Newsgroup: it.scienza.astronomia
Titolo: Star test... inaffidabile??

Ieri sera ho provato ad effettuare uno star test a seguito della
collimazione effettuata nel pomeriggio sul mio
riflettore newton 150 mm f(8).Come guida ho usato l'articolo di Tasselli
apparso su Astroemagazine che mi č sembrato il piů
completo per le procedure e i trucchi da eseguire.Ho eseguito la marcatura
del primario,evitando di graffiare lo specchio,con l'anello salvafori
colorato di nero.In sede di collimazione pomeridiana ho ottenuto un buon
risultato(almeno mi sembrava) ;l'unica cosa che mi sembrava strana era che
nonostante i tre sostegni del primario fossero concentrici sullo specchietto
secondario,non lo erano le battute delle razze dello specchio
diagonale!Vabbč...poi ho piazzato fuori al gelo lo strumento per
acclimatarlo.E qui sorge il problema ...dopo circa un'ora e mezza le
immagini delle stelle (ma soprattutto di Giove) sembravano friggere sui
contorni.Ho quindi tentato uno star test con la polare;sfocando con 80
ingrandimenti il secondario era scentrato rispetto all'anello piů esterno.Ho
tentato di correggere l'allineamento ma il freddo
mi ha imposto uno stop dei lavori...DOMANDA?
Devo ripetere le operazioni da capo,cioč a partire dall'allineamento del
secondario vista l'osservazione fatta sulle razze?Oppure quella cosa č
normale?Il fatto che l'immagine di Giove "friggesse" č dovuta a fenomeni
termici o ad un allineamento scorretto delle ottiche?

Ciao Moddy
il fatto che Giove friggesse ai bordi è dovuto a fenomeni atmosferici (seeing)
o probabilmente ad una inesatta messa a fuoco.
Per quanto riguarda la procedura di collimazione delle ottiche newton , è molto
più semplice di quella descritta da Tasselli su Astroemagazine. Quello sembra
un trattato di ottica astronomica ma in effetti è molto più semplice. Io ho
scritto una versione semplificata della collimazione dei newton sulla mia
astro-page e credimi la puoi eseguire alla luce del giorno e nel giro di un
quarto d'ora stentato collimi le tue ottiche!
Fammi sapere
Mirko
<-- 
http://mkastropage.astrofili.org
 -->
-- 
Posted from 
a-ce4-62.tin.it
 [212.216.200.125] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

termici o ad un
allineamento scorretto delle ottiche?
Quello che hai visto č
semplicemente l'effetto del seeing ovvero forte turbolenza dell'atmosfera
cosa non inusuale in quelle condizioni meteo. Riproverei la procedura di
collimazione del primario, assunto che il seondario sia centrato sul
focheggiatore e normale ad esso. Le razze, in un telescopio collimato, non
appaiono centrate rispetto alla riflessione nel secondrio. Tra l'altro il
tuo č un newton piuttosot lento (F/8) e la collimazione agendo sulle viti
di regolazione del primario non dovrebbe essere una problema. La
regolazione grossolana la puoi effettuare in tutte le condizioni di seeing
mentre la regolazione fine, con la stella a fuoco, la potrai effettuare
solo nelle serate di seeing buono.
Ciao
Andrea T.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 tuo è un newton piuttosot lento (F/8) e la collimazione agendo sulle viti


Può essere una soluzione l' astrosolar trasparente?
Saluti
Nicola
--
=======================
Visita la mia Home Page!
http://www.nicolamarconi.it
http://info.nicolamarconi.it
F.a.q. telescopi e prove strumenti