Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Lastra correttrice

Salve ho comprato un SC da 8" Celestron usato.
Ho il sospetto che sia stato gia' aperto in passato.
Esiste un modo empirico per vedere se la lastra correttrice e' montata
nella corretta posizione ( non ci sono segni) oppure non c'e' altra
alternativa che mandarlo all'Auriga?
Max
maxbara@***
lycosmail.com
To reply remove *** from my address

Ho il sospetto che sia stato gia' aperto in passato.
perche' ?
Raf

 wrote:

maxbara@***
lycosmail.com


Perche' le viti sono segnate
Puo' capitare di dover allentare le viti che trattengono la lastra
correttrice per correggere deformazioni delle immagini di diffrazione dovute
a tensioni nella lastra stessa, ad esempio quando la temperatura e' molto
bassa. Quindi il fatto che le viti siano segnate non vuol dire
necessariamente che lo strumento sia stato aperto. Se funziona, non vedo
perche' dovresti mandarlo all'Auriga. Se invece noti che ha dei problemi e
vuoi metterli a posto, spediscilo all'importatore. Se lo strumento non e'
piu' in garanzia dovrai pagare qualcosa.
Raf

 wrote:

maxbara@***
lycosmail.com


 Se lo strumento non e' piu' in garanzia dovrai pagare qualcosa.
Rischi di dover pagare qualcosa *anche* se fosse coperto da garanzia, e non mi
riferisco di certo al denaro...
Saluti.
 >=< + >=< + >=< + >=<
© 1999 Paolo R. Lazzarotti
e-mail: 
p.lazz...@iol.it
web: 
http://users.iol.it/p.lazzarotti/
Lo spettacolo delle Alpi Apuane
dei tramonti più infuocati
e degli oggetti celesti.

riferisco di certo al denaro...
Per l'esperienza che ho avuto io, e moltissimi altri astrofili di mia
conoscenza, Auriga ha sempre fornito un'assistenza tecnica piu' che
dignitosa. Nessuno e' perfetto, naturalmente, ma quelle poche lagnanze
che ho sentito non erano imputabili a negligenza da parte della ditta.
Il fatto che alla tua montatura sia capitato un inconveniente cosi'
sottile da essere sfuggito al controllo tecnico, va classificato sotto
la voce "sfiga" e non ti autorizza a generalizzare o a fare illazioni
(come stai facendo). Tra l'altro il tecnico della ditta ti ha risposto
molto urbanamente, scusandosi di fronte a tutti, sia per il suo
comportamento che per il disturbo che tutta la faccenda ti ha
arrecato, e tu avresti dovuto apprezzarlo invece di replicare con
arroganza.
Raf

Allora ragazzi, non vorrei che le cose degenerassero in una
discussione sterile che francamente a me non interessa.
Il tecnico dell'Auriga mi ha risposto a proposito della lastra via
Email privata e sul NG. Poi anche telefonicamente.
E' stato gentilissimo, tecnico, competente ed educato.
Di seguito inserisco il testo dell'Auriga:
Per sapere se la lastra correttrice è montata nel verso giusto, faccia
quanto
segue:
1 - Posizionare il telescopio con la lastra verso l'alto in modo che
non vi sia
possibilità che scivoli.
2 - Rimuova l'anello che trattiene la lastra svitando le 6 viti
(quando le
riavviterà non le serri in maniera eccessiva)
3 - Osservi la lastra; guardandola di fronte, sul bordo a ore 3 deve
trovarsi un
numerino inciso sul vetro suo lato esterno; come riferimento prenda le
scritte
Celestron arancioni poste a lato del tubo; in pratica il numerino deve
coincidere
4 - Se lo trova in quella posizione ed è inciso sul lato esterno (non
all'interno del tubo) significa che la lastra è montata corretamente
come in
fabbrica
Ora alcune considerazioni; questo orientamento della lastra viene
fatto al
momento del montaggio per cercare la posizione reciproca degli
elementi ottici
che fornisca l'immagine di diffrazione migliore; non è detto che una
posizione
rispetto all'altra migliori sensibilmente l'immagine, ma per
esperienza le dico
che qualche differenza può esserci.
Mentre se la posizione della lastra non è poi così fondamentale, per
la
posizione del secondario la cosa è più importante.
Allora, faccia questo ulteriore controllo: gurdando l'ottica dal
davanti lei
deve vedere il numero della lastra come detto sopra a ore 3 ed il
numero di
serie del telescopio esattamente orizzontale (se non vi è il numero
guardi le
altre scritte sul sostegno); se è così, il tutto dovrebbe essere a
posto, a meno
che lo specchietto stesso non sia stato smontato dal secondario e
rimontato a
caso, se il suo sostegno possiede due piccole finestrelle, le dovrebbe
vedere il
disco di alluminio che è posto dietro lo specchio ed in corrispondenza
della
finestrella di destra (quella rivolta a ore 3 come l'incisione sulla
lastra)
dovrebbe esserci un segno colorato blu o nero; purtroppo non sempre si
può fare
questo controllo.
Inoltre; il sostegno del secondario della lastra con gli anni nei
primi
esemplari di C8 può ruotare rispetto alla lastra stessa perché il
sostegno
diventa lasco.
Altra cosa molto critica è la centratura della lastra rispetto alla
cella; essa
infatti è appoggiata ed ha un certo gioco che viene recuperato con
degli
spessori in sughero e/o cartone che non sono messi a caso ma servono
per
trattenerla centrata rispetto all'asse del primario.
Ed infine una nota positiva! Gli SC hanno specchi sferici (il
secondario può
essere leggermente asferico) e le sfere hanno infiniti raggi di
simmetria, per
cui anche un eventuale mancato allineamento meccanico può essere
recuperato con
la collimazione entro certi limiti; altra musica con i Casségrain, con
i
Rtchey-Chrétien e simili dove il centro di simmetria è uno solo e la
loro
collimazione è difficile.
Io le consiglio di fare un buono star test e se lo strumento non
presenta
astigmatismo, se la sferica è tollerabile e se l'immagine di
diffrazione è
regolare significa che lo strumento è buono e quindi può andare
tranquillo; al
più se ne ha l'occasione lo confronti con un altro C8.
Spero di essere stato abbastanza comprensibile!
Cordiali saluti
col...@tin.it
 (Raf) wrote:

maxbara@***
lycosmail.com


 Di seguito inserisco il testo dell'Auriga:
Riconosco di essere andato un pochino oltre con il mio ultimo passaggio: daltronde
ci vuole un po' di tempo per lenire il dolore delle scottature e solamente adesso mi
rendo conto *oggettivamente* dell'eccessivo peso che ho dato a quest'ultimo reply!
Tuttavia quanto riporti te, Houndog, con me non è MAI successo, per quanto abbia
invitato lo stesso tecnico a telefonarmi direttamente e/o a rispondermi via e-mail
in modo tale che le mie chiamate non interrompessero il suo lavoro.
Chissà che non abbia smosso qualcosa...
Con questo è veramente tutto e mi scuso per aver tediato oltre misura il NG.



maxbara@***
lycosmail.com
