Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: problemino di elettronica

Salve amici sono sempre iz3dmq
vi pongo un problemino da risolvere che riguarda un sensore per il
rilievo della direzione del vento del mio osservatorio : 
www.meteo6.it
spero qualcuno di voi mi dia una mano 73 a tutti
la banderuola del vento ha esattamente un potenziometro lineare senza
fine corsa che parte da 0 ohm e finisce nuovamente con il nord a 20 K
ohm.
di conseguenza per i 4 punti cardinali ho 5 k ohm per ognuno.
il risultato finale , deve essere una qualsiasi tensione o una
qualsiasi corrente ( meglio entro i 20 mA ) lineare con il crescere o
il diminuire della resistenza ed il conseguente spostamento della
banderuola.
Ad esempio a nord 0 mA
ad est 5 mA
a sud 10 mA
ad ovest 15 mA
a nord 20 mA
e' ovvio che ci sara' un piccolo punto , equivalente alla fine corsa
del potenziometro in cui la tensione o corrente passera' bruscamente
dal valore massimo a quello di 
zero.ma
 fa lo stesso perche' questo si
puo' riradare un pochino interponendo un circuitino ad isteresi
Le alimentazioni sono indifferenti nel campo 0 -24 Vcc
le uscite dovrebbero essere o in tensione sempre nel campo 0 24 Vcc
e le correnti meglio se gia' convertite in un campo 0-20mA
grazie a tutti quanti 
161 de iz3dmq

vi pongo un problemino da risolvere.............
Ok, ma la domanda quale č?
Cioč: cosa vuoi sapere?
--
Mia madre ha dato la luce a undici figli
senza far saltare il contatore a mio padre.
                         (cit. Lino Banfi)
73s de ik2sbb - Adamo
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 ohm.
Scusa la domanda, ma che sensibilità ha la banderuola imperniata sul 
potenziometro? Ovvero, qual è la minima intensità di vento per cui 
riesce a ruotare?
Per il tuo problema, mi sembra un po' un accrocchio IMHO come sistema 
per rilevare la direzione, per vari motivi. Anzitutto per la perplessità 
di cui sopra, inoltre se ti trovi vicino al punto di 0 ohm hai una 
difficoltà a gestire la corrente che attraversa il potenziometro. La 
cosa più semplice sarebbe alimentarlo e misurare la corrente che scorre, 
che ovviamente sarà lineare. Ma si pone appunto il problema degli 0 
ohm... potresti limitare la corrente con una R serie e misurare la 
tensione che in questo caso non risulterà più lineare. Puoi ovviare con 
un linearizzatore a ponte (se cerchi sul web troverai schemi e 
dimostrazioni, si usa anche per le NTC).
Ciao,
Marco / iw2nzm

e' vero "me son perso"
la domanda e' questa:
partendo dal fatto che il potenziometro all'interno della banderuola
non si puo' modificare e che il costruttore ha "portato fuori solo 2
fili" in pratica un capo della resistenza e l'altro cortocircuitato con
il comune.
devo ottenere una tensione variabile linearmente al variare della
resistenza per il campo 0-20 K Ohm
in pratica se alimento il potenziometro sono costretto ad inserire in
serie una resistenza di protezione , perche' nel momento in cui il
vento soffia da nord,c'e' un istante in cui il potenziometro finita la
sua corsa a 20 k Ohm passa da zero. Se in quel determinato momento il
vento,fatalita', e' a "cavallo" del nord , la resistenza misurata varia
in continuazione da 0 a 20 K senza valori intermedi ( ovviamente ) . Il
problema sta appunto nel mettere in serie questa resistenza in modo
tale che con zero ohm sul potenziometro non ho un corto sulla linea di
alimentazione.
Se alimento la serie p + r con 6 Vcc , metto ad esempio un resistenza
fissa in serie di 300 ohm in modo da avere una corrente in condizioni
di CC di 20 mA.
Ora, la tensione ai capi di questa resistenza , oppure ai capi del
potenziometro varia in funzione della variazione del potenziometro,e di
conseguenza della direzione del vento,ma non in modo lineare , perche'
data dalla regola del partitore,
in soldoni se a nord ho 0 Volt , linearmente parlando , a me servirebbe
avere 1,5 volt per punto cardinale,fino a ritornare al nord con tutta
la tensione di alimentazione cioe' i 6 volt.
la domanda e' come faccio a far variare la tensione in modo lineare?

 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
Generatore di corrente costante da 1 mA che vanno al potenziometro da 
0-20kohm. La tensione che leggi varia da 0 a 20V linearmente. Con un 
partitore la puoi ridurre da 0 a 0.36 V e la applichi ad un qualunque 
voltmetro digitale con ingresso da 1V fondo scala e voilà ai 
direttamente la lettura in gradi della direzione del vento.
Mi sembra abbastanza facile. Se ti servono altri dettagli facci sapere, 
ciao.

tante volte la soluzione sta dietro l'angolo basta aprire gli occhi o
spostarvici le fette di salame ( milano ) da sopra.detto fatto e grazie
ancora
161 de
iz3dmq luca
www.meteo6.com

il potenziometro e' collegato tramite una coppia di ingranaggi con
rapporto 1:1 in modo da creare una sorta di cuscinetto reggispinta ,
per non far gravare il peso della banderuola sul perno del
potenziometro.
La velocita' minima di spostamento e' 0,6 m/sec.

Luca-chievo-verona ha scritto:

Ok, grazie delle informazioni.
Marco / iw2nzm