Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: URGENTE! Posso rimuovere la lastra correttrice?!

Cari Amici,
   urgentemente dovete spiegarmi se è possibile togliere la cella della
lastra correttrice di uno Schmidt-Cassegrain (Meade, modello 2080) senza
degradare la qualità ottica. Ho visto che sulla corona che sostiene la cella
ci sono delle viti che possono essere svitate, viti che si innestano nel
tubo. Ora, sembrerebbe che la posizione di queste viti sia fissa, quindi non
ci sarebbero problemi a rimontare il tutto in modo corretto, ma sul manuale
del telescopio c'è scritto che per nessun motivo la lastra deve essere
rimossa.
   Qualcuno l'ha già fatto? E con quali risultati?
   Il mio intento è quello di dare una pulitina all'interno del tubo e allo
specchio per togliere impurità e schifezze varie che si accumulano negli
anni.
   Vi ringrazio sin da ora per la risposta.
   Emiliano.
*****************************************************************
e-mail primaria: megagenius (at) inwind (punto) it
e-mail secondaria: megagenius (at) infinito (punto) it
visita il mio sito web: 
http://members.xoom.it/maramonte
un consiglio: 
http://pinguinisottoscala.supereva.it/maramonte.htm
e un altro: 
http://members.xoom.it/aigam
*****************************************************************

    Vi ringrazio sin da ora per la risposta.
Ciao!
Direi di scrivere a Paolo Lazzarotti, Fabio Rubeo, Andrea Tasselli, Riccardo
Renzi o a Roberto Porta.
Meglio di loro non saprei chi consigliarti! Giusto Walter Ferreri! :-))
-----
Io non l'ha mai fatto ma credo non sia un'operazione che possa in qualche
modo danneggiare il sistema ottico se operi e ripristini tutto con cura. Una
sola cosa: se si è accumulata sporcizia in gran massa, per prima cosa
probabilmente lo lasci senza tappo nel portaoculari, ovvero vi sono altri
problemi e, in ultima analisi, che fretta hai dopo tanto tempo! :-)
A presto!
--
Giampiero M. & E. B.
SEDE - Programma di Monitoraggio Pianeti
Siti web:
http://web.tiscali.it/Monitoraggio_Pianeti/
http://space.tin.it/scienza/hgmascel
http://web.tiscali.it/MGP-ELYstudios/

   Qualcuno l'ha già fatto? E con quali risultati?
Rimuovere la lastra correttrice non è affatto un problema..... ma
ricorda che un pò di polvere sul primario e sulla lastra non
costituisce un problema per la visione astronomica. In ogni caso visto
che hai un Meade, prima di rimuoverla stai MOLTO attento al segno
bianco che la Meade fa sulla lastra e sul tubo e rimonta la lastra
e lo specchio (meglio se quest'ultimo NON lo rimuovi) con la stessa
posizione "rotazionale" come ha fatto il fabbrica la Meade.
Saluti,
Fabio Rubeo


--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Con i C8 é un'operazione relativamente semplice e quasi priva di rischi, ma
per i Meade non saprei (il problema, come ha fatto giustamente rilevare
Roberto, é il successivo ricentraggio del gruppo ottico). Quindi,
attenzione: ho dovuto patire per un mesetto buono, dopo aver tolto la lastra
dal C11, per ritrovare un centraggio decente, per arrendermi alla fine al
banco ottico ;-)). I C8, invece, hanno una sede della lastra piuttosto
precisa, e c'é un pizzico di tolleranza che permette di eseguire
l'operazione (desiderabile, a volte, anche per allentare un pò le tensioni
che si creano all'interno della lastra).
Un saluto,
Rik
"genius" <megag...@BLABLAinwind.it> ha scritto nel messaggio
news:gyx09.8609$lu5.2...@twister1.libero.it...


Per smontare la lastra procedi così :
prima svita le 6 viti che la tengono ferma contro il tubo ottico per mezzo
di un ' anello di plastica
dopo aver tolto l'anello controlla i numeri di serie della lastra , dovestri
trovarli (guardando il tubo di fronte)sulla tua destra a ore 3
Prendi una matita , sul fianco del numero di serie  troverai un riferimento
fatto a pennarello indelebile , fai un segno sul tubo in corrispondenza del
riferimento fatto dalla Celestron sul fianco della lastra .
Ora sempre con la matita segnati ( prima di toglierli ) la posizione degli
spessori di cartone .
Togli la lastra , il secondario (se è un tubo Fastar basta svitare la ghira
nera ) NON smontare il secondario dalla sua cella !!!!
Adesso Pulisci la lastra poi rimonta il tutto facendo coincidere il segno
fatto dalla Celestron con quello che hai fatto in matita .
Centra la lastra , rimettendo gli spessori esattamente dove erano .
Adesso Rimonta L'anello di plastica nero e avvita le viti  SENZA TIRARLE
TROPPO , se la lastra fosse troppo serrata potrebbe causare tensionamenti
Per la centratura perfetta della lastra potresti usare un collimatore laser
olografico .
Collima e fai uno star test per verificare il centaggio della lastra , ma se
tutto è stato montato a dovere il telescopio sarà come uscito dalla fabbrica
.
 Il centraggio della lastra ( sui C8 ) non è molto difficile  in quanto la
sede è abbastanza precisa .
Massimo.
"genius" <megag...@BLABLAinwind.it> ha scritto nel messaggio
news:gyx09.8609$lu5.2...@twister1.libero.it...

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.380 / Virus Database: 213 - Release Date: 24/07/02

 riferimento fatto dalla Celestron sul fianco della lastra .
Snip
Guarda che lui chiedeva info per un Meade
^^^^^^^^


 ha scritto nel messaggio
news:213Z140Z5Z220Y1...@usenet.libero.it...

