Newsgroup: it.sociale.primosoccorso
Titolo: Robustezza dei presidi

Ciao a tutti,
ieri mi e' successa una cosa brutta, che fortunatamente (e anche grazie
alla presenza di spirito del mio collega) non si e' risolta in un grosso
danno:
le maniglie della sedia cardiopatica Spencer con cui stavamo trasportando
un paziente si sono spezzate!
Il paziente pesa 90 kg, e stavamo portandolo su per una rampa di scale. Ad
un certo punto una delle maniglie che stanno ancorate sullo schienale si
e' staccata di netto, il bullone spaccato in due. Fortunatamente la ruota
si e' appoggiata sul gradino, e il mio collega che stava alle maniglie
situate davanti ai piedi ha spinto contro la scala bloccando la sedia. La
seconda maniglia, a quel punto, ha tranciato il profilato che costituisce
la struttura dello schienale e io mi sono ritrovato con le due maniglie in
mano.
Ora mi chiedo: se fosse successo mentre ero sbilanciato, dove saremmo
finiti, tutti e tre?
Ora, quella sedia dovrebbe essere omologata fino a 120 o 150 Kg, non
ricordo. Come e' possibile che succedano cose di questo genere? E'
possibile "prevedere" in qualche modo un'usura proprio sui punti che
dovrebbero essere piu' rinforzati in un presidio di questo tipo?

 un paziente si sono spezzate!
Ammettendo che in precedenza la sedia fosse stata sempre impiegata
vorrettamente, l'unica cosa che mi viene in mente è che spesso questo tipo
di oggetti vengono progettati alla ca*** di cane.
Se a progettare queste cose ci fosse qualcuno con un minimo di testa, che
sappia cosa vogliono dire i concetti di "safe life" e "fail safe", queste
cose non accadrebbero. Ma purtroppo c'è ancora gente che pensa che una
barella alla fine si fa con quattro tubi, due ruote ed un materassino, e che
l'analisi strutturale ed i test a fatica siano stron****...
Fossi in voi farei una telefonatina al produttore pretendendo una
sostituzione gratuita: è vero che tutto è destinato a rompersi, ma c'è modo
e modo per farlo...
--
Lorenzo M.
Tutte le opinioni sono personali
[momentaneamente costretto a WinZozz]

danno:
cut
ciao,
la maniglia che parte alla sedia credo che sia u incubo di molti!!!
beh, forse bisognerebbe comunque considerare l'uso fatto del presidio,
cioe' da quanto tempo e' in servizio e quanto ha lavorato... non credo
che comunque alla ditta facciano molte storie se chiedi loro
delucidazioni in merito. 
la lotta quotidiana con viti e bulloni la facciamo da sempre tutti,
barelle che si smontano, maniglie di portelloni che restano in mano,
manometri che saltano... certo occorrerebbe controllare anche queste
cose quando si monta in turno, anche se a volte il controllo
prenderebbe tutto il tempo del turno stesso! 
ci sono comunque parti che si usurano prima di altre, e sta a noi
pensarci pero'. coltrini, cinghie, blocchi e tutte quelle parti che
sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche, anche da parte di molti
volontari, diciamo il vero, parecchio "animali", che maltrattano molto
tutto il materiale...
ciao
david
www.caldinesoccorso.it
le battaglie non si perdono, si vincono sempre.

 danno:
Successa una cosa simile anche da noi. :-(
Il problema principale è che molti presidi dovrebbero
fare revisioni regolari c/o il produttore per mantenere
la garanzia in caso di rotture/danni/etc.
Visto che la maggior parte della gente non lo fa,
poi di eventuali danni ne risponde solo la croce...
Ciaux,
Cris

 tipo di oggetti vengono progettati alla ca*** di cane.
Infatti.. il profilato in alluminio ha lo spessore di circa 1.5 mm, e il
corpo della maniglia e' fissato su di lui con una vite di circa 4 mm di
diametro. Se guardi con un font non proporzionale il disegno ASCII che
riporto qui di seguito, il profilato e' un tubo a sezione rettangolare che
ha una fessura lungo tutto un lato. Un contrasto in metallo (indicato con
gli asterischi) sta all'interno del tubo, e si collega all'asta della
maniglia mediante la vite (indicata da II).
Il problema e' che nella maniglia di sinistra la vite si e' troncata di
netto (e direi che 4 mm mi sembra un po' poco per tener su 120 Kg con
continui sollevamenti), mentre dall'altra parte il contrasto ha divelto il
profilato, come se fosse stato messo sotto una troncatrice industriale.
Direi quindi che lo spessore del profilato e' troppo basso.
Comunque ora chiameremo la ditta produttrice, ci dovranno dare un po' di
spiegazioni...
+------------+
|            |
| ********** |
+---- II ----+
  ##########
  ##########
  ##########
  ##########
  ##########

Marco Cucinato hai schiacciato un po' di tasti e su  it.sociale.primosoccorso e'
comparso quanto segue:
Propongo quella che e' la mia esperienza: 
anni di uso di una cardiopatica Ferno si sono risolti con l'usura del telo e, a
parte qualche gioco aumentato, la sedia e' ancora in regola.
mesi di uso di una sedia Meber, buttata dopo averla rotta :per un errore di un
volontario che l'ha usata come sedia a rotelle con il pz. seduto ma con le
maniglie lato gambe posizionate in alto (per intenderci le maniglie non erano in
posizione "discesa scale") risultato e' che la sedia ha cercato di chiudersi col
pz. all'interno :-(.
Ora abbiamo altre sedie credo ancora Meber ma di tipo diverso (e mi sembrano
finalmente solide.
Per il "disguido" che hai avuto penso anch'io che sia il caso di rivolgersi al
produttore per esporre le lamentele, pretendere una sedia nuova in cambio di
quella che gli lascerete perche' cerchino di capire cosa diavolo s'e' rotto...
-- 
Fabiano Tombini
Soccorritore 
A.N.P.As
 
Croce Azzurra Abbiategrasso (Mi)
Le opinioni espresse sono assolutamente personali.
If you need my PGP public key:
http://pgpkeys.mit.edu:11371

 finalmente solide.
Anche noi avevamo una sedie di questo tipo, che ha sempre avuto gossi
problemi di apertura e bloccaggio. In sede di revisione della sedia, su
nostra richiesta, č stata aggiornata alla nuova versione (sě, anche per le
sedie si fanno gli update!), quella con le aste di bloccaggio cilindriche
gialle, per intenderci. Da alora non ha piů dato problemi.


 cilindriche gialle, per intenderci. Da alora non ha piů dato problemi.
Capitata la stessa identica cosa con la nostra Meber. Rimandata indietro, 
le sono state installate le aste gialle ed ora sembra vada benone!
Ciao!
-- 
*[ChRIs_118]* aka Christian Ramacciani, meglio conosciuto come:
La puttana delle croci d'Italia (Copyright © 2002 it.sociale.primosoccorso)
Soccorritore I Livello - Misericordia Grotte Santo Stefano (VT)
Volontario del Soccorso - Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Orte (VT)
Soccorritore di Livello Base - P.A. Fratellanza Popolare Caldine (FI)
Per i miei contatti: 
http://web.tiscali.it/christianramacciani/contatti.htm
Alcuni pensano che io sia un idiota. Il che č vero.

, Como, Italia
"Maybe this world is another planet's hell" - H.Huxley
------------------------------------------------------

>-->gialle, per intenderci. Da alora non ha piů dato problemi.
La nostra e' tutta in alluminio, non c'e' nulla di giallo..
E' il modello con la seduta in telo e non in plastica rigida.