Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: S-meter: a che servono?

Mi domandavo a che servono gli S-meter. Lo stesso segnale da una stessa
antenna con un IC R-5, uno Yaesu VX-6 e un IC-R7100 mi arrivano
rispettivamente a fondo scala, 7, meno di 3. Posso capire che ci siano
differenze ma cosi' è ridicolo. Naturalmente i segnali sono tutti radio 5
con pari livello di fruscio.
Anche voi avete risultati simili?

 ha scritto nel messaggio 
news:f7cq5d$osf$1...@aioe.org...

Benvenuto nel mondo radioamatoriale....(!)
Comunque non è un problema se si evita di giudicare gli apparati da quello 
che segnano le lancette sia in ricezione che in TX (FT2000 docet ).
Certo è che differenze da 3 a fondoscala indicano un disallineamento almeno 
dello strumento.
Ciao

 Anche voi avete risultati simili?
Sì: qui puoi vedere alcune comparazioni che ho fatto tra apparecchi che
avevo a disposizione 
http://www.tarapippo.net/smeter/smeter.html
Anche se lo strumento non è calibrato in punti "S" ha comunque una sua
funzione nel permetterti di comparare segnali di intensità variabile
ovvero il comportamento di antenne diverse ecc.
S

http://www.tarapippo.net/smeter/smeter.html
 : "Ham gear normally features a 
S-meter that should be calibrated at 5 uV = S 9 = -93 dBm on VHF and UHF"
Come risulta anche dalle tabelle, S9 eqivale a 100uV in antenna, 
cioč -67dBm.
Qui ci sono anche delle tabelle S - pW (picoWatt) - dBm:
http://www.air-radio.it/smeter.html
-- 
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
(L. Wittgenstein)  [Grazie, Franco!]
- Vi prego, quotate solo l'essenziale. Grazie! -

 
Ciao,
IMHO la taratura degli "S-Meter" è sempre stata una favolina.
Anni fa, uno standard assunto dalla Collins Radio per i suoi
ricevitori della serie 75A(1-2-3-4) era di S9 = 100 microVolt,
con dimezzamento della tensione per ogni punto S in meno ( -6 dB ) .
Poi è invalso l'uso di S9 = 50 microVolt, ( quindi S8 precedente )
Purtroppo la misura di solito è derivata dal C.A.G ( o A.V.C.
in inglese )e la linearità lascia MOLTO a desiderare, specialmente
con apparecchi a semiconduttori e con certi apparecchi a tubi termo
ionici.
Per far vedere dei numeri alti allo sprovveduto che ha acquistato
l'apparecchio, si tende a mettere S9 = qualsiasi valore notevolmente
inferiore a 50 microVolt. La stessa cosa accade con i contachilometri
delle auto, che indicano SEMPRE un valore in Km/h SUPERIORE anche del
15-20 % del vero, mentre NON devono mai indicare di meno !
Penso che tutto questo possa essere fonte di riflessione per noi.
Piero.

 rispettivamente a fondo scala, 7, meno di 3.
Così impari a cacciavitare gli apparati ;-)))
--
Sito di schemi elettronici utili e belli:
http://web.tiscali.it/am2zy/

 cioč -67dBm.
Attenzione che la calibrazione per HF e V/UHF č diversa: qui ci sono
alcuni riferimenti
http://en.wikipedia.org/wiki/S_meter
http://www.algonet.se/~k-jarl/ssa/IARU/smeter.html
Poi tanto ogni costruttore ne fa quel che gli pare.
S

 ovvero il comportamento di antenne diverse ecc.
Lo s-meter dovrebbe avere tra le funzioni primarie quella consentire di 
fornire rapporti S nella scala RST. Con queste differenze il rapporto S 
diventa una barzelletta e lo s-meter puo' essere usato solo per comparare 
tra di loro sulla stessa radio segnali diversi o antenne diverse. Qualunque 
uso di confronto tra apparati diversi è inutile.
Questo a meno che il mio 7100 non abbia lo s-meter starato sul basso e/o 
tutti gli IC-R5 (e altri palmari) diano valori molto ottimistici rispetto a 
tutti gli apparati da base.
Purtroppo non avendo un generatore di segnali non ho modo di fare prove 
strumentali sensate con il 7100 e mandarlo a tarare sarebbero soldi buttati 
se queste discrepanze rimangono.
Marco 

 Con queste differenze il rapporto S diventa una barzelletta [...]
Lo è davvero, io sto cominciando a dare 599 a destra e a manca per la 
vergogna di dare sempre rapporti bassi.
Il peruviano di stamani mi ha dato 579-599 e me l'ha confermato via 
email; non so con cosa mi ricevesse, ma il mio s-meter non si muoveva; 
figurati la vergogna nel leggere il suo rapporto dopo che gli avevo 
elargito un 339!
Io uscivo con 100w, quand'anche lui andasse in aria con un watticino 
sono solo tre punti e spicci di differenza!
saluti approssimativi
-- 
Per esprimere il nostro sostegno morale a Bruno Contrada: 
www.brunocontrada.info