Newsgroup: it.hobby.scuba
Titolo: Scubapro e suunto

Ricevo e metto a disposizione di tutti:
==================
Computer Problems?
==================
We're looking into several malfunctions reported by our readers,
so if you've had problems with your dive computer in the past
couple of years, please detail the problems, the date, and tell
us the brand and model and email 
BenDa...@aol.com
. Speaking of
computers,
==================
Suunto Vytek Computer Has a Problem
==================
The screen may freeze if: 1. the unit is in Nitrox Mode, 2. the
SIMPLAN dive planning function is used before the dive and 3. the
Mode button is pressed for more than two seconds. Todd Anderson,
repair technician at Aqualung, says the unit is safe for diving,
as long as a Nitrox diver who has used the SIMPLAN function puts
the computer back into set mode, and then resets it in the Nitrox
mode before diving. However, when a computer screen freezes when
being used according to instructions, we don't call that safe. If
your model has serial numbers from 205000 to 223700, send it back
to Suunto for reprogramming. Bad news: it will take up to eight
weeks, since reprogramming will be done in Finland. See your
dealer or call 
760-597-5000
 for an authorization to return.
==================
Another Computer Recall
==================
1,700 UWATEC computers issued between January and May give
inaccurate depth readings, causing the user to risk the bends.
Four malfunctions have been reported. The recalled computers are
produced by Johnson Outdoors and include the UWATEC Smart PRO,
Pro ULTRA and Sport PLUS consoles with U-Line gauges. The gray
consoles have ``UWATEC'' printed on front, and the following
codes are on the back of the gauges: Tested-IL, Tested-JL,
Tested-KL, Tested-LL, Tested-AM, Tested-BM, Tested-CM, Tested-DM
and Tested-EM. Return them to where they were purchased or call
(800) 382-2211
. Johnson Outdoors Inc.: 
http://www.scubapro.com
U.S. Consumer Product Safety Commission: 
http://www.cpsc.gov/
************************************************
Giovanni R. Filangieri
icq 69540474
www.mondomarino.net
www.relitti.it
www.hdsitalia.com

 ha scritto nel
messaggio news:jr4l9.152971$ub2.3...@news1.tin.it...


************************************************
In realtà il richiamo NON riguarda i computer ma le console con
computer incorporato ed il problema afflige i manometri che fanno
parte delle console e non le unità elettroniche.
 se un manometro funziona male si potrà finire l'aria ma non vedo come
sia possibile rischiare una mdd, l'errore purtroppo è nel comunicato
ufficiale della U.S. Consumer Product Safety Commission, scritto
evidentemente da un non sub.
saluti
       Carlo

Come ha fatto notare Marcello in realtà il richiamo NON riguarda i
computer ma le console con computer incorporato ed il problema afflige
i manometri che fanno parte delle console e NON le unità elettroniche.
Poi per noi sub italici non è un problema, in Italia queste console
non si trovano (anche il catalogo  dice non distribuita)
Comunque da come la vedo io se un manometro funziona male si potrà
finire l'aria ma non vedo come sia possibile rischiare una mdd,
l'errore purtroppo è proprio nel comunicato ufficiale della U.S. CPSC,


 ha scritto nel messaggio
news:0dq9pug40gohojmie...@4ax.com...

Non conosco gli strumenti in questione nè ho approfondito la cosa, l'ho solo
riportata
come notizia.
Però il riferimento per le consolle scubapro è chiaro:
"1,700 UWATEC computers issued between January and May give
inaccurate depth readings, causing the user to risk the bends............"
Non è inaccurata la lettura del manometro, cosa grave in ogni caso, ma la
lettura
della effettiva profondità dell'aladin.


della effettiva profondità dell'aladin.
Ciao Giovanni,
	vai a vedere il link suggerito da Marcello, è più chiaro della
pagina della CPSC. 
In ogni caso la prova che il problema non riguarda i computer sta nel
fatto che, dato visto che lo strumento che viene inserito nella
consolle è identico (a meno del cinghiolo) a quello venduto come
comune computer, evidentemente il problema deve essere altrove,
altrimenti la commissione avrebbe imposto anche il richiamo di tutte
le unità da polso (i computer non in consolle) cosa che non è
avvenuta.
Per di più Ultra e Plus sono sul mercato da oltre 2 anni e non hanno
mai esibito problemi di sorta.
saluti,
	Carlo


 Carlo
Ubi Maior minor cessat!   Comunque, sembra che sia un problema legato solo
ad alcune serie di strumenti, di cui vengono riportati i dati. Io ho un
Ultra che sembra andare bene.
Giovanni