Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: info sensore anemometro La-Crosse

Ciao a Tutti.
Voglio costruire un anemometro con relativo controllo della direzione, 
ho visto su ebay un sensore della La-Crosse, il TX23 iT+ che racchiude 
anemometro a coppe e banderuola per la direzione. Ho provato a mandare 
email per avere qualche dettaglio in più, ma buio. Ora chiedo a qualche 
possessore o conoscitore di questo sensore se mi può dare qualche info 
in più.
Per quanto riguarda l'anemometro, penso, di trovarmi due fili che al 
girare delle coppe chiude ed apre il circuito, calcolando la frequenza 
dovrei risalire alla velocità del vento.
Ho poco chiaro come funziona l'indicazione della direzione del vento, 
dal manuale leggo che il connettore è un "RJ" generico ,quindi non so se 
sono 4,6 o 8 conduttori, a cui ne devo levare 2 per la velocità. Le 
centraline che usano questo sensore danno 16 posizioni per la direzione, 
ho pensato che all'interno venga ponticellata con reed-relè una 
resistena, in modo che misurando la resistenaza ai due capi del filo 
posso risalire alla posizione.
Comunque sia queste sono mie ipotesi, qualcuno mi sa dire in dettaglio 
come funziona la parte "direzione del vento" in questo sensore?
Grazie 1000
73  Cesare

 posso risalire alla posizione.
errata corrige

"Cesare" <LoDeviLev...@gmail.com.AncheQuesto> ha scritto nel 
messaggio news:io6pep$d6s$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Ciao Cesare,
io ho la stazione lacrosse WS-2308 con l'anemometro che vorresti acquistare 
tu.
L'anemometro ha 4 fili.
All'interno è un pochettino complesso da come puoi vedere in questa 
discussione: 
http://forum.meteonetwork.it/stazioni-meteorologiche-crosse/93792-problema-perdita-segnale-anemometro-lacrosse-2300-a-4.html
Personalmente te ne sconsiglio l'acquisto.
Il mio, che ho sostituito circa l'anno scorso, ha il difetto ormai noto di 
perdita di segnale.
Questo problema non è dovuto al connettore che si va ad innestare nel 
termo/hygro, ma sicuramente è dovuto all'infiltrazione di 
umidità/acqua/condensa all'interno dell'anemometro.
Il lato positivo è che costa una sciocchezza...difatti considero le lacrosse 
come giocattolini.
Se conti di costruire qualcosa di veramente serio ti consiglio di utilizzare 
gli anemometri DAVIS...
ciao 


Ciao Alberto, grazie della veloce risposta. Dopo la lettura della 
discussione e delle tue riflessioni, mi vengono altre domande:
- la foto del circuito stampato che si vede nella discussione sta dentro 
il sensore anemometro/banderuola o l'igrometro?
- se sta dentro il sensore anemometro/banderuola, al centro del circuito 
stampato si vede un cilindro nero con all'interno una vite, per caso è 
l'asse dove si collegano le coppe dell'anemometro e l'asse della banderuola?
- nel caso invece che il circuito è allocato dentro l'igrometro, hai mai 
visto come è fatto internamente il sensore anemometro/banderuola?
che tu ricordi, hai mai visto la foto del lato nascosto del circuito 
stampato?
Ho visto gli anemometri DAVIS, ma sono troppo professionali (e costosi), 
in pratica sto cercando solo la meccanica del sensore, la logica la 
vorrei fare io. Non mi serve una grande precisione, per la direzione mi 
sono sufficienti 8 punti e una approssimazione di 5Km/h per la velocità 
del vento.
ciao

 ciao
- Il circuito stampato che vedi nella foto sta dentro l'anemometro !!!!
- Riguardo all'asse non lo so... so solo che la direzione del vento dovrebbe 
essere letta con encoder ottico (e non con potenziomentro come in altri 
tipi)
-
- Purtroppo non l'ho mai smontato di persona.... non ancora ...
Ciao 


bene, vedendo i componenti sul circuito stampato in effetti mi porta 
anche a me pensare ad un encoder ottico posizionale.
Immagino che nelle istruzioni di montaggio del sensore lo si debba 
orientare verso un punto cardinale prefissato.
Ciò significa che sui PIN1 Serial O/P e PIN3 Regulator CE, in maniera 
codificata (da scoprirla) ci sono le informazioni della velocità e 
direzione.
Grazie 1000
Cesare

 Cesare
Si, sul corpo dell'anemometro ci sono stampigliati i punti cardinali... 
abbastanza semplice.
Un pò meno semplice quando l'anemometro sta a 10 metri da terra :-D