Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Strano dip nel grafico della potenza riflessa di un antenna

qui potete vedere il grafico della potenza riflessa di un'antenna
omidirezionale per i 900 Mhz:
www.xenologos.net/gommino.bmp
Ho collegato un generatore RF che che spazzola nello span ad un accoppiatore
direzionale e ad un analizzatore di spettro settato con uno sweep time
lentissimo (1000 secondi) dato che non posso sincronizzare lo sweep del
generatore RF allo sweep dell'analizzatore di spettro.
Non capisco come mai attorno ai 1000 Mhz compare quel dip cosi'
stretto. Ho verificato che sia il generatore che l'analizzatore sono lineari
su tutto lo span e la cosa si ripete sempre.
Qualcuno ha qualche idea?
Non linearità dell'accoppiatore direzionale?
Accoppiamenti parassiti dell'antenna con qualche oggetto metallico nelle
vicinanze?

IW2GNB ha scritto:

Ciao, hai provato attaccando un carico fittizio decente al posto
dell'antenna ?
Anche le lunghezze dei cavi di connessione possono influire,
sembra quasi una risonanza di un cavo, dato il "Q" che risulta.
L'accoppiatore direzionale che R.L. ha ?
Altrimenti l'unica ipotesi che mi sembra valida e' che il carico
che hai messo ( suppongo un'antenna a gommino, visto come hai chiamato
il grafico... :-) ) risuoni circa a 1000 MHz,e pure con un bel ROS,
a occhio il R.L. e' di 30 dB.
P.

 a occhio il R.L. e' di 30 dB.
Mi pare difficilissimo che un'antenna appia uno "spot" di risonanza cosi'
stretto e per di piu' fuori della banda di frequenze in cui dovrebbe
risuonare.

 dovrebbe risuonare.
Che tipo di antenna è?
73's AleX (IK5NJM)

 
Io ne ho viste di tutti i tipi di curve, ( pun intended :-) )
poi cerco il perche', che c'e' sempre, magari mi sfugge e,
dopo del tempo, capita la spiegazione dell'arcano...
con relativa pacca sulla fronte per non averci pensato !
P.

 con relativa pacca sulla fronte per non averci pensato !
Secondo me l'arcano č nella lunghezza del cavo o nell'accoppiatore 
direzionale.
Qualcuno sa se c'č un metodo migliore del mio per usare un generatore 
esterno come tracking generator in assenza di possibilitą di 
sincronizzazione? 

 E' abbastanza aleatorio come setup.
Beh, l'antenna (un "gommino" per i 900 Mhz) è avvitato direttamente 
sull'accoppiatore direzionale che a sua volta è connesso direttamente al 
generatore. Pensavo di sfruttare lo chassis del generatore come piano di 
massa. Del resto queste antenne sono quasi sempre in condizioni di piano di 
massa non ottimale.

 
  Mi dici la marca e modello dell' A.S. ?
  Alla peggio, usa un generatore di rumore a larghissima banda,
poi fallo seguire da uno o due amplificatori della PicoSeconds,
cosi' alzi il livello, e anche se c'e del rumore, non fa altro che
aggiungersi a quello che e' generato.
Su Ebay c'e' uno svizzero che li vende, vai su 
www.ebay.de
 e li trovi.
Arrivano anche a 15 GHz !!!
Altrimenti quelli della Couguar, che arrvano a 6 GHz con un
costo molto abbordabile e amplificazione molto piu' forte.
Naturalmente bisogna che l' A.S. abbia una forte sensibilita',
altrimenti vedi poco o niente.
Altra soluzione potrebe esserci, ma dopo che so il tipo di A.S.
Ciao, P.
P.S: Se il thread lungo puo' creare problemi a qualcuno del
      newsgroup,possiamo continuare in privato, la mia mail e' valida.

      newsgroup [...]
A me no di certo!
saluti interessati
-- 
L'"affaire Dreyfus" del XXI secolo: 
www.brunocontrada.info

 
Questo e' il link su ebay:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300231530351&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020#ebayphotohosting
P.

 P.S: Se il thread lungo puo' creare problemi a qualcuno
Non credo. Siamo del tutto IT.

 
Complimenti !!!  :-)
P.

 Complimenti !!!  :-)
Gli analizzatori di spettro sono la mia passione. La mia "stazione" è 
costituita da strumenti di misura, un paio di palmarini e un veicolare 1.2 
Ghz !

 
La mia e' rivolta a tutti gli strumenti di misura veri, la mia fissa
sono  gli apparecchi della Rohde & Schwarz, anche vecchi, costruiti a
mo' di carroarmato, problematici a lavorare sul campo, causa peso e
mancanza di maneggevolezza, ma incredibili in laboratorio.
Fammi sapere com'e' andata la prova col carico fittizio.
Ciao, Piero

>> sincronizzazione?
Ciao, appena ho avuto un po' di tempo mi sono scorso il manuale del S.A.
Ha la funzione max hold, quindi quando usi lo sweep dovresti averla gia'
attivata per ottenere la curva che hai postato.
Mi e' venuto il dubbio che il tuo generatore sweep cambi banda a 1000
MHz, con conseguente "glitch" nella rappresentazione del S.A.
Ecco spiegato ( forse ) il dip che ottieni...
Per usare uno sweep non agganciato all'oscillatore locale del S.A.
bisogna usare un metodo che pareggi il segnale in ingresso, tramite
un comando ALC interno ( se esiste ),o magari usando uno splitter o un
accoppiatore  direzionale con bassa attenuazione sulla 3a posta,
raddrizzarlo e usarlo per pareggiare l'uscita del generatore, magari
usando diodi PIN in uscita, o ancora meglio un GaAsFET usato come
resistenza variabile.
Attivando sull'analizzatore il max hold, ti viene fuori ( moooolto
lentamente ) la curva di risposta che cerchi. Se devi tarare un filtro
passabanda usando questo sistema, ti auguro di avere tanta pazienza,
perche' e' indispensabile... :-)
Ciao di nuovo,
   P.

 resistenza variabile.
Ma quello che avevo in mente io era invece proprio di agganciare l'OL 
dell'SA con quello del generatore (mi pare una soluzione piu' "pulita" se 
fattibile). Secondo me ci deve errere un metodo abbastanza semplice per 
farlo usando la GPIB o un'altra porta.

 
Si', sarebbe la cosa migliore.  Per farlo, hai bisogno di :
1) Uscita dell' oscillatore locale variabile dall' A.S.
    ( di solito c'e', per collegarlo al tracking esterno )
2) Oscillatore fisso, che si somma ( o sottrae ) all'oscillatore
    del S.A. e genera la frequenza d'ingresso a cui e' sintonizzato.
3) Mixer a doppio bilanciamento, a diodi, che si usa per
    generare la frequenza di tracking, con l'uscita che va a
    un filtro passa basso per ripulire il segnale convertito.
4) Un amplificatore a larga banda che amplifichi di un 30 dB
    il segnale tracking.
Naturalmente tra i varii pezzi ci vanno degli attenuatori per
mantenere le impedenze sotto controllo, altrimenti ti ritrovi
una marea di spurie e altre spiacevolezze in uscita.
Non e' certo semplice realizzarlo, ma ora con tutti i pezzi finiti che
si trovano in internet a basso prezzo, non e' poi cosi' da pazzi farlo.
NON e' possibile, per quel che ne so io, agganciare tout court
un generatore sweep all'oscillatore del S.A.
Ciao, Piero.