Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Misurazione deviazione in FM mode

 
 
Salve NG.
Qualcuno sarebbe cosě gentile di illuminarmi su come misurare la
deviazione di un segnale rf, diciamo in 70 cm ad esempio?
Qualcosa da autocostruire, senza pretese di grande precisione? 
 
Ho girato un po' con San Google ma senza risultato
 
Grazie in anticipo
 
73s de IK2SBB, Adamo

 deviazione di un segnale rf, diciamo in 70 cm ad esempio?
 
Buongiorno Adamo,
 
Userei un ricevitore ssb collegato a un pc con Spectran e poi un
generatore di toni BF, ma può anche essere un qualunque sw audio, con
cui pilotare il trasmettitore.
 
Modulo il trasmettitore e su Spectran osservo (dopo aver preventivamente
centrato la portante in assenza di modulazione) lo spettro risultante.
L'unico problema è che la deviazione è in genere maggiore della banda
passante del filtro ssb, bisognerebbe poter osservare 10kHz di banda per
vedere tutto per bene.
 
deviazione di saluti
-- 
MUOStruoso!
http://dottormistero.blogspot.it/2013/02/muostruoso.html
 

 73s de IK2SBB, Adamo
 
Ciao Adamo,
 
il sistema classico è quello di usare le funzioni di Bessel.
 
Per esempio, se devi regolare la deviazione a max 5 KHz, come normalmente
richiesto dalle norme radioamatoriali, puoi fare così :
 
Generatore BF + ricevitore per fare la misura su un trasmettitore FM.
 
Metti il generatore BF all'ingresso microfono del TX, regolalo a 2.079 Hz.
 
Ricevi il segnale con un RX *a banda stretta*, troverai un "NULL" quando
l'indice di modulazione FM sarà di 2,405 .
 
Di solito, nei TX in FM, c'è un potenziometro interno per regolare la 
deviazione.
 
Nell' Handbook ARRL del 2011 è al capitolo 8, pagine 6 e 7.
 
HTH,
   Piero.
 
 
 

 
 
"Dottor Mistero"  ha scritto
 
Modulo il trasmettitore e su Spectran osservo (dopo aver preventivamente
centrato la portante in assenza di modulazione) lo spettro risultante.
L'unico problema è che la deviazione è in genere maggiore della banda
passante del filtro ssb, bisognerebbe poter osservare 10kHz di banda per
vedere tutto per bene.
 
S:
http://am3zz.altervista.org/SnifferSSB.html
 
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

 Qualcosa da autocostruire, senza pretese di grande precisione?
 
Molto interessante la soluzione proposta da Piero. Il generatore audio 
si può realizzare con un PC. Tra l'altro Piero, sono 2'079 Hz o 2,079 Hz?
 
Per una misura approssimativa e visiva su un segnale FM tra ~50 e ~1700 
MHz userei una delle chiavette TV/SDR da 15€. Il segnale lo si vede sul 
waterfall e aumentando i punti della FFT + zoom si può capire se sono 
+/- 5, 7, 10 o X kHz.
 
PaoloC
 


 
Ciao Paolo,
 
sono duemilasettantanove Hertz...
 
Con un contatore digitale degno  del suo nome, si misurano facilmente.
 
Per fare un generatore usando un PC, basta usare SpectrumLab, ha una
funzione che genera un segnale BF.
 
Oltretutto SpectrumLab ha una infinitï¿½ di altri usi, la difficoltï¿½ sta 
nell'imparare
le millemila possibilitï¿½ di regolazione !
 
Un uso molto utile ï¿½ quello di misura del rumore di fase di un oscillatore,
come presentato da Eraldo, I4SBX.  Con un PC, SpectrumLab e  un
circuito abbastanza semplice di supporto alla misura, usando una
scheda audio decente, si riesce ad arrivare anche fino a -140/ -150
dBm/Hz, con una spesa limitatissima !!!
 
Per ottenere qualcosa di simile, era necessario un insieme di strumenti
della HP o un analizzatore di spettro R&S con l'aggiunta di un programma
specifico... Ti lascio immaginare il costo di una tal soluzione !
 
Ciao a tutti,
   Piero.
 

 dBm/Hz, con una spesa limitatissima !!!
 
interessante, dove si trovano maggiori notizie in merito? Quanto
vicino si riesce ad arrivare alla portante? 10 Hz? 100 Hz?
 
73
IZ8DWF


 
Ciao Francesco,
 
e' stato pubblicato su RKElettronica nel 2011, se non erro.
 
Originariamente presentato al MADS 2010 in Sicilia.
 
Se vuoi ti mando i documenti che gentilmente Eraldo mi mando'.
 
Eventualmente, se interessa, ti posso mandare anche due schermate
di misura effettuata su 2 generatori RF professionali, un
HP 8640B ed un Marconi 2022E, realizzate da iw5bsf, Roberto,
per prova di tutto il sistema.
 
La mail e' valida, mandami la tua, per sicurezza te li inviero'
usando GigaMail di Libero, cosi' anche se la tua mail ha capienza
limitata, si riesce a mandare files grandi.
 
73, Piero i5spo.