Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Aiuto per Radiotelemtria

Ciao a tutti,
mi chiamo Giovanni e sono un studente che per la sua tesi (in biologia) si
occupa di radiotelemetria. Ho un problema/quesito da porvi poichè pur
lavorando con trasmittenti e riceventi le mie conoscenze nel settore sono
molto scarse.
Si tratta di un post un po lunghetto ma chiunque mi aiuterà avrà la mia
riconoscenza!
Se possibile rispondetemi direttamente al mio indirizzo e-mail:
man...@libero.it
Per cercare di inquadrare il discorso:
La radiotelemetria applicata alla biologia è una tecnica che grazie
all'applicazione sugli animali selvatici di piccole trasmittenti
(relativamente alla dimensione corporea) e grazie a riceventi permette di
individuare ad intervalli di tempo prestabiliti la posizione dell'animale
nello spazio e nel tempo.
Le ditte che producono materiale per questo tipo di ricerche sono poche e
sono molto specializzate, molte si possono definire addirittura a conduzione
famigliare, alcuni esempi sono:
www.telonics.com
www.biotrack.co.uk
www.avminstruments.com
www.positioning.televilt.se
www.titley.com.au
www.atstrack.com
e poche altre.
Il nostro attuale problema attualmente riguarda la nostra ricevente, è
datata (15 anni circa) e più che assomigliare ad uno strumento elettronico
sembra una scatola da scarpe. Negli ultimi giorni a furia di scivolare in
mezzo a (ripidi) boschi ha preso un paio di colpi che ci fanno temere per il
suo futuro e anche per l'immediato futuro della nostra ricerca.
Il problema è che se si guarda sui cataloghi di tali ditte le riceventi sono
ancora tutte fatte più o meno come scatole da scarpe e pesano circa 2 kg.
Questo perchè negli Stati Uniti o in Australia spesso fanno radiotracking a
bordo di fuoristrada o spesso anche di piccoli aerei: noi per vari motivi
siamo a piedi, e non sono molto comode da portare mentre si cammina per
aspri sentieri...
Secondo problema: il prezzo. Nessuna di queste ditte vende una ricevente per
meno di 1000$, e qua ci siamo già capiti...
Quello che cerchiamo sarebbe un apparecchio *commerciale*, dalle dimensioni
"umane"  e magari tecnologicamente al passo con i tempi...
Terzo problema: le caratteristiche tecniche. Ho già fatto "barcollare" un
paio di negozianti specializzati...
Premetto che le nostre trasmittenti trasmettono tra 173 e 174 Mhz e di
conseguenza anche la taratura delle nostre antenne è per tale frequenza (in
Italia si usano anche i 150Mhz).
Eccone alcuni esempi:
Ringrazio tutti quelli che riusciranno a darmi una mano!!!
____________________________
Biotrack:
Frequency coverage:           any 150 kHz or 300 kHz band between 138 and
231 MHz
Mode:                                 CW - 2 kHz offset
Tuning:                               fundamental crystal manually tuned -
TXO
Frequency stability:              +/- 5 ppm -10 to +40 degrees C
Sensitivity:                          0.1 uV input for 20 dB signal to noise
                                         -150 dBm minimum discernible signal
Selectivity:                          300 Hz at -3 dB
                                           a signal 10 kHz away is
attenuated by at least 80 dB
Image response:                -70 dB
Noise Figure:                     < 2 dB
Spurious responses:            none within receiver passband
Dynamic range:                 130 dB manual gain control
Audio output:                    > 50 mW
Power supply:                    8 x 'C' sized cells (alkaline type
recommended and supplied with receiver)
drain:                               60 mA (gain low, no signal), 75 mA
(gain high, no signal),
                                        120 mA (light on)
Battery life:                        about 100 hours of continuous use.
Antenna input:                 50 impedance, VSWR < 2  BNC connector
Size:                                220 mm x 80 mm x 110 mm
Weight:                             2.5 kg including batteries
____________________________
AVM:
Frequency Coverage Any 1-, 2-, 4-, 5-, or 10- MHz-wide band, from 40 to 220
MHz
Frequency Channels None; factory channel setting unnecessary because
receiver's frequency coverage is continuous.
Signal Presentation Visual: Analog Signal-strength Panel Meter
Audio: Both Speaker and Headphone Jack
Audio Jack 1/4" Standard Phone Jack (disables speaker), Complete with
Waterproof Spring-loaded Cap
Frequency Selection Digital Readout to 0.001 MHz (1 kHz)
Frequency Stability Better than 300 Hz
Setting Accuracy Frequency Setting in 1 kHz (0.001 MHz) increments
Volume Control Separate from Gain Control
Input Attenuation 0 dB, 20 dB and 40 dB Selectable Attenuator Switch on
Front Panel
Battery Meter Switchable Function of Panel Meter; Reads Battery Pack Voltage
Antenna Jack BNC (bayonet) type
Internal Power 6 rechargeable NiCad AA-cells; your choice of 110 VAC, 60 Hz
or 220-230 VAC, 50 Hz; charger included
External Power Usable through jack on receiver's front panel.
Case Size 15 x 15 x 6 cm
Receiver Weight 750 grams, including batteries
Receiver Housing High-impact Plastic
Warranty Full 1-year warranty against defects in parts and workmanship
____________________________
ATS:
GENERAL
Frequency Range: Any specified 2 MHz range from 30 to 220 MHz
Channel Spacing: 1 kHz
Input Impedance: 50 ohms
Minimum discernable signal (MDS): -150 dBm
Noise figure: 3 dB maximum
Speaker: 8 ohms
Tone decoder detection range: +/- 2 kHz (Model R2100 only)
Tone decoder detection level: -120 dBm minimum (Model R2100 only)
Frequency stability: +/- 1 kHz -20°C to +50°C
Delta tune: +4 kHz; -4 kHz
IF frequency: 10.7 Mhz
IF bandwidth: 6 dB +/- 2 kHz; 80 dB +/- 7 kHz
Image rejection: >150 dB
RF gain control range: >150 dB
Operating voltage range: 9 to 18 volts DC
Dwell time (scan rate):  Selectable, 2 sec. To 15 min. (10 positions)
CONTROLS
Frequency selectors (4)
Audio level
RF gain
Delta tune
Add-delete to memory
Auto scan/memory bypass
Increment frequency up/down
Dwell time (scan rate)
Receiver on/off
Tone decoder threshold (R2100 only)
Stop scan
MEMORY
All frequencies programmable
Sequentially scanned
Delete frequencies individually with single switch while scanning or on
standby
Delete all frequencies in the bank
Battery backed
DISPLAYS
Selected frequency: LCD (0.5" digits) with backlight for night use
Memory status: Colon in display indicates frequency stored in memory
Battery status: "Lo Bat" indicator flashes when battery voltage is low
Signal detection (R2100 only): "+" present in display indicates detection by
tone decoder
Signal level: 0-1 ma meter
CONNECTIONS
Antenna: BNC - female
Headset: Receptacle for 0.25" phone plug
External power/recharge receptacle: 5-pin DIN
Signal level: 0.125" phone jack for external 0.1 ma current meter
Computer interface (R2100 only): 20-pin ribbon cable (pins on receiver
connector; requires socket on cable)
POWER
12 volts DC nominal: 130 ma drain nominal
Internal: 1.2 amp-hour NiCad battery pack; 8-hour nominal operating time
External: 9 to 18 volts, negative ground; switches automatically to external
power when present
PHYSICAL
Size: 4.3" wide x 8.3" long x 7" high
(11 cm x 21 cm x 18 cm)
Weight: 5 lbs (2.3 kg)
Accessories (included): External power cord, battery charger, padded nylon
case, instruction manual
Accessories (optional): David Clark aviation-grade headset, DC-DC charger
ENVIRONMENTAL
Operating temperature: -20°C to +50C
Storage temperature: -70°C to +50°C
Humidity: 95% non-condensing
WARRANTY
One year parts and labor on materials and workmanship
____________________________
Titley Eletronics:
Lightweight, portable receivers, simple to operate, with many added
features. Synthesised continuous tuning, over two adjacent 1MHz bands
Size: Height 40mm x Width 170mm x Depth 120mm.
Weight: 845 grams
Power requirements: 12 volts internal 8 AA NiCad rechargeable pack
BFO: Adjustable
Sensitivity: 10dB s+s/n ratio at -130dBm.
Gain control: typically 80dB
Bandwidth: +/-1.2 kHz from channel centre for -6dB attenuation.
+/-2.65 kHz from channel centre 80 dB down
Minimum Discernable Signal: down to -150dBm.
Freq. Stability: better than 1 kHz from -15 degrees C to +45 degrees C.
Audio output: more than 250 mW into 8 ohm internal speaker.
Auxiliary output: stereo jack provided for phones or recorder, (8-150ohms
for 25mW), switches out internal speaker.
Field strength meter: choice of two readings: (1) Sample and Hold; (2)
Sample and Decay.
Current consumption: typically 40 ma for quiescent receiver.
Battery: Rechargeable battery pack. 20 hours use.
Features: Press-button Frequency Selectors. Illuminated Field Strength Meter
and Frequency Selectors for night time use.Separate Volume and Gain
controls. Battery Test function.
Small physical size: 40 x 170 x 120mm.
Light weight: 845 grams. Strong aluminium case.Heavy leather carrying case.
____________________________

 wrote:
[...snip...]
Sarebbe un problema da ARDF, c'e' qualche esperto dell'argomento che
vuole rispondere...
Con un rx portatile commerciale, magari ICOM IC-R2, un'antenna
direttiva autocostruita e un attenuatore, sempre autocostruito, se ne
puo' uscire con una cifra sicuramente inferiore ai 1000$. L'unica cosa
e' che il misuratore di segnale di tali ricevitori non e' certo
affidabile e ci si deve soltanto affidare al proprio orecchio, a meno
di non autocostruirsi anche un ricevitore dedicato all'ARDF, il prezzo
scenderebbe ulteriormente e avrebbe un S-meter un po' affidabile, ma
il problema e' che la difficolta' di realizzazione da parte di una
persona non "addentro" non sarebbe certo banale.
Garba
SWL GE/3108
----------------------------
Remove SPAMAWAY from address
to reply by e-mail
-----------------------------

E chi, se non io, poteva risponderti?!
Se non altro, e purtroppo, perchè sono quasi l'unico che si interessa di
ARDF su questo NG.
(C'è anche qualcuno di cui non faccio il nominativo, che inizia per I0 e
finisce con ADY, ma non tratta mai quest'argomento sul NG)
Devo però contestarti la scarsa attinenza tra telemetria e ARDF.
Con quest'ultima non trovi certo la distanza che ti separa dalla
trasmittente(sarebbe troppo bello!), ma solo la direzione del segnale.
La distanza, ma solo in linea molto teorica, potresti ricavarla solo
conoscendo l'esatta potenza di trasmissione ed avendo uno strumento di
misura, molto preciso, dell'intensità del segnale in arrivo. Ma non basta
perchè non saprai mai quanto sia stata l'attenuazione reale subita dal
segnale nel suo viaggio, per via delle condizione atmosferiche delle
riflessioni, dell'umore di chi trasmette etc. etc.
Quindi per quello che riusceresti a fare (trovare la direzione), qualunque
apparato commerciale dotato di S-meter, è sufficente. Naturalmente, più è
grande e leggibile lo strumento, meglio è.
La soluzione economica è quella di impiegare un vecchio apparato analogico,
da cui puoi prelevare il segnale dello strumento e portarlo fuori su uno
strumento più grande.
Per ora è tutto, ma , naturalmente ti rimando alla lettura dell'ottimo sito
in firma, ovviamente fatto da me!!:-))
--
73 de IK2VTJ, Piero.
http://www.infinito.it/utenti/ardf.it
http://ardfitalia.supereva.it
http://www.qsl.net/ik2vtj

trasmittente(sarebbe troppo bello!), ma solo la direzione del segnale.
Lui parla di telemetria impropriamente, in effetti le trasmittenti
mandano un segnale a intervalli di tempo determinato proprio come un
radiofaro o una volpe in ARDF. Per trovare la distanza non basta
triangolare il segnale?
