Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Problrma con condensa!

Come si deve fare se sugli obiettivi (compresi quelli della macchina
fotografica!) si forma della condensa? Esiste un metodo efficace e pratico?
Grazie a tutti

 writes:
MF> Come si deve fare se sugli obiettivi (compresi quelli della macchina
MF> fotografica!) si forma della condensa? Esiste un metodo efficace e
MF> pratico?
Ci sono due strade da percorrere, tra loro complementari:
1) Paraluce. L'ideale  sarebbe averlo il piu` lungo  possibile senza che
   pero`  vada  a  vignettare  l'immagine  e  senza  pesare  troppo  "in
   punta". Una regola  empirica consiglia di averlo di  lunghezza pari a
   1.5 volte il diametro dell'obiettivo. Il paraluce nasconde gran parte
   del cielo  all'obiettivo, eliminando  cosi` gran parte  della disper-
   sione di  calore per irraggiamento  (il fondo cielo  equivale all'in-
   circa ad un  corpo nero a 0  gradi Kelvin o poco piu`)  che e` quella
   che  raffredda l'obiettivo  al di  sotto della  temperatura dell'aria
   circostante e che provoca la condensa.
2) Se il paraluce non basta, si usano le cosiddette "fasce anticondensa"
   ("dew  zapper" in  Inglese), ossia  delle resistenze  avvolte attorno
   all'obiettivo che lo scaldano quel  tanto da portarlo appena sopra il
   punto di  rugiada (non troppo di  piu`, o la  turbolenza generata dal
   riscaldamento dell'aria davanti all'obiettivo diviene insopportabile:
   certo, meglio cosi` che non vedere niente del tutto...).
Per la resistenza  ho visto che in genere si  impiegano potenze di circa
1-2 W  per cm di apertura:  l'ideale sarebbe di avere  un qualche termo-
stato o  timer (alcuni  modelli commerciali lo  usano) oppure due  o tre
livelli di  potenza impostabili (tipo stufetta)  e si usa  il piu` basso
che risulta efficace.
A volte puo` far comodo avere anche un phon (ce ne sono anche a batteria
da 12V: a quel punto e` assai opportuno avere una batteria a parte e NON
usare quella  dell'auto...) per  i casi piu`  "ostici" o per  aiutare il
paraluce o la fascia.
Saluti,
Luca Polo.
-- 
Luca.Polo @ 
gest.unipd.it
Associazione Astrofili del Basso Vicentino "Edmund Halley"
http://halley.astrofili.org
 -- 
http://digilander.iol.it/aabv
 
e-mail: 
hal...@astrofili.org
 

Ciao Michele,

Purtroppo quello della condensa e' un problema che ricomincia a venir fuori dopo
le splendide notti estive. E' non e' cosa da poco, dal momento che essa limita
pesantemente le prestazioni degli strumenti, arrivado talvolta (se no si
prendono precauzioni) ad imporre la fine della sessione osservativa. In questi
anni le ho provate un po' tutte, dal paraluce al phon (di certo non il metodo
migliore... ma talvolta non potevo fare altro). Il paraluce non sempre
garantisce una efficace protezione in presenza di un notevole tasso di umidita',
ma di certo protegge abbastanza in condizioni non proprio critiche. L'utilizzo
del phon, oltre a richiedere che si sospenda momentaneamente l'osservazione,
produce per qualche decina di secondi una turbolenza locale, indirizzando
inoltre verso le ottiche una discreta quantita di polvere.
Cosi', dopo una piccola ricerca sul mercato, ho acquistato un sistema
anticondensa della Kendrick, risolvendo definitivamente e splendidamente ogni
problema. Questi dew-zapper possono essere anche autocostruiti, prestando pero'
particolare attenzione al grado di riscaldamento: un eccessivo stress termico e'
senz'altro da evitare per le nostre preziose ottiche.
Cieli sereni,
Gianluca
-- 
***********************************************************************
* Gianluca Masi                           "Two things fill the soul   *
* Via Madonna de Loco, 47               with awe and reverence [...]: *
* 03023 Ceccano (FR)                     the starry sky above me and  *
* ITALY                                    the moral law within me"   *
* e-mail: 
gian...@fr.flashnet.it
                                     *
* web:  
http://www.eurolink.it/comets/
                  I. Kant       *
* Minor Planet Center Obs. Code: 470 - Ceccano                        *
* Center for Backyard Astrophysics - Italy                            *
* VSNET Collaboration Team member                                     *
* 
CCD-astromet...@yahoogroup.com
 mailing-list moderator     *
***********************************************************************

I metodi anticondensa con resistenze possono essere applicati anche agli
obiettivi fotografici?
Proverò prima con un paraluce autocostruito per vedere se il problema si
risolve!
Grazie  a tutti

 Grazie a tutti
Se puň esserti utile prova a dare un'occhiata al mio paraluce artigianale
http://digilander.iol.it/photallica/paraluce.htm
_________
Roberto
-- 
Posted from  [192.92.126.139] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Progetto molto interessante!!!
Dal punto di vista visuale e fotografico i moti convettivi interni al
paraluce in prossimità della ventola non peggiorano le prestazioni dello
strumento?
Mantieni acceso il tutto per l'intera sessione osservativa o lo accendi
periodicamente per brevi periodi?
Complimenti e ciao

 fotografica!) si forma della condensa? Esiste un metodo efficace e
pratico?
Io ho fatto un paraluce spugnoso in neoprene sottile con il quale avvolgo il
paraluce originale in metallo, prolungadolo anche non eccessivamente.
Fine dei problemi, costa praticamente niente e lo puoi piegare e riporre
come vuoi... (basta srotolarlo!). E' una soluzione pratica e *leggerissima*
(se non hai una montatura buona, è la miglior soluzione a mio avviso).
Purtroppo l'estetica non è di quella da esibire agli starparty.... :-)))
Ciao
--
Lorenzo P.
*********
Sito astronomico 
http://digilander.iol.it/luranz/

 periodicamente per brevi periodi?
Quando mi sembra ci sia umidità lo tengo acceso, tanto consuma pochissimo
_____________
Roberto
-- 
Posted from  [213.140.5.220] 


 writes:
MF> I metodi anticondensa con resistenze possono essere applicati anche
MF> agli obiettivi fotografici?
In linea di principio si`: non e` che ci sia poi questa gran differenza
con un rifrattore...


 Roberto
Potrebbe andar bene anche per un riflettore 114/900, riuscirebbe a ventilare 
anche lo specchio in fondo al riflettore?
-- 
Posted from  [193.207.167.27] 


 anche lo specchio in fondo al riflettore?
non credo, in quel caso bisognerebbe sistemare una ventola sotto lo specchio
che
 immetta l'aria facendola uscire dalla parte frontale (ci sto pensando di
realizzarne
 uno per il mio 114 "laboratorio"
R.
-- 
Posted from  [213.140.5.220] 


 ha scritto nel messaggio
news:f50379d6ff1b63e671...@mygate.mailgate.org...
