Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Oggetto misterioso

Ciao a tutti,
ho trovato in mezzo alla paccottaglia in uno scatolone riesumato facendo 
ordine in laboratorio, un oggetto che non sono riuscito ad identificare.
Si tratta di un barilotto in acciaio, della lunghezza di circa 8 cm, 
avente alle due estremità un connettore N maschio, ed un connettore BNC 
femmina.
Non è un attenuatore, non è un adattatore, potrebbe essere un detector 
... ma non ho fatto prove, se non verificare che non si tratta di 
adattatore o attenuatore.
In attesa di fare alcune prove, per identificare di che si tratta, provo 
a riportare quanto indicato sull'etichetta.
Ho googlato un pochino, ho trovato qualcosa, ma niente di delucidante.
POLARAD ELECTRONICS INC.
LAKE SUCCESS, N.Y.
PART NO. A160356D
SERIAL NO. 407533
Qualcuno riesce ad aiutarmi ad identificare il dispositivo ?
Grazie anticipatamente.
73 de IW1QIF
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:46d87a11$0$37193$4faf...@reader3.news.tin.it...


 73
Ciao Angelo,
non mi sembra che sia una cavità ...
O meglio ... Se fosse una cavità, dalle dimensioni potrebbe risuonare 
intorno ai 10 GHz ... Mentre il complesso da dove l'ho smontato, aveva 
già una cavità, con all'interno un klystron, e lavorava tra 1 e 2 GHz.
Ora provo a fare un paio di misure con l'analizzatore di spettro, ed il 
traking ... Vediamo se riesco a capire qualcosa di interessante.
Grazie
73 de IW1QIF
Luca

"Luca - IW1QIF"  ha scritto

ostiaaaa!!! ma perchè non le hai fatte subito le misure?? hai paura di 
lussarti un dito ad accendere l'analizzatore?? non è che hai rottamato un 
vecchio forno a microonde con all'interno una lattina di birra ammuffita??
Sto scherzando naturalmente.... Saluti Riccardo (IK4CNQ) 

 Sto scherzando naturalmente.... Saluti Riccardo (IK4CNQ) 
Ciao Riccardo,
le misure non le ho fatte subito, per un solo motivo ...
Ho scritto i messaggi sul NG di volata, tra la doccia ed il prepararmi 
per andare da amici a pranzo, e poi alla sera, quando sono rientrato un 
attimo a casa ...
Se scendo in laboratorio a fare delle prove, poi ti ci metto a te, a 
litigare con la mia ragazza, che di sicuro si metterà a strillare 'ecco, 
sei sempre attaccato a tutte quelle cose, ecc. ecc. ecc.' ...
Tornando all'oggetto misterioso, un paio di misure le ho fatte ...
Ma proprio un paio, perchè mi manca il RLB che ho prestato ad un amico 
(segnare: mai imprestare la strumentazione, perchè come la impresti, ti 
serve) ...
Allora ... ho misurato la resistenza in CC dalle due parti .. Sul 
connettore N ci sono 50 ohm, quindi da quel lato è terminato. Sul 
connettore BNC ci sono circa 11 Mohm, resistenza altissima ...
Seconda prova, ho applicato 0 dBm a 1 GHz sul connettore N, ma dal lato 
BNCnon esce nessuna tensione (quindi mi sa che non è un detector) ...
Terza prova, l'ho collegato al tracking dell'analizzatore di spettro, e 
su tutta la banda 0 - 1,7 GHz dal BNC non esce nulla di importante:
esce il segnale in ingresso attenuato di circa 60 dB, tranne tra picchi 
dove il segnale è attenuato 40 dB, intorno ai 150, 850 e 1600 MHz ..
Non ha quindi nessun significato ...
Ultima ipotesi, è che sia un detector bruciato.... ;-)
Grazie per l'attenzione.
73 de IW1QIF
Luca

 Ultima ipotesi, è che sia un detector bruciato.... ;-)
C'ero andato vicino ... E' un detector ... Ed è in ottime condizioni !
