Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Errori di lettura SWR

Salve a tutti, volevo sottoporvi il seguente problema:
misurando il rapporto SWR su di una antenna verticale bibanda VHF/UHF, mi
capita che aumentando la potenza in tx aumentino anche i ros, secondo voi
come è possibile? E' una falsa lettura oppure un punto di non risonanza
dell'antenna anche si i ros sono bassi (<1,5)?
Ringrazio in anticipo.
73 de Filippo IW3HXU.

Filippo IW3HXU ha scritto:

La risposta è probabilmente nella non linearità del rivelatore, che a causa
della tensione di soglia del diodo 'taglia' una parte della tensione RF da
misurare; aumentando la potenza (e quindi la tensione da misurare) superi il
gradino e il peso percentuale dell'errore diminuisce, così che il ROS letto
diventa più alto. In altre parole, è un errore del rosmetro. La possibilità
che il ROS varii con la potenza implicherebbe la presenza di componenti non
lineari nel sistema d'antenna, evento che è possibile ma per fortuna
improbabile: avresti tutti gli appassionati di calcio della città alle
calcagna :-)))
Se ti interessa, trovi una descrizione un po' più dettagliata del
funzionamento del rosmetro nelle faq di 
http://digilander.iol.it/hamweb
 (se
poi ti interessa, in altra parte del sito c'è anche una trattazione analitica
del circuito).
Resto sempre a disposizione.
Ciao.
--
73 es 51 de i3hev, op. mario
http://digilander.iol.it/hamweb

73 de Filippo IW3HXU.
--
73 de Roby IZ3CYN
Visita 
http://digilander.iol.it/hamweb/
, il sito che ti aiuta a diventare radioamatore!

 calcagna :-)))
E già! Anche sul mio potentissimo zetagi bibanda succede la stessa cosa,
che peraltro succedeva anche con lo zetagi per la 27!
--
-----------------------------------
 Giulio Maselli - IZ1ASP
 
http://www.infinito.it/utenti/iz1asp
 please remove "norumenta" from
 e-mail address to answer
 togliere "norumenta"  dall'indirizzo
 per rispondere via e-mail
-----------------------------------

 dell'antenna anche si i ros sono bassi (<1,5)?


fare? Grazie.
Dimenticavo di precisare che di solito non ho nessun problema nel
leggere i files .pdf.

del circuito).
Ciao! Ho prelevato i files .pdf del tuo sito riguardanti la riflettometria
e le onde stazionarie. Sarebbero molto interessanti, ma con il mio
Acrobat Reader 4.0 non riesco a visualizzare correttamente i caratteri
del testo che sembrano in parte sovrapposti. Hai un'idea di come possa
fare? Grazie.
Luigi

>fare? Grazie.
Confermo, anche qui la stessa cosa, con Reader 4.0 it.
Li ho prelevati qualche giorno fa, ma non li avevo ancora guardati....


 altro rosmetro possono darmi l'esatto problema.
Per curiosità, quanto lo hai pagato
il tuo rosmetro?


 leggere i files .pdf.
Francamente non saprei, a me non ha dato problemi del genere; comunque farò
qualche prova e, in ogni caso, proverò a ripubblicarlo con un font diverso.
Lasciami solo qualche giorno (ho un periodo piuttosto impegnato).



noooo!! ma tu 6 abbonato alla ZG!?!??!.. eh eh... :-)))
ti sei preso il rosmetro VHF/UHF!!! eh eh....   e magari dal negozio dove
dicono che l'RG-58 è un buon cavo... anche per le V??!?!!?



sicuramente + delle 39 mila dello ZG!! eh eh... :-))))


 dicono che l'RG-58 è un buon cavo... anche per le V??!?!!?
Certo, ho speso 38 kLire! Comunque per il cavo stavolta non hanno
insistito per il 58 ma per il 213. Il sistema migliore
con loro è dire di sì e poi non comprare!


 sicuramente + delle 39 mila dello ZG!! eh eh... :-))))
Come 39? io lo ho pagato 38 !


 con loro è dire di sì e poi non comprare!
della serie "si si... semmai passo più tardi!!...." penso che glelo avrò
detto 1000 volte almeno!! eh eh....
Dai monta un po' la stazione V e guarda cosa ho messo in APRS!!!...  ti
farai 2 risate!!


 Come 39? io lo ho pagato 38 !
belin ti avran fatto lo *SCONTO*..... eh eh..... :-)))
ti serve percaso un preampli o un accordatore per i 27MHz???  sto'
smantellando la mia stazione CB.... intanto non me ne faccio + niente...
tengo solo la stecca e l'antenna sul tetto!....


 tengo solo la stecca e l'antenna sul tetto!....
L'accordatore CB ce l'ho anch'io e lo tengo da parte.
Un giorno che mi serve un condensatore variabile
so dove trovarlo.



    Tanto per parlare la stessa lingua si dice il ROS
(rapporto di onda stazionaria)


    Una volta mi è capitato. Prova con la seguente indagine.
    Partendo dal presupposto che lo strumento funzioni:
    l'errore è nel sistema cavo-antenna che da qualche parte "fa acqua".
Controlla la continuità dei collegamenti, le saldature ed i connettori,
l'integrità della guaina.
        Partendo dal presupposto che lo strumento non funzioni:
Prova a collegare lo strumento misuratore su un carico fittizio affidabile e
di potenza sufficiente. Misura con la minima e poi con la massima potenza.
Se le misure di rapporto di onda stazionaria sono simili allora lo strumento
è buono, nei limiti della classe, altrimenti...  cambia strumento!