Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Chi mi sa spigare?

Ho comprato il mio primo telescopio, un LXD500 della MEADE da 127 mm ma
ho un problema riguardo al suo utilizzo tramite i cerchi graduati.
In particolare non riesco a stazionare il telescopio come indicato dal
manuale allegato.
Quando punto il telescopio verso la stella polare (sia la montatura
tramite il cercatore che il tubo ottico centrando la stella polare),
secondo il manuale dovrei leggere sul cerchio di declinazione 90°,
invece leggo circa 28°-30° (non ricordo esattamente).
Mi sembra molto strano che la montatura abbia il cerchio di declinazione
tarato male, quindi sicuramente faccio qualche grossolano errore.
Qualcuono può darmi qualche suggerimento?

...

Eccomi quà !
Posseggo il tuo stesso medesimo strumento e purtroppo ti posso garantire che non è che l'inizio, questo !  :-(
Per cominciare mi puoi chiedere ogni tipo d'informazione sulla montatura LXD 500, sul treppiede e sul tubo ottico dal momento che
li ho smontati tutti nei minimi termini per capire come eliminare tutti quei problemi che si sono verificati col passare del tempo.
Per maggiori e dettagliate informazioni, magari mi scrivi privatamente al mio indirizzo così non stressiamo più il NG.
Per quel che riguarda i cerchi, li devi tarare entrambi: quello in DEC basta tararlo una sola volta puntando un astro di
declinazione nota, quindi giri manualmente il cerchio fino a far collimare il valore indicato.
Quello in AR è una cosa un po' più noiosa: devi effettuare la stessa manovra precedente e in più, per via del moto apparente
siderale, per cercare un altro oggetto devi riposizionare il cerchio sul valore in AR dell'oggetto che stai inquadrando, quindi,
allentata la manopola di blocco, giri l'asse polare fintantochè il nonio non legge il nuovo valore e il gioco è fatto (o quasi).
Il problema che presentano questi cerchi è che sono troppo "libertini" nei loro movimenti: spesso e volentieri si spostano insieme
al loro asse quando sblocchi le manopole e posizioni velocemente la montatura: dovrebbero ruotare SOLO quando li giri te per
effettuare il posizionamento di cui sopra !
Io ho risolto questo problema facendomi costruire dei cerchi simili in alluminio con una vitina di blocco.
Per quello in AR ho dovuto modificare la montatura stessa pur di non stare a svitare e riavvitare la vitina ogni volta che cambiavo
oggetto !
Per concludere in bellezza, occorre leggere la scala "scomoda" in AR, cioè quella in alto e non quella con le tacche leggibile
facilmente col nonio ! Non mi chiedere perchè, ma la Meade così ha voluto (a meno che non sia rinsavita ed abbia invertito le 2
scale).
Se sei dotato di molta pazienza e voglia di fare, allora ti descriverò come tirar fuori il massimo da questa montatura tanto solida
quanto priva di praticità.
Spero di essere stato chiaro; ad ogni modo fammi sapere.
A presto.
              *         *
        *      *            *   *
   *      *           *   *        *  
 *   Paolo R. Lazzarotti     *    
       Massa - Carrara
*     
su...@freemail.it
   *
      *               *      *           
     *       *           *       *
         *         *         *       

Posseggo il tuo stesso medesimo strumento e purtroppo ti posso >garantire
che non è che l'inizio, questo !  :-(
Siccome sto valutando l'acquisto del mio primo telescopio, mi sconsigliate
il Meade LX500?
Marco

...

Caro Marco,
devi sapere che il 127 LXD 500 oppure il modello da 114 mm di apertura forniscono delle prestazioni ottime *in base al prezzo*.
E' chiaro che se uno pretende il massimo deve spendere altrettanto: i telescopi valgono quel che costano !
L'ottica intubata del 127 è buona, facilmente collimabile e fornisce un ottimo compromesso tra la visione di oggetti del profondo
cielo e i pianeti mentre la montatura è molto stabile, anche se pecca di alcune "sviste" progettuali comunque rimediabili con un
po' d'ingegno.
In conclusione direi che questo strumento rappresenta un valido inizio tenendo in considerazione anche il fatto dell'espandibilità:
un domani puoi benissimo rivendere il tubo ottico per sistemare sulla stessa montatura un tubo più grande (regge tubi fino a 10 Kg
!).
Per 1,4 M£ francamente non so se esiste qualcosa di meglio !
A presto e...se dovessi comprarlo tieni presente il mio nome, potrebbe esserti utile per risolvere quei problemi alla montatura che
ho già accennato nel messaggio precedente !
