Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: help x difetto sc meade 200 f10

prima di tutto un saluto a tutti.
ho un problema con il mio telescopio sc meade 200 f 10
inquadrando una stella sia al fuoco diretto che con qualunque oculare
l'immagine si presenta con uno sbuffo azzurro da una parte e rossa
dall'altra
della stella. La cosa mi preoccupa molto visto che si nota anche nelle foto
al fuoco diretto oltre che negli oculari.
Mi potreste far capire da dove nasce questo difetto e come lo potrei
correggere ?
infinitamente riconoscente

ciao
dando per scontato che non hai puntato una stella a pochi gradi
dall'orizzonte direi che ci troviamo davanti ad uno "slittamento" della
lastra schmidt nella sua sede; questo fa si che le immagini siano fortemente
aberrate.
per accertarti prova a tentare di muovere la lastra agendo sul
portasecondario.
se veramente si è allentata ti consiglio di armarti di compasso, righello,
calibro e pazienza (!) ed eseguire un centraggio meccanico posticcio (vale a
dire centrare nella finestra ottica il secondario) e ripraticare la
collimazione; se i difetti elencati si saranno ridotti significa che siamo
sulla strada giusta e la cosa migliore sarebbe rivolgersi ad un ottico
specializzato per il centraggio strumentale.
saluti
roberto
--
Posted from 
smtp3.libero.it
 [193.70.192.53] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

grazie per la tua cortese risposta
in effetti la lastra era molle e allora visto che c'ero
l'ho levata e pulita anche internamente (ho notato che da un lato
vi e' una tacca di riferimento marchiato con del pennarello)
ma la cosa che mi ha reso perplesso e' che la lastra
e' perfettamente piana internamente e non come riportato
negli schemi ottici di questo telescopio !!
visto che e' cosi' che correzione deve fare?
e' solo una coperchio trasparente spesso 1 cm (mica tanto visto che toglie
un buon 5% di luminosita' )che sorregge il secondario?
e se mi costruissi il supporto del secondario tipo newton
non ci quadagno in luminosita?

Vacci piano con lo smontare la lastra e pulirla... Innanzitutto anche la
mia da 35 cm sembra con due facce parallele. Hai segnato con un
pennarello dove erano posizionati gli spessori? Sono molto importanti e
devono essere rimontati nel punto esatto. Se cosě non č ti consiglio di
chiamare Mauro Meco (il tecnico Meade in Italia) (055 611411) che č
molto competente in materia (ovviamente) e molto disponibile con noi
astrofili. Puň darsi, come ha segnalato Roberto Porta, che lo
scivolamento della lastra possa essere dovuto proprio ad uno di questi
spessori che si č tolto o rotto.
Saluti
Nicola
--
Visita la mia Home Page!
http://nicolamarconi.freeweb.org
http://space.tin.it/clubnet/jywmar
F.a.q. telescopi e prove strumenti

mi inchino a te in segno di gratitudine per quello che mi hai detto
in effetti il problema dello scivolamento e dovuto agli spessori
(ne ho contati 3 ) che servono per il centramento della lastra.
questi sono di sughero e con il tempo si ritirano ( e' comunque
sempre materia organica ) e praticamente si sono ridotti quasi della meta'
visto il notevole spazio mancante per bloccarla .
per di piu' poggia su di una , diciamo , "guarnizione" fatta a quanto pare
di carta assorbente nera  che si e' anche un po lascata.
Insomma ...........problemi di incontinenza dovuta a vecchiaia.
cordialissimi saluti e rinnovo l'inchino.