Newsgroup: it.hobby.scuba
Titolo: Ancora dalla NOAA su MK20

Ho ricevuto il messaggio seguente dalla NOAA. Questa monna Lisa e' 
davvero gentile. ;-)
QUOTE
Hi Guiseppe,
Just wanted to let you know that ScubaPro is now replacing the yoke nut 
on their Mk20's with a newer version which they hope will solve the 
problem. If you have not been able to get in touch with a local dealer 
to care of this, please call Joe Stella at ScubaPro. His number in the 
US is 
619-571-6516
. He has assured me he will get it taken care of.
Lisa
UNQUOTE
Domani chiamo 'sto Joe Stella. :-))
Sarebbe simpatico sapere come mai Scubapro Italia fa lo gnorri mentre 
pare che Scubapro USA si stia dando da fare per risolvere il problema.
Io personalmente con Scubapro ho chiuso. Un po' per questa bega sulla 
quale si stanno comportando in modo poco serio. Un po' per l'inc@@ata 
dell'AirX pagato 1.200 mila lire dell'epoca e rottamato per obbligo. 
Difatti ho comprato un Suunto.
Ora pero' voglio andare a fondo su questa storia dell'upgrade e sul 
perche' fanno finta di nulla.
Guispi

 perche' fanno finta di nulla.
Ustica muro di gomma :-)
Effettivamente la scubapro italia sta facendo una figura di merda non da 
poco.
Perche' non segnaliamo la cosa alla casa madre?
Scriviamo un po di mail dicendo che nonostante loro (usa) si stiano 
prodigando per risolvere il problema, la SB italia fa finta di nulla.
Chissa' che non parta qualche tirata d'orecchie...
-- 
Cafonauta
There is a boat in my yard right now called "Implante". The boat is 
worth about a million USD. The guy who owns it does penile transplants 
in Puerto Rico. Think what he could make in the tech diving community, 
and think of the lives he could save, and it probably would be a lot 
cheaper for those in need. [cit. G.Irvine]

 che Scubapro USA si stia dando da fare per risolvere il problema.
gią. come proprietario di mk20 questo silenzio mi irrita non poco.
come si procede?
L. 

 richieste di info in USA avete domandato anche all'Italia o no?
Questa la risposta. E' evidente che a parte che i casi sono stati più di uno 
(il che qualche sospetto lo crea) sarebbero stati graditi dei particolari 
tecnici (tipo ad esempio che i pezzi sono diversi). Commenti ?
buon pomeriggio,
ci siamo permessi di attendere qualche giorno prima di rispondere alla Vs. 
email.  Abbiamo atteso  ulteriori  commenti dal mercato europeo ed ora 
possiamo confermare  che il problema  si riferisce unicamente ad un solo 
caso di I  stadio MK 20 montato in America nel 2000 ed annunciato dalla 
NOAA.
Sul sito americano di SCUBAPRO UWATEC  si puo' leggere  il comunicato 
diramato all'utenza di  quel paese.
Se si fosse presentata - in Europa - una situazione che necessitava un 
richiamo non ci sarebbe stata alcuna esitazione, come dimostrato dal 
richiamo dei computer SMART nel 2003.

 Domani chiamo 'sto Joe Stella. :-))
Ok, fatti chiarire se i pezzi montati in Italia sono gli stessi o sono 
diversi.
-- 
Difendi anche tu la libertà di scelta del ricevitore sat
Leggi i dettagli qui:
http://www.rtrsat.it/sky_solo_nds_.htm
https://btinf.homelinux.org/ihstdm-faq/tiki-index.php?page=ListaDelleFaq
 

Non sapevo di 'stà cosa...mi son letto i messaggi vecchi.....mi devo
preoccupare? Il mio fido Mk20 (al momento in revisione) è del lontano
1996....il problema è su tutti, o solo sui modelli recenti o viceversa su
quelli più datati?
Mi ricordo che sul mio Atx200, e su altri erogatori avuti in mano, sul primo
stadio a fianco del marchio CE c'è una stampigliatura col numero 98,
immagino sia l'anno che indica a quale norme CE deve rispondere il prodotto.
Il mio Mk20 mi sembra di ricordare sia al contrario marchiato col numero 95
(è questo che mi porta a pensare sia l'indicazione dell'anno di riferimento
delle specifiche tecniche), sono x caso cambiate le specifiche (e quindi i
materiali)?
Se il problema è il serraggio dei tappini dell' HP, come mi è sembrato di
capire, tremo, li ho smontati e rimontati più volte con la brugolina normale
senza chiave dinamometrica (manco so cos'è...) o attrezzi particolari.
Marco

 perchè non ci dobbiamo credere per principio?
Non ho scritto che non ci credo, ma a parte che il caso negli States non è 
uno solo, ma che gli costava dire che il pezzo x è diverso in quanto già 
conforme a quello che gli americani vogliono sostituire stante la diversità 
delle due produzioni ?
In ogni caso se dopo quella mail il mio mk20 presentasse la minima 
incrinatura farebbero meglio ad espatriare ......
-- 
Max max
Tutela anche tu il tuo hobby da indebite ingerenze.
Costituisci una sezione dell'Associazione Italiana
Liberi Subacquei 
http://www.liberisub.it

 Il problema semmai riguarda la vite che blocca la staffa dell'attacco INT
Per la Scupabro America anche gli attacchi din.


 riguarda l'america perchè non ci dobbiamo credere per principio?
Perché dubito che gli erogatori prodotti per l'Europa siano differenti
rispetto a quelli per il mercato USA. Anzi, per dirla tutta, dubitano
che siano prodotti in posti differenti.
Anche se c'è da dire che alcuni difetti si possono limitare solo a
lotti di produzione specifici.
-- 
Ciao!
Luca

 non è uno solo, 
Comunque mi pare di capire che si tratti di un numero irrilevante nei
confronti di uno dei primi stadi più diffusi, il che mi fa pensare che
non è che i possessori di MK20 sono a rischio vita ogni volta che si
immergono. Certo, questo non esonera la casa produttrice dal mettere in
atto tutte le verifiche necessarie a tutelare i propri clienti.
-- 
Ciao!
Luca

 preoccupare? 
regalameli e ti tolgo la preoccupazione >:->


 
Scusa carlo ma la risposta di sb italia mi sembra abbastanza fumosa. 
Coswa sono i "commenti" dal mercato europeo? Perche' non dire 
chiaramente sul sito a caratteri cubitali che "gli erogatori MK20 
PRODOTTI IN ITALIA NON HANNO IL PROBLEMA DELL'ATTACCO DIN RIPORTATO 
NEGLI STATI UNITI" invece di dire che se si fosse presentata...
Boh, mi sembra politichese e non mi rassicura per nulla come possessore 
di vari erogatori scubapro.
Poi magari volgio vederci del marcio per forza ma non mi sembra.


 problemi legali, perchè i Din .....
Successivamente Scubapro Usa ha dichiarato che erano coinvolti anche i din e 
sarebbe stato pronto per loro un apposito kit di upgrade (senza specificare 
pezzi o codici) entro luglio (sempre negli States ovviamente).


 Fatemi parlare con questo amerrekano e poi si vede.
Ho scritto ad scubapro usa & italia, mo vediamo.


 possono coinvolgere in una eventuale causa",
Amoretti, secondo me tu vedi troppi film di Perry Mason
Guispi

 quegli italiani c'è almeno dal 97
Per gli int sì (te lo avevo fatto già notare io, stesso codice). Ma per i 
din ? Comunque in questa storia un po' più di chiarezza sarebbe stata 
auspicabile.


> Il problema semmai riguarda la vite che blocca la staffa dell'attacco INT
Il mio nacque INT, e 2 anni fa diventň DIN, tra l'altro in modo neanche
troppo economico, e nonostante la salassata me l'avevano pure montato male,
dopo 2 immersioni si era allentato il serraggio del....come te lo
spiego....chiamiamolo beccuccio, la parte del din che entra nel rubinetto,
beh si svitava dal corpo del primo stadio e ho dovuto prima serrarlo a mano,
confidando nella tenuta, e poi stringerlo ulteriormente con gli attrezzi una
volta a terra.
Ovviamente quel negozio (quello in via giambellino a milano, mi sembra si
chiami professional sport center) i miei erogatori non li ha mai piů
toccati...!
Da vari post e risposte c'č che dice che i DIN sono esclusi, e chi invece li
coinvolge, spero la cosa si chiarisca al piů presto, spero che scubapro,
come aveva fatto con gli Smart, non abbia remore ad ammettere eventuali
problemi e a ritirare o aggionare tutti i primi stadi interessati.
Marco

 mi sembra politichese 
Beh, sai che responsabilità ti assumi, se metti sul sito una cosa del
genere? ;-)
-- 
Ciao!
Luca

 regalameli e ti tolgo la preoccupazione >:->
Quanto disinteresse in questo post... ;)
-- 
Ciao!
Luca

> regalameli e ti tolgo la preoccupazione >:->
Non  lo farei mai, č stato il mio primo erogatore, anche se non lo dovessi
usare piů, lo appenderei alla parete come ricordo! :-P
Marco

 
Ah e quindi un dipendente Scubapro, per evitare che un eventuale cliente 
faccia una eventuale causa cosa fa ? dichiara un falso problema.
Secondo la tua filosofia gli azionisti Scubapro dovrebbero fargli causa :-))
Guispi

 no, ma semplicemente fornisce informazioni generiche per stare tranquillo.
Non mi sembrano informazioni generiche affermare che il problema esiste 
(anche per i din) e che a luglio uscirà un kit di upgrade per il mercato usa 
......


 volta a terra.
E' proprio per quello (come per il bloccastaffa int) che va usata la chiave 
dinamometrica .........


 volta a terra.
insomma hai fatto la cosa sbagliata 

 - non hanno il bloccastaffa.
Allora:
DOMANDA:
Dear Bill,
Sorry for bothering you again.
 From the doc you sent me I assume that this potential problem concerns 
only INT version and not the DIN one.
Am I correct ?
Thank you very much for your cooperation.
Giuseppe
RISPOSTA:
Hello Giuseppe,
DIN is also affected and a kit will be available for retro-fit in the
USA in July 2005.
Best regards,
Eric
SCUBAPRO/UWATEC USA
Informazioni generiche ? C'e' bisogno di una traduzione ?
Guispi

 ma io non ho voglia di fare polemica e resto della mia opinione.
Amoretti,
non dire fesserie. Io non voglio sottolineare un cazzo. Io ho solo fatto 
quello che non sei riuscito a fare o non hai voluto fare tu. Informarmi 
in Scubapro.
E poi, per dirla tutta, ne ho abbastanza di questo tuo atteggiamento 
ipocrita ed intellettualmente disonesto da democristiano ammuffito di 
quello che fa finta di non entrarci nulla con Scubapro, di non sapere 
nulla salvo poi addirittura sostenere che "hai l'impressione che lui si 
sia sbagliato". Allora sei informatissimo e non vuoi dirlo ?
Se sai qualcosa parla, altrimenti taci.
Guispi

 risposta precedente, che sul DIN non c'è.
carlo senti, ma tu lavori per l'assistenza scubapro?
dici che bill (rectius eric di sp usa che ne dà la posizione  ufficiale) si 
sbaglia sulle basi di tue impressioni.
nel frattempo, sp italia ad essere generosi glissa e tu che sei consulente 
esterno per servizi informatici smentisci in pubblico la posizione di sp 
usa.
ma perchè ti ci sei messo di mezzo stavolta?
L.
--
per essere relittari degni di questo nome bisogna essere storici navali
(magari di accatto ma storici) se no andate a linea Blu (cit. Spazzapan)

 isterica, 
Zitella isterica sara' tua sorella.
Tu non ti permettere di accusarmi di scrivere le cose per fare sfoggio 
di cultura perche' mi fai girare i coglioni.
Fai pure lo gnorri, fai pure il consulente pagato per tenere a bada il 
popolo di IHS in modo subdolo e surrettizio.
Ma con me non attacca. Chiaro ?
Adios.
Guispi

 ed io esprimo la mia opinione come e quanto mi pare.
Caro Carlo, su questo argomento della tua opinione (ma anche di quella di 
altri) non ce ne può importare un tubo: vogliamo solo fatti e spiegazioni 
concrete.
Tra l'altro in questo thread stai facendo una figuraccia, non hai neanche 
scritto se alla fine ti hanno dato una risposta.
Ah già, forse devi ancora chiedere.


 crederci o meno, i fatti restano.
Quali fatti, di grazia ?

 Ah già, forse devi ancora chiedere.
Ma no ! sa gia' tutto evidentemente. Non e' d'accordo con Scubapro USA :-))

 non risponde nei modi o nei termini che vorreste
carlo, scubapro ha il dovere di rispondere il più celermente possibile. e in 
modo non vago.
per il resto leggiti la risposta di Maxmax
L. 

 ufficiale che non una arrivata per email
Non sono risposte contraddittorie: prima hanno controllato gli int poi i din 
(sempre negli Usa).
Quanto alla risposta di Scubapro Italia vogliamo, a parte l'errore sul 
numero dei casi in Usa, semplicemente sapere in via ufficiale perchè gli 
erogatori italiani sarebbero esenti del problema.
E non mi pare di chiedere la luna.
Rebus sic stantibus se ci sarà un problema per un erogatore italiano 
qualcuno farebbe meglio a fare le valigie e ti assicuro che non si tratta di 
minacce.


 > Il problema semmai riguarda la vite che blocca la staffa dell'attacco INT
Buon Giorno,
Dalla foto pubblicata sul messaggio della della NOAA 
http://www.ndc.noaa.gov/pdfs/sb05-01.pdf
 , si evince che il problema non è
nella vite che regge la staffa (Yoke - INT) o che entra nell'attacco
Din... Si nota un collasso del corpo del primo stadio, che credo si uguale
per tutte le versioni DIN 200, DIN 300 o INT. Penso che lo spessore della
parete in quella zona sia piccolo e non riesca a supportare il carico
della pressione, facendo collassare la struttura creando una cricca e
quindi una spaccatura sul corpo del regolatore...
Forse la normativa CE obbliga a determinati standard che in USA non sono
considerati...
Forse questo spiega l'arcano
Almeno credo
Ciao NCL
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Din... Si nota un collasso del corpo del primo stadio .....
Secondo quanto dichiaratato da Scubapro Usa il problema invece è proprio 
quello nel senso che a seguito di una particolare stretta, della 
conformazione del pezzo e di condizioni particolari si trasmetterebbe dalla 
vite una pressione tale da provocare quel collasso al corpo del primo 
stadio.
Al momento l'interrogativo è solo capire se e perchè, come affermato ma 
senza spiegazioni da Scubapro Italia, gli erogatori italiani sarebbero 
esenti da questi problemi e su questo ci sono al momento solo ipotesi (per 
gli int il pezzo da sostituire sarebbe già in uso da tempo in europa tanto 
che ha lo stesso codice, gli erogatori europei sarebbero prodotti altrove e 
con specifiche diverse su quei pezzi, etc. etc.).
Per questo motivo non si capiscono le reticenze informative di dettaglio di 
Scubapro Italia.


 dinamometrica .........
Bingo, io ci ho usato la brugolina arrugginita nella cassetta porta-attrezzi
^____^
A questo punto sorgono 2 pensieri, il primo volto a ringraziare di essere
ancora qui, il secondo volto alla speranza che chi me lo stà revisionando
smonti (e quindi rimonti con la chiave dinamometrica) il pezzo :-P
Marco

> insomma hai fatto la cosa sbagliata
Sembra di si...ma permettimi di osservare che se č cosě importante serrare
il pezzo con la chiave dinamometrica, allora non dovrebbe esserci il buco a
forma di plebea brugolina da 2 eurocent per stringerlo, potevano fare in
modo che si stringesse solo con una chiave apposita.
Marco

 smonti (e quindi rimonti con la chiave dinamometrica) il pezzo :-P
Che io sappia molti "revisori" evitano proprio di toccarlo quel pezzo .....


> Che io sappia molti "revisori" evitano proprio di toccarlo quel pezzo
.....
Porca p...... mi tocca tenere la mano sui coglioni per tutta la durata delle
immersioni!
Scherzi a parte, non succederà mai nulla (arimitocco le palle) ma la cosa
non mi fa sentire sicuro per nulla....se trovo qualcosa su ebay a prezzo
decente, nell'attesa di chiarimenti, mi sa che lo prendo.
Marco