Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Per gli RFanatici, da provare

Come ottenere anche l'ordine di grandezza di induttanze sulle decine di 
nH???
 
Un modo e' questo:
- serve uno spettrometro col tracking
- un buon condensatore da 100pF
- una R =330Ohm
 
Un piccolo picco rovesciato di 180° (attenuazione) fornisce la fr di 
risonanza del parallelo (vedi schema).
L'equazione poi e' la solita: Omega^2=1/LC -> L=1/Omega^2*C con 
Omega=2*pi-greco=6,28 circa.
 
Si vede l'hard con la misura di fr. Con un po di calcoli ho ottenuto
L circa=79nH
considerando la C parassita forse la misura e' da diminuire.
 
https://www.dropbox.com/s/qaecj9b5ttvieef/PICT0210.JPG?dl=0
 
https://www.dropbox.com/s/itjxjh081yg9525/PICT0214.JPG?dl=0
 
 
Circuito risonante parallelo banale
 
[FIDOCAD]
MC 60 65 0 0 080
MC 90 55 0 0 170
MC 90 70 0 0 130
LI 70 65 80 65
LI 80 65 80 55
LI 80 55 90 55
LI 100 55 115 55
LI 115 55 115 70
MC 90 70 2 0 000
MC 100 70 0 0 000
LI 80 65 80 70
LI 80 70 85 70
LI 115 70 105 70
LI 60 65 45 65
MC 45 65 2 0 000
MC 40 75 0 0 040
MC 135 65 0 0 000
LI 115 65 135 65
TY 90 45 5 3 0 0 0 * 100pF
TY 55 55 5 3 0 0 0 * 330 Ohm
TY 90 75 5 3 0 0 0 * Lx
MC 140 75 0 0 040
TY 5 65 5 3 0 0 0 * Out Spettr.
TY 145 65 5 3 0 0 0 * IN Spettr.
 
Giorgio
 
 

Cmq il soft. free che mi sembra dia valori abbastanza attendibili sul 
calcolo delle induttanze anche "piccole" e' il Coil32.
inserendo le misure e il resto sull'induttanza del msg di prima e 
scegliendo "bobina a singolo strato con spire distanziate" ha fornito il 
valore di L=56nH.
L'Agilent U1733C LCR meter dopo qualche misura ha dato un valore medio 
di 60 uH piu' vicino a quello del software. Giorgio

-- 
 

Poi ho usato lo stesso sistema del risonante misurando pero' prima una L 
da circa 1uH e po la serie di questa con la L incognita.
A conti fatti ho ottenuto dalla differenza Lx=50uH
 
Riassumendo:
- misura diretta 79uH
- LCR meter 60uH
- software Coil32 56uH
- misura indiretta 50 uH
 
Che dire??? buonanotte G.
 
Il 03/05/2019 16:46, Giorgio ha scritto:

-- 
 

Perchè non fidarsi di un LCR meter?

 
 
Giusto, perche' la misura balla di poco e devo mediare. A mio parere cmq
il valore dovrebbe raggirarsi tra i 55 e 60uH.
Ma non sono soddisfatto, vorrei escogitare qualcosa di + preciso e 
stabile. G.
 
-- 
 


Pardon tutti i valori nel thread sono in nH. G
 
-- 
 


Ho un vecchio Wayne Kerr B905 che riposa in cantina da anni...


Come se la cava con induttanze sui 20nH? Potresti avvolgere 2 spire di 
rame (meglio argentato) da 0,7 su supporto da 4,5mm e vedere cosa 
misura, se hai voglia naturalmente...
Giao Giorgio
 
-- 
 


Visto che mi sembra lavori al massimo a 100 kHz, la vedo un po' dura riuscire a fare delle misure sensate, visto che i numeri significativi potrebbero essere a destra dello zero dopo la virgola e quindi valori confrontabili con l'errore dello strumento. 
Anche per la misura "voltamperometrica", sarebbe opportuno salire di frequenza almeno sulle centinaia di MHz e cercare la risonanza usando poche decine di pF.
 
Un po' come sperare di risolvere i mm (o i decimi di mm!) con un metro da sarta...

 
 
Ti diro' che anche l' LCR meter che uso misura le induttanze a 10 o 
100KHz. Certo cosi' vengono ignorati gli effetti delle perdite e delle 
capacita' parassite pero' i risultati non mi sembrano piu' di tanto 
sballati.
Bisognerebbe provare, specie con una serie di induttanze: misura per 
sottrazione.
Giorgio


Sara' che non me ne capisco piu' di tanto e che gli strumenti di misura si sono evoluti ma una volta suggerivano di scegliere delle portate tali che il valore da misurare fosse il piu' possibile vicino al valore di F.S.: probabilmente c'e' stata un'evoluzione anche nell'abbattimento degli errori strumentali e la compensazione automatica di quelli sistematici...
 
Saluti ed indici a coltello.
 

 
 
Appunto per questo suggerivo la misura di 2 induttanze in serie una ad 
esempio da 1u, per riportare la misura a valori piu' alti e piu' 
"digeribili" dallo strumento.
G.
--