Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Problemi con un Newton 150 mm

Salve a tutti..volevo proporvi il mio forse banale ma per me angoscioso
problema.
Ho recentemente acquistato un newton 150/1200 , lavorazione artigianale;
le ottiche mi sono state vendute non per buone ma bensì ottime.
Già dalla prima serata ho però qualche problema: l'immagine stellare non
è affatto puntiforme ed osservando giove/saturno il dischetto è
tremolante , i dettagli confusi ( anche le due bande equatoriali ,
visibili ma tremolanti ).
Il telescopio si presenta così: il primario ha l'alluminatura in buono
stato , qualche graffio sparso qua e la ; il secondario aveva
l'alluminatura in cattivo stato e pensando potesse essere la causa dei
miei guai l'ho sostituito con un Meade di identiche dimensioni..inutile
dire che è migliorato ben poco. La centratura delle ottiche ( fatta di
giorno ) è stata fatta .. il telescopio è stato fatto adattare alla
temperatura , idem gli oculari ( Ma 25 mm Meade - Pl 10 mm Celestron -
barlow ? inutilizzabile ! ).
Dopo svariati giorni ho sempre il solito problema.. A TRATTI ( per una
frazione di secondo ) l'immagine è netta e contrastata , ma il disco è
tremolante e confuso..quasi fosse fuori fuoco ( ma non lo è ! ).
Quali possono essere le cause ? Estrema turbolenza ( sempre ? )?
Qualche elemento può non essere allineato bene ? Ottiche mal lavorate ?
Deve rimanere fuori 2 giorni per adattarsi ? o è qualche riflesso delle
mie lenti a contatto ?
Grazie per ogni suggerimento..
Simone
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 wrote in message
news:38570e1a4afcb171021...@mygate.mailgate.org...


 writes:
SC> Salve a tutti..volevo proporvi il mio forse banale ma per me
SC> angoscioso problema.   [...]
Un f/8  non dovrebbe darti grossi  problemi di collimazione,  per cui le
cause possono essere la persistente  turbolenza, appunto (con i venti di
bora  degli ultimi  giorni  la  cosa non  mi  stupisce: venerdi`  scorso
Saturno sembrava una  palla da rugby: ovale e senza  "buchi" tra disco e
anelli...), oppure  le ottiche sono  troppo strette nella loro  cella, e
quindi deformate, o entrambi i casi.
Naturalmente presumo che le ottiche siano buone come ti hanno detto.
Verifica nuovamente che primario e  secondario siano centrati tra loro e
che il focheggiatore  sia ben in squadra e  parimenti centrato sull'asse
ottico, anche se un f/8, come  dicevo, risente meno di altri newton piu`
corti dei disallineamenti.
SC> Dopo svariati giorni ho sempre il solito problema.. A TRATTI ( per
SC> una frazione di secondo ) l'immagine è netta e contrastata , ma il
SC> disco è tremolante e confuso..quasi fosse fuori fuoco ( ma non lo è
SC> ! ).
Questo e` sintomo di turbolenza  pesante. Escludo i riflessi delle lenti
a contatto  (che uso  anch'io): ti possono  dare fastidio, ma  non fanno
tremare le immagini...
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
http://halley.astrofili.org
 -- 
http://digilander.iol.it/aabv
 
e-mail: 
aa...@libero.it

Tante grazie ad entrambi..
Smontando il primario per pulirlo ho notato che lo spessore del disco č
abbastanza
elevato , circa il doppio di un analogo 150/1200 Meade che ho in
casa..presumo
che questo possa influire sui tempi di adattamento, vero ?
C'č qualcosa che posso fare per favorire la termostabilizzazione ?
E ancora.. il primario "ballava" di svariati mm nella sua sede .. ho
pensato di fermarlo in
maniera che non ballasse piů ( ho visto il Meade perfettamente fermo nel
suo supporto ) ..forse ho sbagliato ed un piccolo lasco č necessario?
Grazie di nuovo..


 wrote in message
news:f0f98872178fbc0939c...@mygate.mailgate.org...

Ciao,
per quanto riguarda il tempo di stabilizzazione termica non
preoccuparti se il primario č spesso, lo fanno apposta per evitare
deformazioni quando si inclina il tubo ottico. Inoltre il problema
maggiore in un telescopio di 15cm non sono tanto le deformazioni dello
specchio dovute alla temperatura quanto l'aria calda dentro al tubo che
con i suoi moti convettivi fa "ballare" l'immagine.
Per quanto riguarda il primario che ballava hai fatto bene a stringerlo,
assicurati solo di non averlo stretto troppo in quanto in questo caso
potresti aver creato tensioni che potrebbero aver deformato
momentaneamente lo specchio degradando l'immagine. Al limite allenta
un po' le viti sulle quali hai agito.
Ciao e cieli sereni.
Daniele
HP: 
http://digilander.iol.it/weega


Niente da fare..
Sapete indicarmi dove rivolgermi per una verifica ed eventuale
correzione delle ottiche nonchè collimazione?
Insomma, dove "manutentare" un tubo ottico ?
simone
