Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: come collimare il mio sct

Antonio,
mi sembra di vedere un film gia' visto.
allora..
1) Non ti preoccupare dei baffi, nella maggior parte dei casi cio' e' dovuto
   al telescopio non in equilibrio termico con il mondo esterno.
   Per farlo raffreddare piu' in fretta punta il telescopio verso terra
  e togli l'oculare ed aspetta un' oretta. In questo modo l'aria calda
uscira' dal tubo
  attraverso il visual back ed i pattern di diffrazione saranno piu' puliti.
  Se sei bravo con le mani puoi adattare uno di quei ventilatorini per
processori
  e montarli su visual back in modo da fargli "succhiar"e l'aria calda, in
20 minuti
 il telescopio sara' "adattato".
  Con il mio glorioso C8 ero sempre alle prese con problemi di adattamento
termico
 e credevo fossse un errore nelle ottiche. Cio' mi rese molto infelice fino
a quando capii
 che la "colpa" non era del telescopio ma della temperatura.
  Sai come si fa a sapere se il telescopio e' in equilibrio termico?
  Semplice: quando si forma la condensa sulla lastra; quindi
procurati/costruisciti 
  un paraluce 
  Verifica inoltre che la lastra correttrice ed il secondario non siano
troppo serrati.
2) Il tuo star diagonal fa schifo  
Un consiglio non richiesto: 
Non diventare troppo paranoico riguardo l' allineamento. Il C8 
e' un telescopio meraviglioso i baffi ed anelli vari ai livelli del C8 sono
irrilevanti; 
Quando si diventa sospettosi per via di un baffo o per un po' di luce piu' 
a sinistra  e meno a destra o perche' intra ed extra focale non sono proprio
identici 
oppure perche' si sopetta che la sferica sia a lambda/3 e non a lambda/4
allora  si
comincia a perdere il gusto di stare fuori la notte a guardare le stelle e
l'astrofilia diventa
una sterile attivita' perversa che ti limita a smanettare le varie vitarelle
del tubo e che ti permette 
di gioire solo quando intravedi un peretto disco di airy , dimenticando che
quello stupido disco di airy 
 viene  dall' universo meraviglioso  sconfinato e sconosciuto.
Insomma cerca di osservare attraverso il telescopio ed evita di limitarti ad
osservare il telescopio stesso.
Piu' o meno tutti ci sono cascati.
Auguri e facci sapere.
-luca
--
Posted from 
mail02.kla-tencor.com
 [206.67.220.39]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org

 Piu' o meno tutti ci sono cascati.
Trovo ovviamente giusto quello che scrivi, ma non vorrei che si commettesse
l'errore opposto cioe' quello di trascurare la collimazione: Questa e'
troppo importante per il SCT. A basso ingrandimento penso che non ci sia
grande differenza tra un telescopio SCT allineato con uno leggermente non
allineato, ma per i pianeti e le stelle doppie difficili la collimazione e'
una necessita'.
Se il telescopio e' nuovo e' molto probabile che abbia bisogno di una
collimazione, perche' puo' averla persa a causa del trasporto.
Io consiglio per il momento di non fare nessuna collimazione, ma di
osservare bene l'allineamento del SCT secondo il metodo del manuale, se sei
sicuro della necessita' della collimazione, niente paura, e' una cosa molto
semplice che richiede pochi minuti, non stringere troppo le viti per non
creare tensioni alla lastra e correggi sempre per piccoli tocchi.
Poi guada la differenza sui pianeti!
Cieli sereni,
Armando Rio