Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: doppia oscillazione su colpitts

Ho finalmente realizzato con successo un oscillatore Colpitts con frequenza
variabile (varie bobine e condensatore in aria variabile) ma mi succede una
cosa strana: a qualsiasi frequenza esso funzioni, sull'oscilloscopio vedo
due traccie perfettamente sovrapposte, (ma non si tratta di modulazione...ne
d'ampiezza ne di frequenza); una a frequenza dell'oscillatore... e una che
si aggira sui 20 kHz, tutte e due sinuosoidali e sovrapposte l'una con
l'altra come se avessi un oscilloscopio doppia traccia (ne ha una sola il
mio...). Questa benedetta sinusoide a 20 kHz, c'e' su tutte le gamme di
frequenza d'oscillazione..... ma e' un problema del mio oscillatore o
dell'oscilloscopio (io penso di quest'ultimo) ?
Non penso sia ronzio.... si avrebbe a 50 Hz....e vedrei qualche sorta di
modulazione... .
Qualcuno ha avuto probelmi del genere o mi puņ aiutare a far luce su questo
mistero ?
L'oscilloscopio e' un unaohm da 10 Mhz.
Grazie a tutti. Ciao.
Gurz.

Ciao,
hai provato con un ricevitore a vedere se ascolti l'oscillatore solo su una
frequenza o anche 20K più in alto.
In gioventù (+-25 30 anni fà) ho realizzati moltissimi di questi oscillatori
ma non ricordo nulla del genere.
73
Gianni
i7phh

Ciao!
Prima di tutto controlla il segnale sull'oscilloscopio con ingresso
"terminato" su una resistenza da 100 - 200 Ohm  e verifica che il segnale a
20 kHz sia sparito. In caso contrario, la colpa e' dell'oscilloscopio.
Fatto questo, dovresti indicare l'ampiezza dei due segnali: il segnale a 20
kHz e' piu' robusto del segnale del tuo oscillatore?
Io penso che si tratti di qualche autoscillazione indesiderata, innescata in
qualche punto del circuito,  forse dovuto anche al cablaggio del gruppo L C.
Prova a toccare i vari componenti usando per esempio un cacciavite coperto
di gomma (per evitare indeiderati corti) e cerca di localizzare qual e il
componente che toccato va eventualmente a variare il segnale a 20 kHz. In
questo modo dovresti riuscire a trovare la  fonte di una possibile
autoscillazione.
Ovviamente  tra i "sospettati" potrebbe esserci anche l'alimentatore.
prova ad alimentare il tutto con una batteria e vedi se la cosa sparisce.
In definitiva, un oscillatore e' gia di per se una brutta bestia; se poi si
tratta di un oscillatore "mutigamma" come mi sembra di aver capito, la
bestia allora diventa anche antipatica.
Ciao e buon lavoro.
IK6 BPD Francesco

 due traccie perfettamente sovrapposte,
Potrebbe trattarsi di una modulazione causata da un segnale che viene
dall'alimentatore, o da qualche altra parte. Per sapere se viene
dall'oscilloscopio, basta chiuderne l'ingresso su una resistenza da qualche
kOhm.
Potrebbe anche essere un'autooscillazione del VFO, ma č poco probabile; fare un
oscillatore che produce contemporaneamente due frequenze č come fischiare due
note insieme: non č impossibile ma č * molto * difficile...
Ciao.
--
73 es 51 de i3hev, op. mario
http://digilander.iol.it/hamweb
http://digilander.iol.it/esperantovenezia

 ha scritto nel messaggio
news:3C50890C...@libero.it...


 manopole dell'oscilloscopio.... niet !
Per vedere se hai un segnale spurio prodotto internamente all'oscilloscopio,
devi caricarne l'ingresso * staccando * il segnale dell'oscillatore, altrimenti
continui a non sapere se il disturbo viene da dentro o da fuori...
Esiste certamente la possibilità che si tratti di un battimento, ma il problema
resta comunque capire da dove viene il secondo segnale... per inciso, toccando
il collettore dell'oscillatore con un dito è probabile che il segnale prodotto
si attenui o sparisca del tutto; sarebbe interessante sapere se anche il
disturbo si attenua.


 ha scritto nel messaggio
news:jSG38.2861$Mj4....@twister2.libero.it...


Ragazzi, mi dispiace, ma ho appurato che è il mio oscilloscopio che è una
baracca: ho provato con un altro oscillatore a quarzo da 1 MHz alimentato a
batteria, uno sempre al quarzo (con un fet) da 4.5 MHz,  e il risultato è
sempre lo stesso e sempre a 20 kHz, se levo il segnale dall'oscilloscopio
(tenendolo caricato con 120 ohm) sparisce tutto, sia il segnale desiderato
sia la cara sinusoide a 20 kHz.... .
Penso proprio sia un battimento che si produce negli stadi d'ingresso
dell'oscillo... !!!
Grazie a tutti ....
Ciao.
Gurz.
A proposito, per Mario, toccando il drain (è un 2n3819) il sengale slitta
semplicemente in frequenza (in --) ma alla "spuria" non succede niente....
ho provato anche  a mettere un buffer con 2n2222 (ad emettitore comune e in
classe A, ho fatto bene ?) e nulla e cambiato se non una maggior ampiezza
del segnale e una minor sensibilità a trusaggini del carico.

 del segnale e una minor sensibilità a trusaggini del carico.
... e vedo che hai anche scoperto da solo il perché :-)))
