Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Aumentare la focale

Ciao a tutti, ho un konus 114/500, mi chiedevo se bastava allungare il tubo
a 1000 mm per avere una F=1000 mm o bisogna apportare altre modifiche, e se
metto una lente di Barlow da 2x ottengo lo stesso risultato? o con la Barlow
perdo luce ( perche' si vede davvero da schifo ) ? . Grazie !!!
PS
Se avete dei siti (ITALIANO) che trattano certe argomentazioni sono bene
accetti.
Per la mail sostituire "NOSPAM" con "kave".
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 perdo luce ( perche' si vede davvero da schifo ) ? . Grazie !!!
Premetto che questo è un post che giro automaticamente ad Andrea Tasselli ,
il quale è molto più esperto di me, e sicuramente ti saprà rispondere
adeguatamente.
Non serve allungare il tubo fino a 100cm. Controlla adesso, mica è di
50cm...!!! La distanza focale è la distanza che un raggio di luce deve
percorrere dal primario fino al fuoco. Quindi, ci sarebbe il "tragitto"
primario-secondario, secondario-fuoco, e come vedi la lunghezza del tubo ha
un'importanza a mio parere relativa..
La Barlow...in effetti è un duplicatore di focale vero e proprio! Se compri
una Barlow Apo non ti accorgi quasi della sua presenza (tranne chiaramente
con gli ingrandimenti!!) lungo il piano focale, quindi è una soluzione
tranquillamente fattibile..
A sentirci
Mirko

 perdo luce ( perche' si vede davvero da schifo ) ? . Grazie !!!
La focale di un telescopio non si modifica allungando o accorciando il tubo.
E' legata alla sua ottica.
Per modificare la focale devi necessariamente interporre delle lenti sul
cammino del fascio ottico.
Nel tuo caso devi per forza aggiungere una barlow.
Secondo me, perň, č meglio pensare a sostituire lo strumento. Quello che hai
te non č certo il massimo. Sul mercato dell'usato si trova sicuramente
qualcosa di valido.
Renzo


 -------------------
Anche secondo me questa č la scelta migliore.
Ciao

 perdo luce ( perche' si vede davvero da schifo ) ? . Grazie !!!
Al 90% la tua delusione č dovuta a scollimazione e seeing  ( il
rimanente 10 per errore di aspettativa ). Un 114/900 non dovrebbe fare
cosě schifo schifo.
Prova a collimare  ( se non sai come fare fai una ricerca con google a
"newton collimation" ) e vai ad osservare sotto uncielo molto buio.
In bocca al lupo



Si, infatti sto già pensando ad un' altro stumento (LX10 8 + kit) ma fin
quando non mi deciderò, voglio divertirmi a fare prove con quello che ho,
anche al costo di rovinarlo, in modo da capire più cose possibili. Grazie a
tutti


 così schifo schifo.


 così schifo schifo.
... ooops avevo letto 114/900, in realtà avevi scritto 114/500
In questo caso il rischio che faccia un pochino schifo aumenta
...collimare comunque non gli farà male per niente....
I pianeti non dico che sia meglio tu te li scordi, ma quasi...
Vatti a cercare un cielo mooolto buio e datti al profondo cielo; del
resto il maggior vantaggio del tuo strumento consiste nel fatto che
dentro lo zaina c'entra abbastanza comodo ( il cavalletto lascialo a
casa, casomai fabbricati un treppiedino per l'equatorialina e osserva
semisdraiato. )
Ciao NIcola


 ha scritto:

Grazie, ho già scaricato un po' di documentazione per collimare lo
strumento, perchè in effetti l'ho anche smontato tutto per pulire gli
specchi che erano pieni di polvere, sprendo di aumentare la luminosità (ma
scollimandolo ) , e devo dire che un po' meglio va, sono riuscito a
distinguere le varie bande colorate di giove. Dopo la collimazione diventerà
una bomba :) . Non pensavo andasse bene per il cielo profondo, quando ci ho
provato (M31) sono riuscito a malapena a vedere una macchiolina tenue tenue
( pensavo che fosse addirittura frutto della mi immaginazione ), ma devo
dire che il cielo non era proprio scuro.


 scollimandolo )
Ahemm...... forse era meglio che tu non li pulissi
In termini generali le superfici ottiche astronomiche non si puliscono
mai , per non micrograffiare la superficie. Per quanto essi siano
commerciali sono sempre lavorati ad una precisione ottica superiore a
quella di un paio di occhiali.
Un paio di volte - nell'intera vita di un telescopio - si provvedere a
pulire con estrema delicatezza
- soffiando dolcemente via la polvere
- applicando una soluzione di alcool isopropilico in acqua
bidistillata con una goccia di detergente
- sciacquando con acqua bidistillata ed asciugando delicatissimamente
con dei kleenex
Spero che tu non abbia usato tecniche tipo vetril e strofinaccio,
perchè il rischio di danno serio c'è