Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Calibrazione del cannocchiale polare

Ciao a tutti,
ho una montatura simil Super Polaris che ho comprato usata.
Ho il sospetto che il cannocchiale polare non sia orientato all'angolazione
giusta.
Ho letto che per orientare il C.P. bisogna impostare la data del 10 ottobre
alle ore 01.00 senza scostamento dal meridiano.
A questo punto dovrei mettere la linea perfettamente in basso.
Quello che vedo io all'interno del cannocchiale polare è una cosa del
genere:
                   * *
             *             *
           *                 *
          *      -+-         *
          *        | 40'    *
          *        °         *
           *       | 60'  *
             *     |      *
                   *  *
Qualcuno conosce questo cannocchiale polare?
E'giusto il metodo?
Distinti saluti / Best regards
Rodolfo Tagliaferri

"Rodolfo Tagliaferri" <x...@xxx.xx> schrieb im Newsbeitrag
news:98bgoo$cka$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Per quanto riguarda la collimazione del canocchiale polare il metodo
suggerito dalla Vixen è un pò diverso:
La procedura consiste in tre passi. Verificare che lo strumento sia
effettivamente scollimato. Allineare l'indicatore della polare interno con i
cerchi graduati. Allineare il CP all'asse orario.
Il primo passo si fa eleminando ogni strumento dalla montatura e anche
contrappesi e asta bilancere. Si punta un oggetto lontano (1 km o più) di
giorno inclinando la testa della montatura tutta da un lato, allentando la
frizione in AR. Si centra l'oggetto operando sui movimenti di correzione
micrometrici in Az ed Alt. Si ruota la testa dall'altro lato e si verifica
che l'oggetto (tipo un'antenna) rimanga centrato.
Il secondo passo si esegue mettendo l'asse polare parallelo al suolo.
Ruotare l'asse polare finchè il cerchietto della polare non appaia il più in
basso possibile. Impostare "0 hour" sul cerchio graduato di AR dopo aver
allentato la vite di bloccaggio. Stringere la detta vite. Ruotare
il'indicatore di data fino a che l'indicatore "10 Ottobre" si allinei con
l'indicatore "1:20 AM" sul cerchio graduato di AR. Questo perchè a quella
data e a quell'ora la Polare è alla massima culminazione. Allentare la vite
che tiene fermo l'indicatore dell'offset dal meridiano. Ruotare l'indicatore
finchè l'indicatore sull'anello coincida con lo "0" della scala dell'offset.
Il terzo passo si esegue nelle stesse condizioni del passo n.1. Si ruota la
testa della montatura da un lato. Si centra un'oggetto terrestre. Si ruota
la testa dall'altra parte. Se l'oggetto non rimane centrato si determina a
tentativi la direzione in cui spostare il CP. L'aggiustamento della
collimazione si effettua agendo sulle tre viti piccole vicino alla flangia
del canocchiale medesimo.
Ciao
Andrea

Il tuo cannocchiale polare è invertente?
Secondo i miei calcoli (con il mio cannocchiale invertente) guardando dentro
il cannocchiale, la stella polare (e quindi il cerchiolino per la polare)
andrebbe in alto (basso reale).
Le istruzioni della SP sembrano dire il contrario.
ciao
Rodolfo

"Rodolfo Tagliaferri" <xxxxxxxxx...@yyyyyyyyyy.zz> schrieb im
Newsbeitrag news:3aaa7...@news2.prserv.net...

Il canocchiale è sempre invertente. Il riferimento è fatto guardando dentro
il canocchiale, di quì la posizione in basso.
Ciao
Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:hZyq6.57260$Xj7.6...@news.infostrada.it...
