Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Cerco schemi oscillatori UHF

Ciao a tutti, sto realizzando l'analizzatore di spettro comparso su
Radio Rivista 12/97
Su questo progetto il primo oscillatore è realizzato a microstrip e va
da 530 a 1030 Mhz.
Purtroppo dopo averlo realizzato ho notato che non è molto stabile ed
inoltre il mio
prototipo va da 580 a 1080 Mhz, oltretutto non è molto lineare al
variare della tensione
sui varicap. Sto quindi cercando altri schemi alternativi per realizzare
un oscillatore che
copra lo stesso range di freq. da 530 a 1030 ma che sia molto più
stabile e meno critico come
linearità e range di copertura. Avete schemi da consigliare o siti dove
poter reperire questi schemi.
Grazie.

Grazie.
	sono interessato anch'io a questo oscillatore,che non mi sembra poi
cosi' male.
non e' facile fare un oscillatore variabile a queste frequenze, che
copra  circa una ottava .
io ne ho fatti diversi,usandoli pero' come sweep ,ma con variazioni di
frequenza minori  .per lo spectrum analizer ho usato ,come prima
conversione,un gruppo VHF.
ho lo schema e lo stampato di uno preso da WHF Communication e altri
home made  fino a 2 Ghz ma con copertura sempre minore di una ottava.
se ti interessa potremmo fare scambi di schemi e stampati  via e-mail
o su it.binary file .
	Ciao   Giorgio
 


Ciao Giorgio, scusa se ti rispondo in ritardo, ma non ho potuto seguire il
gruppo per
qualche giorno. Sicuramente mi interessa fare scambi di schemi di oscillatori.
Riguardo a quello che ho io, ho fatto due prototipi, cambiando leggermente la
scala dello stampato in modo da diminuire la frequenza. L'aspetto più critico
che
ho riscontrato, anche schermando in modo opportuno l'oscillatore è l'estrema
criticità della frequenza generata al variare di condizioni piuttosto semplici
quali
toccare con la mano lo schermo dell'oscillatore, o semplicemente avvicinarlo.
Il fatto
che a volte salendo in tensione sui varicap lentamente e poi ritornando sullo
stesso
valore di tensione non sempre corrisponde l'esatto valore di frequenza.
L'ideale
sarebbe un'oscillatore variabile via varicap ma che una volta fermato su una
freq.
la campioni e usi questo campione per generare un riferimento per un PLL.
Ad ogni modo mi sono fatto mandare dalla maxim un integrato, tale MAX2620 che
copre
da 600 a 1200 Mhz (è un oscillatore). Parlando via e-mail con un progettista
della maxim
mi è stato detto che anche se sul data sheet viene data come freq. minima 600,
l'integrato
può scendere anche sotto fino ai 100Mhz. L'unico problema che questo integrato
esiste solo
in contenitore SOP8 e quindi non è facile fare delle saldature SMD casalinghe;
per inciso,
hai mai montato integrati smd con un saldatore convenzionale, è fattibile ??.
Pensavo di
fare qualche test utilizzando questo integrato come oscillatore e realizzare
le bobine di
sintonia stampate a spirale sul PCB, visto che a quelle freq. si tratta di
valori dell'ordine dei
nH, comunque fammi sapere.... se non hai il mio schema te lo mando.
Salutoni, Fabio Capozzi.
--
Automatic posted from 
mail.tin.it
 [194.243.154.49]
via Mailgate Server - 
http://www.mailgate.org

Salutoni, Fabio Capozzi.
	Se e' quello di Radio rivista 12/97 ,me lo portano sabato.
	dimmi se ti serve schema e stampato di quello di VHF communication.
	Ciao  Giorgio

         Ciao  Giorgio
Mi farebbe piacere avere lo schema di quello di VHF communication per confrontarlo. Per
quanto riguarda
quello di radio rivista 12/97, se costruisci il primo oscillatore (quello a microstrip) mi
farebbe piacere confrontare
con te i risultati ottenuti. Personalmente ho qualche difficoltà a farlo partire a 530 ed
arrivare a 1200, nel senso che
o è troppo alto e va da 580 fino a 1200 oppure da 530 ma arriva fino 900 Mhz. Tieni
presente comunque che io
ho usato i BB205 e non i BB105 come varicap, non so se questo sia importante, anche se
dalle caratteristiche
sembrano essere equivalenti. Salutoni. Fabio,.