Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Autoguida ST-4 e GREAT POLARIS

Qualcuno è mai riuscito a fare l'autoguida con un ST-4 su una montatura
Great POlaris con successo?
Io no, i risultati sono stati molto deludenti.
L'autoguida era collegata ad un Pronto Televue.
L'asse di AR guidava perfettamente, mentre quello di DEC costantemente
aveva delle deviazioni che l'autoguida non riusciva ad eliminare e
correggere.
Avete dei suggerimenti per questo problema ??????????
salutoni

correggere.
L'autoguida, quando funziona, e' una gran bella cosa; ma quando non funziona...
non voglio pensare alle imprecazioni che sono volate quest'autunno nel mio
giardino per lo stesso motivo. :-)
I problemi possono essere molteplici, e naturalmente contemporanei. Sarebbe
utile sapere se:
a) il problema si manifesta solo con quell'accoppiata montatura/autoguida, nel
senso che *la stessa* autoguida montata su un altro strumento funziona bene e/o
*la stessa montatura* guidata da un'altra autoguida insegue bene?
b) il seeing era buono? Quando c'e' molto vento le autoguide amatoriali possono
servire solo come eleganti contrappesi...
c) il moto elettrico in declinazione ha un backslash vistoso?
d) il tempo di correzione (secondi o frazioni di secondo di chiusura del
circuito elettrico) erano impostati in modo ragionevole rispetto alle
caratteristiche della montatura, della focale di guida e delle coordinate
equatoriali della stella di guida?
e) lo stazionamento polare era preciso o approssimativo?
f) gli errori di guida erano oscillanti rispetto ad una posizione media,
irregolari, periodici, tutti verso N, tutti verso S?
g) l'accoppiamento strumento di guida-autoguida era solido e stabile?
h) la stella di guida era perfettamente a fuoco sul CCD dell'autoguida?
A presto. Ciao.
  Marco Sala
 
c...@adcserver1.biodip.unimi.it


Ciao, sarebbe molto anzi MOLTO interessante, almeno per me, che ci
(mi) raccontassi come hai interfacciato i due sistemi. La cosa mi
stuzzica, ma non so bene come fare.
Mi interessano anche suggerimenti sull'autocostruzione di pulsantiere
per SP/GP (tipo schemi ed altro).
Cieli sereni a tutti (pure a me che non riesco ad osservare da mesi!)
Albodoro

Qualcuno è mai riuscito a fare l'autoguida con un ST-4 su una montatura
Great POlaris con successo e buoni risultati???


correggere.
Non conosco la montatura GP ma uso l'st4 su una autocostruita e ho
anch'io un problema sulla guida in decl.
Al momento della prima installazione e relativi test le cose hanno
funzionato bene, ma ultimamente avevo dei risultati di mosso e mi sono
accorto che il motore decl veniva attivato frequentemente.
Io ho una postazione fissa e una buona messa a nord, tanto che nella
guida manuale non correggo mai.
Questo fatto mi ha insospettito e allora ho aggirato il problema
inducendo in errore l'st4, cioe' tarando a 1 la funzione c2,  e cosi'
nel modo calibrate non vedendo spostamenti non corregge mai in decl e
le immagini  risultano ferme  ferme.
In questo modo ho anche migliorato l'inseguimento in AR, infatti in
modo track  i valori di errore sul display sono piu' contenuti anche
in AR.
Non ho ricercato la causa per ora, ma ritengo che questo sia dovuto a
un gioco che ha il motore in decl, infatti il mio ha due sensi di
marcia e quando inverto la rotazione per effetto di un gioco esistente
negli ingranaggi del motoriduttore la stella non si sposta
immediatamente ma occorre attendere un breve tempo di recupero giochi,
io penso che questo inganni l'st4 durante la funzione calibrate drive.
Come sai l'st4 nella funzione calibrate apprende e memorizza il valore
di spostamento nel tempo impostato in C 1-2- e di conseguenza nella
funzione track impartisce una correzione di tempo x in base allo
spostamento rilevato ad ogni esposizione.
Prova a vedere visualmente nel reticolo se hai anche tu questo tempo,
morto, prova a premere il pulsante decl + e poi premi decl-  e vedi se
la stella si muove immediatamente o se trascorre anche un breve tempo.
Credo che si possa intervenire tarando opportunamente i parametri H
isteresi meccanica, devo approfondire questo punto.
Saluti E. Mazzoni
http://www.comune.lucca.it/ASS_VOL/ILRA/emil.htm

emiliano mazzoni ha scritto:

  Grazie per i tuoi consigli Emiliano.
Provereò a fare come dici tu.

Provereò a fare come dici tu.
Continuo un attimo sui problemi dell'inseguitore st4, come ti ho detto
dopo un buon periodo ho avuto un problema di mosso in decl, non ho
capito perche' ma ho tarato il parametro C2=1 perche' non venga usato
il motore in decl.  Per pose corte tutto ok, ma nelle pose oltre 30m
avevo dei "mosso" in decl cosi' ho pensato di riattivare la correzione
in decl. e come per miracolo tutto funzionava ok.
La sera successiva pero' stavo facendo un'immagine delle pleiadi e il
problema e' tornato, il motore decl correggeva continuamente e i
display x-y segnavano valori di errore alti  4-6-9 E sia in ar che in
decl.
Ho pensato a questo punto di disattivare il motore di decl tutto e'
andato bene la correzione avveniva solo in ar e il valore di errore x
era contenuto 1-4.
Attenzione: ho  spento la camera, l'ho riaccesa settando gli stessi
parametri ho attivato anche il motore in decl e ha funzionato bene
tutta la sera.
MI chiedo perche'  qualche minuto prima con i due motori  attivati non
funzionava bene e dopo avere spento e riacceso la camera ha
funzionato? Naturalmente stessi parametri e stessa stella guida.
Non vorrei che ci sia qualche diavoletto nel chip, se scopro qualcosa
in piu' ti faro sapere.


Complimenti per la tua esperienza nel campo ccd.
Non ho avuto altre occasioni di provare l'st-4 anche  per il fatto che non
è mio, e oltretutto, il proprietario di questo, sapeva  poco più di zero
nel campo dei ccd.
Comunque il problema sostanziale come dici tu, penso stia nel fatto che il
ritardo nella risposta in decl data sia da pulsantiera e sia da
inseguitore comprometta il corretto inseguimento.
P.S.  Complimenti per le foto nel tuo spazio web. (mi piace molto quella
di M42 in bianco e nero. Chissa come sarà su stampa!!)
Salutoni R. Piccoli
emiliano mazzoni ha scritto:
