Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Misure con l'analizzatore di spettro

Tre domande per gli appassionati di misure.
1) La misurazione dell'intensità di campo di un segnale varia molto a 
sceonda dell'RBW e del VBW selezionati sull'analizzatore di spettro. Qual'e' 
il criterio per settare i due parametri di cui sopra per ottenere una misura 
"corretta", dove per "corretta" intendo eseguita secondo i criteri 
normalmente utilizzati per le misure di RF ?
2) qual'è il procedimento per individuare la frequenza di risonanza di una 
antenna usando un generatore di segnale (o serve uno sweep RF ?) e un 
analizzatore di spettro?
3) Se l'attenuatore dell'analizzatore di spettro è ben calibrato la misura 
di un segnale costante dovrebbe variare esattamente del delta-attenuazione? 
Ovvero un segnale a  -50 dBm con l'attenuatore a zero deve arrivare 
esattamente a -60 dBm passando a 10 db di attenuazione, a -70 con 20 dB, e 
cosi' via?
Grazie a chi mi vorrà rispondere. 

 Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Spero che nel mio piccolo ti abbia chierito qualche concetto.
Ciao
Fernando.

cosi' via?
Se il segnale che inietti nell'A.S. č -50 dBm, l'A.S. calibrato indica
-50 dBm a prescindere dal valore di attenuazione che imposti sull'A.S.
Ciao
-- 
http://www.hamradioweb.org/forums
hamradio skill sharing : registrati e partecipa !

Confermo: anche un imbranato come me č stato capace di
seguire le istruzioni di "lo Zio" che qui posta e mi ha
prestato analizzatore, accoppiatore e cavi. Mi ha fatto il
disegnino su come collegare il tutto et voila, si
"centrano" le antenne a perfezione e si fa pure ginnastica
(per sistemare il dipolo avrň fatto su e giů dal terrazzo
6-7 volte). Questo č un esempio (chiaramente non del
dipolo, era la sola foto chiara, le altre sono scure per
vedere meglio la traccia e calcolare il ROS dal RL).
Ciao Corrado,
se ne dovessi avere ancora bisogno, come tu sai, č sempre tutto a tua 
completa disposizione.
Un caro saluto.
claudio. 

Corrado sei fortunato ad avere un amico che ti presta tranquillamente 
analizzatore e accopiatore e complimenti a "lo Zio" per la sua generosità.
Nando 

Grazie a tutti per le risposte inviate.
Se qualcuno potesse darmi qualche riferimento in piu' sulle normative
(SSOG?) per determinare i parametri di misura dei segnali con l'AS mi
farebbe una cortesia.
A proposito delle misure di risonanza: è necessario uno sweep RF oppure ci
si puo' riuscire, con un po' di pazienza, anche con un semplice generatore
RF? I cavi tra l'accoppiatore direzionale e antenna e generatore devono
avere una lunghezza specifica in relazione alla lunghezza d'onda a cui si
fanno le misure?
Attenuatore: dovro' rivedere bene i valori sul mio AS ma sono abbastanza
sicuro che i dBm dei segnali misurati con un antenna qualunque collegata
all'ingresso variano notevolmente a seconda del valore di attenuazione
selezionato. Provero' con un segnale di un generatore per vedere se
l'effetto è lo stesso.

IW2GNB ha scritto:

Perche' non usi il miniVNA accoppiato a un computer col suo software ?
Se usi un portatile lo puoi spostare abbastanza vicino all'antenna.
Oltre al software originale ( 2.3.0 al momento ) c'e' anche ZPLOTS+.XLS
che aiuta molto e fa la carta di smith di tutto l'accrocco, ovvero
antenna +cavo coassiale ( oltre a dare anche Rs+Xs ).
Solo fai le misure quando NON ci sono OM locali vicini a te che
trasmettono, altrimenti ti si falsano le misure e, per segnali
fortissimi, si rischia di bruciare l'accoppiatore direzionale 
entrocontenuto.
Ricorda anche che ci sono segnali in banda FM ( 88-108 MHz ) mostruosi
che, antenne vicino a questi TX-monstre, magari risonanti sui 50 Mhz
danno misure fasulle. ( attenzione alle multibanda, qualche volta
risuonano anche su altre frequenze, non OM ).  :-(
Il miniVNA ha diverse limitazioni, ma IMHO, ha un rapporto
prezzo-prestazioni imbattibile !
Altrimenti: pazienza, accoppiatore direzionale buono,pazienza,
millivoltmetro selettivo, pazienza, carta millimetrata e...
ancora pazienza!
La lunghezza del cavo tra l'accoppiatore direzionale e l'antenna deve
essere Lambda/2 corretto dal valore del fattore di velocita' del cavo
o un suo multiplo. Questo trasferisce l'impedenza dell'antenna pari pari
all'uscita dell'accoppiatore, naturalmente con cavi OTTIMI, non vecchi,
con basse perdite.
Ciao Claudio ( Lo Zio ) , e ciao anche a tutti gli altri.
P.

 con basse perdite.
Sto già organizzandomi con l'Andrew da 1/2" se trovo qualche anima pia che 
mi vende dei connettori N a 90°.

Confermo: anche un imbranato come me č stato capace di
seguire le istruzioni di "lo Zio" che qui posta e mi ha
prestato analizzatore, accoppiatore e cavi. Mi ha fatto il
disegnino su come collegare il tutto et voila, si
"centrano" le antenne a perfezione e si fa pure ginnastica
(per sistemare il dipolo avrň fatto su e giů dal terrazzo
6-7 volte). Questo č un esempio (chiaramente non del
dipolo, era la sola foto chiara, le altre sono scure per
vedere meglio la traccia e calcolare il ROS dal RL).
http://img182.imageshack.us/img182/9506/a02eco0200va7.jpg
Come si vede č molto self-explaining.
Il mitico Takeda... non č che il tuo amico se lo vende ?????
Dario