico fittizio

Ciao, avete in mente quei piccoli carichi fittizzi, in alluminio pressofuso 
con alette di raffreddamento, di dimensioni pari ad un pompelmo, più o meno, 
che si trovavano alle fiere su tutti i banchi un tre anni fà, frequenza fino 
al GHz potenza una trentina di Watt?.  Bene ne avevo acquistato uno; 
funziona, impedenza 51 Ohm.
Il connettore di ingresso è un connettore N e lateralmente c'è un connettore 
SMA all'estremità di un pezzo di cavetto. Ho sempre pensato che il 
connettore SMA servisse per misurare la tensione a radiofrequenza sul C.F. 
Dovendo fare delle misure ho attaccato il carico al generatore, lo SMA l'ho 
portato all'oscilloscopio e, sorpresa, non esce nessun segnale. Inoltre, tra 
centrale e massa dei due connettori c'è 51 Ohm ma tra centrale e centrale ci 
sono 102 Ohm.
Non riesco a capire come funziona.
Ciao Franco

 Non riesco a capire come funziona.
Beh, se i "centrali si vedono" (i 102ohm che hai misurato), qualcosa deve 
pur arrivare all'oscilloscopio. Frequenza, potenza e oscilloscopio usato?
N.B. che l'uscita dovrebbe essere in effetti attenuata (quindi è corretto 
che non trovi "0 ohm").
73's AleX (IK5NJM)

 pur arrivare all'oscilloscopio. Frequenza, potenza e oscilloscopio usato?
Generatore 5 MHz, uscita su 50 Ohm 3,7 Vpp visualizzata su Tektronix 7603
Franco

 oscilloscopio usato? 
A conti fatti, però, se l'attenuazione è superiore a 30dB, la misura con il 
tester è poco significativa per capire se è buono o se è guasto: quei 102 
ohm potrebbero essere semplicemente 51+51 visti tramite la massa (ed essere 
isolato).
73's AleX (IK5NJM)

 7603 
Quindi se l'uscita è attenuata di 30dB dovevi misurare 117mVpp.
Ho verificato il mio: lato TX->50.0ohm, lato conn.SMA-> 51.7 ohm, centrale-
centrale-> 101.1 ohm (N.B. se scambio i puntali il valore è leggermente 
diverso).
Comunque una scritta stampigliata sotto il carico ne sconsiglia l'apertura: 
contiene OSSIDO DI BERILLIO, quindi cautela.
73's AleX (IK5NJM)

 contiene OSSIDO DI BERILLIO, quindi cautela.
Non so se stiamo parlando dello stesso oggetto, ho anch'io un carico del 
genere e a suo tempo l'ho aperto. Pero' il mio ha un pezzo di coassiale 
collegato ad un N maschio che entra direttamente e un SMB per la lettura 
attenuata. E' un Radiosystem del 92 da 50W.
Dentro c'e' una resistenza di potenza avvitata al dissipatore e collegata al 
coax. Sull'SMB c'e' una resistenzina da 47 ohm verso massa con un C ceramico 
in parallelo, e tra i due una capacita' realizzata con una lamina metallica 
aggiustata a mano che si avvicina al capo caldo della R di potenza, quindi 
qualcosa tutt'altro che a larga banda. Probabilmente era tarato per le 
frequenze dei ponti ETACS.
Ciao,
-- 
RoV - IW3IPD
http://digilander.libero.it/rvise/
 

 del genere e a suo tempo l'ho aperto. 
Probabilmente no, visto che sul mio la scritta "attenzione ossido di 
berillio" è evidente. Non puoi non notarla.
Anche se immagino siano abbastanza simili come costruzione.
73's AleX (IK5NJM)

 Anche se immagino siano abbastanza simili come costruzione.
La scritta c'e' ed infatti la prima volta l'ho aperto con un po' di 
preoccupazione...
Ma in effetti l'unica cosa in BeO e' il corpo ceramico della resistenza di 
potenza che c'e' dentro. L'ossido di berillio e' pericoloso solo se lo si 
polverizza.
Il mio si apre svitando un tappo filettato sul fondo.


 Ciao,
Ciao
Sebra proprio il mio, tappo filettato di 27 mm di diametro sul fondo 
piatto, si puo bloccare con 4 viti da 3 mm
Adesivo giallo con segnalazione ossido di berillio e adesivo bianco con
UML102 010/2 R18
ELQH        98W04
Collegato al MFJ259B sulle HF mi da un ROS di 1.1 ed a me và bene
sicuramente a 5 MHz non dà segnale sul connettore SMA, a questo punto lo 
posso togliere.
A questo punto rimane il problema di collegare il segnale 
all'oscilloscopio per misure di potenza.
Posso mettere una derivazione all'ingresso e un cavetto BNC che và 
all'oscilloscopio?
Oppure, si riesce a collegare l'uscita x SMB alla resistenza di potenza 
eliminando recistenzina, condensatore e lamina?
Ciao Fra

 pericoloso solo se lo si polverizza.
In effetti sembra lo stesso oggetto.
Io non mi sono azzardato ad aprirlo: per quel che ne sapevo poteva essere 
riempito di polvere di BeO.
La cosa strana è che sul mio la resistenza misurata tra centrale-centrale è 
leggermente diversa a seconda della polarità dei puntali. 
Potrebbe essere semplicemente la resistenza di contatto. Oppure non sono 
tutti uguali e in qualcuno ci sono anche dei diodi.
73's AleX (IK5NJM)

 eliminando recistenzina, condensatore e lamina?
Nessuna delle due.
Pero', se ti limiti alle HF, potresti trasformarlo in un attenuatore da 30dB 
che termina sull'oscilloscopio:
[FIDOCAD]
MC 35 50 3 0 602
MC 80 40 1 0 080
LI 35 50 80 50
LI 80 40 69 40
LI 42 30 35 30
MC 85 40 0 0 080
MC 100 40 1 0 080
MC 90 50 0 0 045
MC 165 40 1 0 080
LI 165 40 160 40
MC 110 50 3 0 602
MC 175 50 3 0 602
MC 120 50 3 0 602
LI 80 50 110 50
LI 120 50 175 50
LI 175 30 165 30
LI 165 30 165 40
LI 165 40 130 40
LI 130 40 130 30
LI 130 30 120 30
LI 80 40 85 40
LI 95 40 100 40
LI 100 40 100 30
LI 100 30 110 30
LI 70 40 45 40
LI 45 40 45 30
LI 45 30 35 30
SA 80 40
SA 80 50
SA 100 40
SA 100 50
SA 90 50
SA 165 40
SA 165 50
TY 45 45 5 3 0 0 0 * coax 50 ohm
TY 130 45 5 3 0 0 0 * coax 50 ohm
TY 41 60 5 3 0 0 0 * resistenza di
TY 41 64 5 3 0 0 0 * potenza 50 ohm
LI 65 60 80 45
TY 15 30 5 3 0 0 0 * conn. N
TY 5 22 5 3 0 0 0 * ingresso potenza
TY 105 25 5 3 0 0 0 * SMA
TY 120 25 5 3 0 0 0 * SMA
TY 98 51 5 3 0 0 0 * 50 ohm
TY 161 51 5 3 0 0 0 * 50 ohm
TY 160 25 5 3 0 0 0 * BNC oscill.
RV 70 60 115 20 3
TY 85 60 5 3 0 0 0 * scatola carico
TY 80 30 5 3 0 0 0 * 766 ohm
Naturalmente con collegamenti cortissimi!
Purtroppo la resistenza ponte da 766 ohm non dissipa poco: quando hai 50W 
sul carico, ti ci ritrovi 3.2W e non e' facile da realizzare piccola e 
antiinduttiva. Magari ti puoi accontentare di potenze piu' basse...
Altre idee?
Mettendoci semplicemente un diodo rivelatore per fare un wattmetro di picco, 
cosa si potrebbe mettere? 50W sono 70.7V di picco, per cui il diodo deve 
tenere almeno 150V, magari di piu' per avere un po' di margine, oltre ad 
essere veloce ed avere poca capacita' parassita. Il solito 1n4148 non va 
bene.
