Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Domanda su rosmetro/wattmetro aghi incrociati

Salve!
Nel caso di un Rosmetro-Wattmetro ad aghi incrociati come il seguente:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13357
noto che non c'è la possibilità di taratura (calibrazione).
Mi è stato detto che nel caso degli strumenti ad aghi incrociati la 
taratura non è necessaria... è davvero così?
73's!
Poeta®

Ciao,
si  la lettura SWR la fai nel punto di incrocio dei due aghi.
Avendo due strumenti, in teoria identici, non e' necessario fare la
calibrazione di f.s. tipica degli strumenti ad un solo ago.
73, Angelo IK8VRQ
Il Thu, 03 Mar 2005 12:17:51 GMT, Poeta®
<poeta_m...@DIESELhotmail.com> ha scritto:


 
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13357
Il link esatto è questo, chiedo scusa:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13355
73's!
Poeta®

 calibrazione di f.s. tipica degli strumenti ad un solo ago.
Sarň di legno ma continuo a non capire bene la questione.
Che io sappia il r.o.s. non č altro che la potenza riflessa, espressa 
con un valore numerico. Ad es. un ros di 2 equivale ad un 25% di potenza 
riflessa, un ros di 3 ad un 40% di potenza riflessa e cosě via (i valori 
sono "a caso", non ricordo le corrispondenze).
Secondo me non c'č da vedere alcun incrocio, il ros lo si legge sullo 
stesso ago che mostra la potenza riflessa.
D'altronde se osservi il quadrante di questo strumento, Lafayette RW-40:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13355
ti accorgi che trasmettendo con 5 Watt, l'ago sinistro sale sino a "ore 
11", per cui potrebbe incrociare il destro solo per onde stazionarie 
superiori a 5... e se esci con 50W e commuti lo strumento sulla scala 
superiore, quella sino a 150W, di nuovo l'ago sinistro si muove in modo 
tale da non incrociare mai il destro.
Ergo le stazionarie si leggono solamente con l'ago destro, secondo me.
Attendo delucidazioni, grazie :-)
73's!
PoetaŽ

 Sarò di legno ma continuo a non capire bene la questione.
Forse ho capito: se i 2 aghi non partono dal centro dello strumento 
(come avviene sui "mono-ago") ma dalle estremità, e cioè l'ago sx è 
infulcrato in basso a dx e l'ago dx è infulcrato in basso a sx, allora 
gli aghi si possono incrociare... è così? :-)
73's!
Poeta®

 sono "a caso", non ricordo le corrispondenze).
No, il ROS è il rapporto tra il valore massimo di tensione (o di corrente) 
e il valore minimo in presenza di onde stazionarie.
Quando la linea è adattata c'è solo l'onda diretta, quindi Vmax=Vmin, 
ROS=1.
Se la linea non è adattata abbiamo anche l'onda riflessa che, 
sovrappondendosi alla diretta, da luogo all'onda stazionaria, cioè in 
alcuni punti si hai un massimo (quando diretta e riflessa sono in fase) in 
altre un minimo (quando dir. e rifl. sono in opposizione).
Quindi ROS=|Vmax|/|Vmin||=|Vd+Vr|/|Vd-Vr|
La relazione tra ROS e potenza riflessa c'è attraverso il coefficiente di 
riflessione (r=Vr/Vd):
Pr=Pd*r^2
e 
r=(ROS-1)/(ROS+1)
(ecco perchè
Quindi:
ROS di 3 equivale al 25% di potenza riflessa.
ROS=2 equivale al 11%
ROS=1.5  equivale al 4%
etc,
Per quanto riguarda gli aghi incrociati, ti sei risposto da solo nell'altro 
post: alcuni rosmetri sono costruiti con degli strumenti a doppio indice 
(sinistra/destra)
In questo modo non è necessaria l'operazione di set del fondo scala sulla 
"diretta" (rosmetri tradizionali) o l'uso di calcolatrice, regoli o grafici 
(come nei wattmetri tipo il Bird 43). 
Sullo scala dello strumento sono disegnate delle curve che rappresentano i 
diversi valori di ros, calcolati dalla relazione:
ROS=(1+sqrt(Pr/Pd))/(1-sqrt(Pr/Pt))
IMHO la lettura del ROS con quel sistema è comunque grossolana,  si finisce 
sempre doversi ricalcolare il valore con la formula sopra indicata.
73's AleX (IK5NJM)

 sempre doversi ricalcolare il valore con la formula sopra indicata.
Grazie, sei stato chiaro ed esaustivo :-)
73's!
Poeta®