Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: montatura!

Salve a tutti che ne pensate della nuova montatura H-EQ5 ? Qualcuno ha avuto
forse la possibilita' di provarla?
Sembra massiccia forse piu' della Vixen GP!
Ringrazio per la eventuale risposta.

 ha scritto nel messaggio
news:N_tD9.9862$3l.2...@twister1.libero.it...

E' bella massiccia senza dubbio e le vibrazioni se le mangia in pochi
secondi! Una pecca però è il treppiede che è leggermente sottodimensionato e
"potrebbe" (ovvero, nell'utilizzo normalmente non te ne accorgi e non dà
fastidio) torcersi per effetto della flessione laterale delle orecchie di
sostegno delle tre gambe. Un difetto fastidioso invece che ho trovato nel
mio esemplare, è una certa durezza nel movimento di AR che fa sì che a
frizione libera il telescopio si muova a scatti. Ciò non facilita di certo
il puntamento...
Ok i motori, il backlash non è ampio, l'errore della velocità di
inseguimento non l'ho misurato (devo prima apprendere bene come usare il
cannocchiale polare! :-)  )
Tutt'altra storia rispetto alla EQ-5 normale... è una vera e propria EQ-6
"in scala" ..... e pertanto con le gambe più sottili :-(
Ciao

 wrote in message
VbCD9.11563$2B1.3...@twister2.libero.it...


 sottodimensionato comunque bisogna provarlo sul cielo poi ti diro'.
Intendo dire che il diametro delle gambe è in realtà sufficiente, quello che
succede è che, una volta che hai stretto il tirante centrale, se provi a
forzare la montatura in azimut, vedrai una leggerissima torsione del
treppiede dovuta all'inflessione degli attacchi delle gambe stesse. Ripeto,
è un difetto minimo e il carico necessario per inflettere è alto e quindi
fuori dallo sforzo reale che supporta la montatura. Con uno SC dovresti
andare ancora meglio, il mio Newton è un po' più ingombrante!

Intendo dire che il diametro delle gambe è in realtà sufficiente, quello che
succede è che, una volta che hai stretto il tirante centrale, se provi a
forzare la montatura in azimut, vedrai una leggerissima torsione del
treppiede dovuta all'inflessione degli attacchi delle gambe stesse.
Ciao per eliminare questo problema sostituisci la vite che regge la testa al
trepiede con una barra filettata.Poi costruisci un triangolo in legno o in
alluminio,spizza i 3 vertici  e fa un buco centrale in modo che passi la
barra filettata.Infila il triangolo  nella barra e con un dado o con un
pomello forato e filettato fai appoggiare i vertici spizzati del triangolo
alle gambe del trepiede.l'ho spiegato da cani,ma in pratica basta vedere un
EQ6 com'è fatta e adottare il principio per un trepiede con le gambe
rettangolari.Diventera molto meglio.
--
Saluti
Franci Michele


Anche la H-EQ5 è già fatta così. Il vassoio portaoculari si appoggia alle
gambe (tendendo a divaricarle e stabilizzando il tutto). Ad ogni modo è un
problema quello della torsione laterale che non vale la pena perderci il
molto tempo necessario per risolverlo....ovvero diciamo pure che non è un
problema! Piuttosto mi sta molto sulle balle il fatto che in AR si muova a
scatti!! C'è qualcuno che ha esperienza sulla meccanica della EQ-6 ad
esempio?? Come risolvo sta cosa?

 writes:
L> Piuttosto mi sta molto sulle balle il fatto che in AR si muova a
L> scatti!! C'è qualcuno che ha esperienza sulla meccanica della EQ-6 ad
L> esempio?? Come risolvo sta cosa?
Escludendo problemi  piu` gravi  (trucioli o altro  materiale che  si e`
infilato nella montatura, pezzi difettosi, ecc.), non devi far altro che
togliere il coperchio del cannocchiale  polare e allentare i tre o quat-
tro grani a brugola che bloccano  in posizione la ghiera che a sua volta
tiene in posizione un cuscinetto a rulli.
Allenta *leggermente* questa ghiera, in modo da ridurre la pressione sul
cuscinetto, che  e` probabilmente  la principale responsabile  del movi-
mento "duro".
A pensarci, la causa potrebbe  trovarsi anche nella leva di blocco della
frizione di AR, che magari e` troppo avvitata anche in posizione aperta:
li' basta  svitare la vite che  tiene ferma la  manopola, sfilare quest'
ultima (fa' leva senza forzare troppo con un cacciavite piatto), svitare
di un  quarto di giro la  vite (piu` o  meno: al piu` va  per tentativi,
tanto non si  rompe nulla) e rimontare la  manopola nella medesima posi-
zione.
Se l'asse poi non si blocca  piu` bene, hai svitato troppo, se e` ancora
troppo duro, prova a svitare ancora un po' la vite: se non cambia nulla,
allora e` il cuscinetto.
In questa  pagina ci sono istruzioni e  foto per smontare la  EQ6, ma ti
possono dare un'idea di come e` fatta dentro anche la HEQ5:
 
http://www.eisystems.be/astronomy/menu_EQ6.html
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
http://halley.astrofili.org
 -- 
http://digilander.iol.it/aabv
 
e-mail: 
aa...@libero.it