Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Analizzatore di antenna, quale?

Salve una curiosità : volendo acquistare un analizzatore di antenna tipo i
vari MFJ, quale modello mi consigliate ? In pratica mi piace autocostruirmi
le antenne, dalle HF alle UHF...
PS : non vorrei spendere un capitale, ma neanche trovarmi una schifezza di
strumento...
Grazie,
IK5WQO Riccardo



Ciao Riccardo, 
  qui trovi qualche commento di chi ne ha:
http://www.eham.net/reviews/products/31
Io a suo tempo volevo prendermi l'Autek ma poi mi è stato detto che e' molto
(proprio molto) sensibile ai campi RF e che qui in Italia per questo motivo
da' molti problemi (la cosa non mi ha mai convinto del tutto ma nel dubbio...
ho aspettato :) )
Fabio IZ4AFW
 --
EMail			fabio (dot) mantovani (at) inwind (dot) it
			iz4afw (at) amsat (dot) org
	- PGP key available on request -
Home Page		
http://www.qsl.net/iz4afw
*** Please remove .NOSPAM. to reply via email ***

 
http://www.eham.net/reviews/products/31
Grazie Fabio !!!
Riccardo IK5WQO

 ha scritto nel
messaggio news:lc3s4vk4tvtf8kso0...@4ax.com...



Ciao,
in rete deve esserci qualche articolo che confronta i vari prodotti sul
mercato.....
comunque ho un MFJ259 ed ho visto un "autek";
la prima cosa che mi ha colpito dell'Autek sono le piccole dimensioni:
sicuramente tutta roba SMD, se si rompe chi ci mette le mani dentro??
Il 259 invece e' piu' "casalingo" (come tutta la roba MFJ);
se dovesse esserci qualche problema forse ci si puo' mettere le mani....(e
ora
ci sono pure gli schemi in giro);
per l'MFJ269, ho dei dubbi;
ho notato infatti che gia' con il 259B, sui 145Mhz, le componenti parassite
(forse e'
il SO239??) tendono a falsare la lettura, non so in 430 cosa ne viene
fuori...!
Confermo i problemi dovuti a forti campi Rf nelle vicinanze: a me e'
successo
con un array di direttive FM di una radio commerciale a 40 metri
dall'antenna HF in prova;
pero' la MFJ vende dei filtri appositi...
A proposito, avevo una mezza idea per la testa:
intercettare le linee dati tra microcontroller e display LCD
e "dirottarle" verso la parallela di un PC;
in questo modo basterebbe scrivere un programmino per
poter avere cosi' dei grafici sul monitor (l'MFJ, infatti, permette solo
misure
"punto per punto") e poterli salvare;
pero' ho paura di bruciare il micro.........qualcuno e' riuscito a copiarne
il contenuto (come back-up)?
bye
--
---------------------------------
E' curioso a vedere che quasi tutti gli uomini
che valgono molto hanno le maniere semplici;
e che quasi sempre le maniere semplici
sono prese per indizio di poco valore.
---------------------------------
73 de iz7ath, Talino
http://www.qsl.net/iz7ath

 
Potrebbe essere difficile, visto che una scrittura sul quel
tipo di display avviene in pochi microsecondi interessando almeno
7 segnali.
Ho realizzato un oggettino tipo quello della AEA. Il mio fa solo
misure di SWR fino a 53MHz (per il momento).
Usa un DDS ed un display grafico LCD da 128x64 punti.
E' collegabile al PC tramite RS232.
Potrebbe anche essere che alla fine si ritrovi una funzione
in più, che l'AEA non ha.
Ci metterò anche una CompactFlash card per storare i grafici.
Naturalmente l'aspetto esteriore del mio oggetto è ben lontano
dalla "perfezione" di quello. Anche il software non reggerà
il confronto, ma sicuramente sarà molto più intuitivo ed essenziale.
Anche il prezzo, visto che ho usato roba presa come sample gratuito
o avuta in regalo.
E poi ... vuoi mettere la soddisfazione di usare una tua creatura?
E' viva, ti parla (quante volte mi dice "oh bischero!").
Ciao
		Fabio - I5LHY

 Fabio - I5LHY
ciao
