Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: collimazione

Ho un dubbio sulla procedura per la collimazione,ho un VMC 200 della
vixen,in origine era abbastanza collimato,poi visto che c'era un
leggerissimo tensionamento ho smollato un poco le viti sia del secondario
che del primario,adesso a occhio č centrato,ma dopo avere fatto un
brevissimo star test(dopo circa 10 minuti sono arrivate le nuvole..)ho visto
che ovviamente č da ri-collimare.L'ombra del secondario era scentrata con
una stella sfocata ,a fuoco ovviamente avevo un coma accentuato.Il mio
dubbio č il seguente: visto che ho il primario registrabile,durante lo star
test per centrare bene l'ombra del secondario cosa regolo,il primario o il
sec.???Seguendo la procedura normale per i Newton dovrei regolare il solo
primario durante lo star test,mentre le procedure per gli SC regolano solo
il secondario visto che il primario di solito non č regolabile.....
Grazie a chi mi puo' fugare questo dubbio!!!!

Ciao
il mio consiglio è quello di rifare tutta la collimazione, al massimo
occorreranno 5 minuti!
Leggiti lo scritto sulla mia astro-page (astro-utilities), li è tutto
descritto per bene e nei dettagli, e ricordati di procurarti un contenitore
delle pellicole (leggendo la pagina capirai perchè serve).
Dopo averlo modificato, inseriscilo nel focheggiatore e tiralo tutto
indietro. Centra l' ombra del secondario sul primario muovendo le viti del
*secondArio*, e dopodichè centra l'ombra del foretto praticato sul
porta-pellicole, all' interno del secondario usando le viti del *primario*.
Sembra uno sciogli-lingue ma in effetti è una scemenza (provare per
credere!)
Di notte, quando farai lo star-test al massimo agisci sulle viti del
*primario* e in meno di 24 ore ottieni uno strumento con una precisione di
collimazione al primo d'arco!
Mirko
http://mkastropage.astrofili.org

 ---------------------
Grazie Mirko,adesso devo aspettare solo che una stella "sbuchi
"dal cielo...... ormai con questo tempo non ci spero più.....
P.S. comunque non è proprio un lavoro da 5min. appena si tocca qualcosa la
stella con 200X va subito fuori campo e allora bisogna di nuovo ri-centrare
e verificare... diciamo che ci si impiegherebbe poco tempo con un amico che
ti da una mano!!!

Beh, per quanto riguarda i 5 minuti io mi riferivo al lavoro da compiere
alla luce del giorno! :)
 Il test finale eseguito su una stella richiede più attenzione, ma vale un
piccolo consiglio: prova a muovere (e a riportare nella posizione iniziale!)
a turno le 3 o 4 viti di regolazione del primario e memorizza dove "scappa"
la figura di diffrazione.
Se occorre spostare ad esempio la posizione dell'ombra del secondario,
durante lo star test, in direzione ore 8, dovrai agire sulla vite (o magari
anche più viti contemporaneamente) che sposta la figura di diffrazione in
direzione dell' angolo complementare, ovvero ad ore 2.
Ma basta un po' di pratica, tanta ma tanta pazienza, e niente scatti d'ira,
che altrimenti sfasci tutto!! :)
Ah, occorre sempre agire con estrema delicatezza con le viti del primario di
notte!
Mirko


Confermo... non è un lavoro da 5 minuti. Comunque regola il secondario alla
luce del giorno ed il primario meglio che puoi. Durante lo star test noterai
ancora qualche imprecisione: agisci solo sul primario provando di
migliorare.
Ehm... la stella migliore, da inseguire senza troppa fatica, e di
magnitudine circa 2 non è la Polare? ;-)
Se non hai una apertura troppo elevata è proprio perfetta!