Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: sweep frequenci generator

...ciao per tarare un po' di filtri nella banda HF vorreri realizzare uno 
sweep frequency generator non troppo complesso ma efficace. Qualcuno mi 
imdirizza in qualche sito adatto ? ho provato ricerche con google ma non 
sono arrivato a risultati pratici.
Graziee tutti
Stevez 

 sweep frequency generator non troppo complesso ma efficace.
e un generatore di rumore invece?
per testare le mie orribili costruzioni ho realizzato un kit di Nuova
Elettronica che arriva oltre il Ghz, ma se ti basta lavorare più in
basso te la cavi anche una cosa del genere 
http://users.libero.it/stesella/generatore.htm
S

 ha scritto nel messaggio 
news:ee4d7057-f264-439f...@f36g2000hsa.googlegroups.com...


S
..ciao e grazie per la risposta. Nella ricerca ho trovato infatti 
suggerimenti che mi rimandavano al generatore di rumore...che tuttavia non 
mi dispiace per la maggiore semplicita' circuitale....ok ..ma come faccio a 
misurare le frequenze di lavoro (larghezza del filtro e banda coperta..ad 
esempio....)..
Mi dai qualche altro indizio?
grazie anticipate.
Stevez 

 misurare le frequenze di lavoro
beh quelle non le misuri neanche con lo sweep generator 8-D=
Il generatore ti serve per avere un segnale di riferimento che
applichi all'ingresso del tuo filtro.
All'uscita del filtro avrai qualcosa tipo analizzatore di spettro, o
un voltmetro selettivo o anche un semplice ricevitore del cui
strumento (s-meter) ti fidi abbastanza.
Con l'analizzatore di spettro vedi direttamente a schermo la risposta
in frequenza, con gli altri due ti armi di pazienza e spreadsheet (o
carta a quadretti) e, ripetendo il test su abbastanza punti, tracci la
curva in uscita.
Io a questo scopo mi son scritto un programmino per farlo fare a pc
+ricevitore AOR in automatico: 
http://www.tarapippo.net/aor/aor-plot.html
S

 Stevez
Io ho realizzato questo e  ho tarato i filtri del mio rtx qrp senza 
problemi.
http://www.vk2zay.net/article.php/93
Saluti
Pino

 beh quelle non le misuri neanche con lo sweep generator 8-D=
????????


Premessa una mia modestissima conoscenza degli strumenti di
laboratorio: lo sweep generator "e basta" non si limita a fornirti un
segnale che poi tu devi "leggere" all'uscita dell'apparecchio in prova
utilizzando altro strumento?

 ha scritto nel messaggio 
news:480e886f$0$35952$4faf...@reader2.news.tin.it...

gentilissimi sinager e Roby,
anzitutto grazie per le risposte....mi avete dato alcune idee condivisibili 
ma quella che piu' incontra il mio favore e' quella con lo sweep poiche' 
cio' di cui dispongo e' il generatore RF e l'oscilloscopio. Il progetto 
presentato e' scarno ma leggendo le note si intuisce dove poter mettere le 
mani per migliorarlo. Il generatore di rampa e la ritraccia per 
l'oscilloscopio (se ho ben capito) sono i due punti interessati. In ogni 
caso che conta e' l'idea poi con la sperimentazione si puo' migliorare.
Ciao
Stevez 



Non esiste uno strumento "e basta".
Uno sweep generator SERIO (non NE o ciofeghe simili..) ha inclusi anche un
attenuatore di precisione, un mark generator fisso ed uno variabile, con i
quali leggi i maggiori parametri necessari alla taratura e messa a punto di
un circuito accordato, passivo od attivo.
Strumentazione accessoria necessaria : 1 Oscilloscopio.
Strumentazione accessoria utile : 1 Counter (se lo SG non ne è provvisto),
un paio di attenuatori variabili SERI, un generatore di funzioni, ecc...

 Strumentazione accessoria necessaria : 1 Oscilloscopio.
appunto 8-D=