Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Ricerco libri o testi presenti su WEB.....

Ciao,,
  ho alcune domande da inesperto alle prime armi.....
  avete dei testi o sapete se su WEB esistono delle pagine che spiegano come
utilizzare al meglio una montatura equatoriale
  alla tedesca?
  Se non è possibile individuare la stella polare, esistono delle
metodologie standard ?
  Lo stazionamento in base alla stella polare è da effettuare sempre con il
tubo presente sulla montatura (se si ha in dotazione
  un cannocchiale polare) ?
 So  che per alcuni potrebbero risultare domande infantili, ma devo
chiarirmi se ogni volta che ripongo il telescopio nella custodia dopo una
osservazione, il bilanciamento e lo stazionamento siano procedure da
ripetere.
  Fabio

 wrote in message
alBc6.36407$ew1.2...@news.infostrada.it...


   Fabio
--
Renzo Del Rosso
(rimuovi MAI per rispondere)
e-mail: rdel...@MAIlibero.it
web: 
http://digilander.iol.it/renzodelrosso/

 wrote in message
alBc6.36407$ew1.2...@news.infostrada.it...


 writes:
F> avete dei testi o sapete se su WEB esistono delle pagine che spiegano
F> come utilizzare al meglio una montatura equatoriale alla tedesca?
Sul sito  di Astronomy Boy c'e`  un tutorial (in Inglese),  con tanto di
GIF animate, sull'uso di una  montatura equatoriale alla tedesca (GEM in
Inglese: German Equatorial Mount):
 
http://www.astronomyboy.com/eq/index.html
F> Se non è possibile individuare la stella polare, esistono delle
F> metodologie standard ?
Si`, essenzialmente sono due: il  metodo delle due stelle (o Bigourdan o
della deriva  stellare) e quello  delle tre stelle;  il primo e`  un po'
piu` semplice, anche perche' non richiede l'uso di cerchi graduati.
Trovi un buon tutorial in Italiano su 
 
http://www.mclink.it/mclink/astro/faq/telescopi/ap/ap1.htm
		       (allineamento alla Polare)
 
 
http://www.mclink.it/mclink/astro/faq/telescopi/ap/ap2.htm
		    (metodi delle due e tre stelle)
Tieni presente  che per osservazioni  visuali spesso basta  mettere bene
"in bolla" il treppiede o la colonna, regolare al meglio l'altezza dell'
asse polare  usando l'indice  graduato e orientare  verso Nord  il tutto
usando  una buona bussola  (tenendo magari  conto dei  circa 2  gradi di
declinazione magnetica Ovest che sono il valore medio per l'Italia).
Cosi` facendo, anche a 200x o  300x la deriva di un oggetto osservato e`
molto lenta: ci vogliono minuti prima  che si sposti dal centro ai bordi
del campo, e li` basta compensare ogni tanto.
F> Lo stazionamento in base alla stella polare è da effettuare sempre
F> con il tubo presente sulla montatura (se si ha in dotazione un
F> cannocchiale polare) ?
No, anzi: lo  stazionamento va fatto a treppiede ben  piantato a terra e
in bolla, e  con la montatura completamente scarica  (senza tubo e senza
contrappesi, cioe`).   Questo perche' puo` essere  necessario ruotare l'
asse polare in  posizioni "assurde" che porterebbero il  tubo a sbattere
contro il cavalletto/colonna e il contrappeso puntato verso l'alto (cosa
da evitare,  in genere: potrebbe  scivolare e sbattere contro  la monta-
tura, e magari ci sono in mezzo alcune dita...).
Alcune montature, poi, hanno l'asse  di Dec. opportunamente forato e che
va posizionato in  un dato modo per consentire  la vista al cannocchiale
polare: se c'e` su il tubo ottico, e` un bel casino...
Sul sito  della Staroptics  c'e` un ottimo  tutorial su come  centrare e
usare il cannocchiale polare:  e` rivolto essenzialmente ai prodotti An-
tares (leggi Synta), per cui va bene per Konus, Bresser, Ziel, Celestron
CG3, CG4 e CG5, e anche per le varie montature Vixen tipo la SP e la GP;
i concetti restano  poi validi per qualsiasi GEM  dotata di cannocchiale
polare; l'URL e`
 
http://www.astronomia.com/staroptics/antare/allineam.htm
F> So che per alcuni potrebbero risultare domande infantili, ma devo
F> chiarirmi se ogni volta che ripongo il telescopio nella custodia dopo
F> una osservazione, il bilanciamento e lo stazionamento siano procedure
F> da ripetere.
Non sono  cosi` banali, ma sono  questioni spesso trascurate  sia da chi
compra il telescopio (concepito piu` o meno come un binocolo dimezzato e
piu` grosso del normale, ma che si  usa allo stesso modo), sia da chi lo
vende, sia da chi lo produce (che non scrive un manuale decente).
In ogni caso,  lo stazionamento va fatto ogni volta  che sposti il tele-
scopio; il bilanciamento puo` essere necessario anche piu` volte durante
una sessione osservativa:  l'inserimento di un diagonale e/o  di un ocu-
lare particolarmente pesante, o di  filtro solare, o di una macchina fo-
tografica, sposta il  baricentro del tubo e quindi  richiede di riaggiu-
stare la sua posizione e quella del contrappeso.
Anche il passare da Est  a Ovest del meridiano richiede un aggiustamento
del contrappeso: infatti un classico "trucco" e` quello di tenere il te-
lescopio *leggermente* sbilanciato verso Ovest, in modo che il motore di
A.R. non lavori sotto sforzo  e nel contempo gli ingranaggi siano sempre
caricati (= si eliminano i  giochi). Poiche' quando si osserva verso Est
il tubo sta a sinistra  dell'asse polare, mentre quando si osserva verso
Ovest sta a destra, questo  vuol dire che prima devi "sbilanciare" dalla
parte del contrappeso e poi da quella del tubo.
Sembra complicato a dirlo, ma in pratica si riduce ad abbassare o alzare
un po' il contrappeso.
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
http://halley.astrofili.org
 -- 
http://digilander.iol.it/aabv
 
e-mail: 
hal...@astrofili.org