Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Condensatore per grid dip meter

Ciao a tutti,
secondo voi per la costruzione di un grid dip ï¿œ possibile utilizzare un 
condensatorino variabile con dielettrico solido, del tipo impiegato 
nelle radioline fm? Come valore se ne troverebbero di adatti ma 
francamente non so se ci sia un motivo per il quale anche progetti 
recenti di tale strumento(a semiconduttori) prevedono l'utilizzo di 
variabili in aria.
Grazie mille.
Saluti

nelle radioline fm?
 
Si.
 
-- 
Good luck in the pile-up de I4EWH - N8FK
http://i4ewh.altervista.org
 


 
 
Si anche per me, negli anni 70 lo avevo fatto
in maniera molto posticcia e funzionava.
Credo che comunque un variabile ad aria di buona qualità
possa dare risultati migliori ... ma anche no ! ;-)
 
g 
 
 

 nelle radioline fm?
 
mi permetto di dissentire dal parere del colleghi...
un variabile in aria (ma di buona qualita', altrimenti e' la stessa cosa che
con uno "da radiolina") ti assicura una escursione dolce e "fluida" quando
sei nella prossimita' del DIP e devi fare spostamenti molto piccoli, cosa
che con l'altro te la puoi sognare
Inoltre le perdite nel dielettrico, rendono il funzionamento alquanto
instabile: segnale che varia molto da inizio a fine banda, "buchi" su certe
frequenze ...
 
Per "vedere se funziona" va bene qualunque cosa ma se vuoi uno strumento e
non un bidone cerca un variabile di buona qualita' nel surplus, con pazienza
se ne trovano  magari smontandolo da qualche apparato da rottamare
E non ti preoccupare eccessivamente del valore: se lo trovi di capacita'
maggiore puoi sempre "spennarlo" togliendo una o piu' lamine della parte
mobile, oppure se di valore inferiore ricalcolare le bobine
 
73
Andrea I0ADY
 
 
 
 

 
 
",>_._Julìo"  ha scritto
 
Si anche per me, negli anni 70 lo avevo fatto
in maniera molto posticcia e funzionava.
Credo che comunque un variabile ad aria di buona qualità
possa dare risultati migliori ... ma anche no ! ;-)
 
S:
un variabile ad aria potrebbe garantire una miglior costanza
di corrispondenza della frequenza generata con quella indicata
sulla scala parlante. ma siccome si tratta di oscillatori liberi,
direi che il problema non si pone.
Personalmente, sul mio Tradiper Tech TE-15 ho messo una
presa per collegarlo con dell'RG-174 al frequenzimetro MIC-10C28,
tagliando la testa al toro...
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

Grazie a tutti per essere intervenuti nella discussione.
Magari provo entrambe le tipologie di condensatore, cosï¿œ verifichiamo se 
ci sono differenze apprezzabili.
Un caro saluto.

 Saluti
 
Dipende dalle frequenze. Se lo usi in HF va' piu' che bene, il mio ha un 
simile condensatore, uso la parte dell'AM.
Ciao Giorgio

Un caro saluto.
Mmmmh!...
Attenzione che non vale se la prova la fai con i condensatori
collegati provvisoriamente, a penzoloni...
 
Sia del tipo "radiolina" che quelli che consideriamo "seri"...
"condensano" entrambi senza nessuna differenza.  Questa la puoi
aprezzare, nel tempo, quando sono montati meccanicamente in modo
definitivo. Infatti, la stabilità di cui si parla è solamente dovuta a
rigidità meccanica. 
 
Ma poi, alla fine, si adopera quello che passa il convento e "...in
mancanza di cavalli si fan trottar l'asini", hi! 
 
73s de IK2SBB, Adamo

 "condensano" entrambi senza nessuna differenza.
 
Sempreche' il tubo di scarico sia come da prassi.
 
 

..Scusate ..ma non c'è una "punizione" per chi usa variabili a mica per il  grid dip meter???  :-D
 
Le parole di Andrea ed altro illustre collega sono da incidere nel bronzo!
 
Sacrosanto il variabile ad aria ..magari con la demoltiplica entro contenuta!
 
:-)
 
 
 

 ..Scusate ..ma non c'è una "punizione" per chi usa variabili a mica per il  grid dip meter???  :-D
 
Sì, ma senza esagerare:
 
Se il variabile a mica può dare qualche problema di "fine tuning", è pur
vero che se ne possono mettere due in parallelo di diversa capacità.
 
Anche la stabilità della sintonia non è un problema, mica si deve star
lì mezz'ora a "contemplare" il dip!
 
saluti di recupero
-- 
Debito? Quale debito?
http://dottormistero.blogspot.it/2012/10/le-origini-del-nostro-debito-pubblico-e.html
 

 Saluti
 
Che il variabilone abbia il suo fascino non c'è alcun dubbio, comunque 
l'ultima volta che ho toccato un varicap non mordeva.
...E se ti cade su un alluce fa meno danni:)
 
Ce ne sono anche con capacità di svariate centinaia di pf a poco prezzo 
(cerca SVC321 su ebay).


Elementare Watson, elementare...

 
http://www.radiosurplus.it/ComponentiNew/Condensatori.htm
 
e anche su ebay
 
ciao primula
 

 Se il variabile a mica può dare qualche problema di "fine tuning", è pur
 
L' a mica va sempre bene , specie se è un po mailala !
 
saluti livertini
 
g 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k7ekfd$rn0$1...@speranza.aioe.org...

Ma se proprio si vuole provare tutto c'e' anche il fai da te :
 
http://www.crystalradio.net/beginners3/cap.shtml
 
 
g 
 
 


Ha detto MICA... MICAAAA!!!  Non MICIA...   :-))) 
 
73s de IK2SBB, Adamo