Resolución   144 / 2012
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR (SECI)
Fecha de publicación: 2012-11-29

Secretaría de Comercio Interior  METROLOGIA LEGAL  Resolución 144/2012  Reglamento técnico y metrológico para los medidores de energía eléctrica activa en corriente alterna. Modifícase Resolución Nº 90/2012.  Bs. As., 22/11/2012  VISTO el Expediente Nº S01:080899/2006 del Registro del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y  CONSIDERANDO:  Que mediante la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se aprobó el Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica Activa en Corriente Alterna.  Que en su Artículo 2° se estableció que los medidores de energía eléctrica activa en corriente alterna que se fabriquen, comercialicen e importen en el país deberán cumplir el Reglamento citado a partir del día 12 de setiembre de 2013.  Que, en reuniones celebradas, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha solicitado un plazo mayor para poder ejecutar las inversiones necesarias para completar el montaje de los laboratorios necesarios para su implementación.  Que, asimismo, se estima conveniente establecer que el citado reglamento, no sea de aplicación a los instrumentos de medición que se encuentren instalados en el país con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.  Que, en el marco de las mencionadas reuniones y atento la existencia de laboratorios de ensayo en distintas regiones del país en condiciones de ser utilizados por el personal técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la realización de los ensayos requeridos en la Reglamentación, resulta conveniente autorizar el uso de dichos laboratorios, siempre que intervenga personal del citado instituto.  Que la Dirección de Legales del Area de Comercio Interior dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.  Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 2°, incisos a), h) e i) del Decreto Nº 788/03.  Por ello,  EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR  RESUELVE:  Artículo 1° — Sustitúyese el texto del Artículo 2° de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “ARTICULO 2°.- Los medidores de energía eléctrica activa en corriente alterna, que se fabriquen, comercialicen e importen en el país deberán cumplir con el Reglamento Metrológico y Técnico aprobado por el artículo 1º de la presente resolución, a partir del día 12 de septiembre de 2014.”  Art. 2° — Sustituyese el artículo 3º de la Resolución 90/2012 de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS de fecha 10 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:  “ARTICULO 3.- El reglamento aprobado por la presente Resolución no será de aplicación a los instrumentos de medición que se encuentren instalados en el país con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.”  Art. 3° — Sustitúyese el texto del Artículo 4 de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto:  “ARTICULO 4.- Los instrumentos de medición alcanzados por la presente resolución deberán efectuar la verificación periódica establecida en el artículo 9º de la Ley Nº 19.511 con la periodicidad establecida en el punto B.11 del Anexo de la presente resolución. El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE INDUSTRIA, podrá actuar concurrentemente con esta Autoridad de Aplicación tanto en las verificaciones periódicas como en la vigilancia de uso de dichos instrumentos de medición.  El personal técnico del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE INDUSTRIA, podrá realizar los ensayos necesarios para la Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica de los instrumentos alcanzados por el Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica Activa en Corriente Alterna, tanto en los laboratorios del propio instituto como en laboratorios de las distribuidoras de energía eléctrica o en laboratorios pertenecientes a Universidades Nacionales, que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) considere adecuados para tal fin.  Art. 4° — Sustitúyese el texto del Artículo 5° de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto:  “ARTICULO 5.- La tasa cuyo cobro se encuentra a cargo de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se fija en PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) para la Aprobación de Modelo y en PESOS CIEN ($ 100.-) por unidad, para la Verificación Primitiva y la Declaración de Conformidad.”.  Art. 5° — Sustitúyese el texto del Punto 3.11 del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “3.11 Dispositivos para ensayo e indicadores de funcionamiento.  El medidor debe disponer de algún dispositivo accesible desde el frente que permita controlarlo con un equipo de ensayo apropiado.  De tratarse de medidores de inducción, el canto y la parte superior del disco deben llevar una marca principal de color negro y de ancho suficiente que permita contar el número de vueltas. Además sobre la parte superior deberá tener 100 divisiones o ranuras numeradas de 10 en 10.  El sentido de rotación del disco será de izquierda a derecha del medidor, visto de frente, y estará indicado con una flecha indeleble claramente visible.  Los medidores estáticos deberán contar con emisor(es) de pulsos óptico(s) con indicación del sentido de la energía, entrante o saliente, si correspondiere. El fabricante deberá indicar el número de pulsos necesario para asegurar una exactitud de medida de al menos 1/10 de la clase del medidor en los puntos de ensayo.  Si el dispositivo de salida para ensayo es del tipo óptico debe cumplir con los siguientes requisitos:  - Debe ser visible y accesible desde el frente del medidor.  - La máxima frecuencia de los pulsos de salida no debe exceder 2,5 kHz.  - Son permitidos pulsos modulados y no modulados.  - La salida óptica de pulsos debe estar lo suficientemente separada de cualquier otra salida y del visor óptico de estados, de manera que la transmisión no sea afectada por emisiones adyacentes.  - En condiciones de ensayo, deben producirse pulsos correctos de transmisión, cuando el cabezal receptor está alineado con el eje óptico del dispositivo de salida.  Características ópticas.  La longitud de onda de la señal radiada por el dispositivo emisor debe estar comprendida entre 550 nm y 1000 nm.  El dispositivo de salida del medidor debe generar una señal con una irradiancia ET sobre una superficie de referencia definida (área ópticamente activa) a una distancia de a1 = 10 mm ± 1 mm desde la superficie del medidor con los valores límites siguientes:  En condición encendido50 µW / cm2 = ET = 1000 µW / cm2En condición apagadoET = 2 µW / cm2”. Art. 6° — Sustitúyese el texto del Punto 4.6 del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “4.6 Humedad relativa.  El medidor debe satisfacer las exigencias de los ensayos en las condiciones de humedad relativa de la tabla VI.  Tabla VI.- Humedad relativa  Media anual= 75%Durante 30 días repartidos naturalmente durante un año95%Ocasionalmente en otros días85% Ver punto 9.6 (ensayos de influencias climáticas).”.  Art. 7° — Sustitúyese la tabla XIV del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por la siguiente Tabla:   Tabla XIV.- Magnitudes de influencia para medidores estáticos clases 1 y 2   Magnitudes de influencia Valor de la corriente (equilibrada salvo indicación contraria) Factor de potencia Coeficiente medio de temperatura. %/K para medidores clase Para medidores directosPara medidores alimentados por transformadores12Variación de la temperatura ambiente 8) 0,1 Ib = I = Imáx0,05 In = I = Imáx1 0,5 ind. 0,050,100,2 Ib = I = Imáx0,1 In= I = Imáx0,070,15        Límites de variación del error en tanto por ciento para medidores clase 12Variación de la tensión ± 10% 1)0,05 Ib = I = Imáx0,02 In = I = Imáx1 0,5 ind.0,71,0 0,1 Ib = I = Imáx0,05 In= I = Imáx 1,01,5Variación de la frecuencia ± 2%0,05 Ib = I = Imáx0,02 In = I = Imáx1 0,5 ind.0,50,8 0,1 Ib = I = Imáx0,05 In= I = Imáx 0,71,0Secuencia de fase inversa0,1 Ib0,1 In11,51,5Desequilibrio de tensiones 3)IbIn12,04,0Componentes armónicos en los circuitos de corriente y tensión 5)0,5 Imáx0,5 Imáx10,81,0Componente continua y armónicas pares dentro del circuito de corriente alterna 2) 4)Imáx 2½-13,06,0Armónicas impares en los circuitos de corriente alterna 2) 5)0,5 Ib0,5 In13,06,0Subarmónicas en los circuitos de corriente alterna 2)IbIn12,03,0Inducción magnética continua de origen externoIbIn12,03,0Inducción magnética de origen externo de 0,5 mT 6)IbIn12,03,0Campos electromagnéticos RF 10)IbIn12,03,0Influencia de los accesorios 7)0,05 Ib0,05 In10,51,0Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de RFIbIn12,03,0Transitorios eléctricos rápidos en salvasIbIn14,06,0Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas 9)IbIn12,03,01) Para los rangos de variación de tensión desde –20 % a –10% y de +10 % a +15 %, los límites de variación de los errores en porciento son tres veces el valor indicado en esta tabla. Por debajo de 0,8 Un el error del medidor puede variar entre +10 % y –100 %.  2) El factor de distorsión de la tensión debe ser menor que 1%. Para ensayos ver apartados 9.3.8 y 9.3.9.  3) Los medidores trifásicos con tres elementos de medición deben medir y registrar dentro de los límites de las variaciones en el error en porciento indicados en esta tabla, cuando se interrumpen las fases siguientes:  - En una red trifásica de cuatro hilos:  a) Una o dos fases.  b) El neutro  - En una red trifásica de tres hilos (si el medidor está diseñado para este tipo de servicio) una de las tres fases.  Los medidores trifásicos con dos elementos de medición deben medir y registrar dentro de los límites de las variaciones de error en porciento indicados en esta tabla si las fases U1 o U3 de la red trifásica se interrumpen.  Lo anterior sólo cubre interrupciones en las fases del sistema pero no contempla aspectos tales como fallas en los fusibles de los transformadores  4) Este ensayo no se aplica a medidores alimentados por transformadores. Las condiciones del ensayo se especifican en el apartado 9.3.8.  5) Las condiciones de ensayo se especifican en apartados 9.3.6, 9.3.8 y 9.3.9  6) Una inducción magnética de origen externo de 0,5 mT producida por una corriente de la misma frecuencia que la tensión aplicada al medidor, en las condiciones más desfavorables de fase y de dirección, no debe provocar una variación del error en porciento del medidor mayor que los indicados en esta tabla.  La inducción magnética requerida se debe obtener ubicando el medidor en el centro de una bobina circular de 1 m de diámetro, sección cuadrada, de espesor radial pequeño con relación al diámetro y cuyo arrollamiento corresponda a 400 Ampere-vuelta.  7) Se trata de un accesorio ubicado en el interior del medidor alimentado en forma intermitente, como por ejemplo el electroimán de un elemento indicador de tarifas múltiples.  Es conveniente que la conexión al (los) dispositivo(s) auxiliar tengan marcado el método de conexión correcto.  Si estas conexiones se hacen por medio de fichas y zócalos no deben ser permutables.Sin embargo en ausencia de conexiones irreversibles, las variaciones de los errores no deben, medidos en las condiciones de conexión más desfavorables, exceder las que figuran en esta tabla.  8) El coeficiente medio de temperatura se debe determinar para el intervalo completo de funcionamiento. El intervalo de temperatura de funcionamiento se debe dividir en intervalos de 20 K. El coeficiente medio de temperatura se debe determinar entonces por esos intervalos, 10 K por encima y 10 K por debajo de la mitad del intervalo. Durante el ensayo, la temperatura en ningún caso se encontrará fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento especificado.  9) Este ensayo se aplica solamente a los medidores alimentados por transformadores de corriente.  10) Las condiciones de ensayo se especifican en apartado 9.5.4.                   Art. 8° — Sustitúyese la tabla XV del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por la siguiente Tabla:   Tabla XV.-  Magnitudes de influencia para medidores estáticos clases 0,2S y 0,5S   Magnitudes de influencia Valor de la corriente (equilibrada salvo indicación contraria) Factor de potencia Coeficiente medio de temperatura. %/K para medidores clase 0,2S0,5SVariación de la temperatura ambiente 8) 0,05 In = I = Imáx1 0,5 ind. 0,010,030,1 In= I = Imáx0,020,05      Límites de variación del error en tanto por ciento para medidores clase 0,2S0,5SVariación de la tensión ± 10% 1) 0,05 In = I = Imáx1 0,5 ind. 0,10,20,1 In= I = Imáx0,20,4Variación de la frecuencia ± 2% 0,05 In = I = Imáx1 0,5 ind. 0,10,20,1 In= I = Imáx0,10,4Secuencia de fase inversa0,1 In10,050,1Desequilibrio de tensiones 3)In10,51,0Componentes armónicos en los circuitos de corriente y tensión 2) 5)0,5 Imáx10,40,5Subarmónicas en los circuitos de corriente alterna 5)0,5 In10,60,5Inducción magnética continua de origen externo 2)In12,02,0Inducción magnética de origen externo de 0,5 mT 6)In10,51,0Campos electromagnéticos RF 9)In11,02,0Influencia de los accesorios 7)0,01 In10,050,1Perturbaciones conducidas, inducidas por campos de RFIn11,02,0Transitorios eléctricos rápidos en salvasIn11,02,0Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadasIn11,02,01) Para los rangos de variación de tensión desde –20 % a –10% y de +10 % a +15 %, los límites de variación de los errores en porciento son tres veces el valor indicado en esta tabla. Por debajo de 0,8 Un el error del medidor puede variar entre +10 % y –100 %.  2) El factor de distorsión de la tensión debe ser menor que 1%. Para ensayos ver apartado 9.3.8 y 9.3.9.  3) Los medidores trifásicos con tres elementos de medición deben medir y registrar dentro de los límites de las variaciones en el error en porciento indicados en esta tabla, cuando se interrumpen las fases siguientes:- En una red trifásica de cuatro hilos, una o dos fases.  - En una red trifásica de tres hilos (si el medidor está diseñado para este tipo de servicio) una de las tres fases.  Lo anterior sólo cubre interrupciones en las fases del sistema pero no contempla aspectos tales como fallas en los fusibles de los transformadores.  4) Este ensayo se aplica sólo si la alimentación auxiliar no está conectada internamente al circuito de medida de tensión.  5) Las condiciones de ensayo se especifican en apartados 9.3.6 y 9.3.8.  6) Una inducción magnética de origen externo de 0,5 mT producida por una corriente de la misma frecuencia que la tensión aplicada al medidor, en las condiciones más desfavorables de fase y de dirección, no debe provocar una variación del error en porciento del medidor mayor que los indicados en esta tabla  La inducción magnética requerida se debe obtener ubicando el medidor en el centro de una bobina circular de 1 m de diámetro, sección cuadrada, de espesor radial pequeño con relación al diámetro y cuyo arrollamiento corresponda a 400 Ampere-vuelta.  7) Se trata de un accesorio ubicado en el interior del medidor alimentado en forma intermitente, como por ejemplo el electroimán de un elemento indicador de tarifas múltiples.  Es conveniente que la conexión al (los) dispositivo(s) auxiliar tengan marcado el método de conexión correcto. Si estas conexiones se hacen por medio de fichas y zócalos no deben ser permutables.Sin embargo en ausencia de indicación o de conexiones irreversibles, las variaciones de los errores no deben, medidos en las condiciones de conexión más desfavorables, exceder las que figuran en esta tabla.  8) El coeficiente medio de temperatura se debe determinar para el intervalo completo de funcionamiento. El intervalo de temperatura de funcionamiento se debe dividir en intervalos de 20 K. El coeficiente medio de temperatura se debe determinar entonces por esos intervalos, 10 K por encima y 10 K por debajo de la mitad del intervalo. Durante el ensayo, la temperatura en ningún caso se encontrará fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento especificado.  9) Las condiciones de ensayo se especifican en apartado 9.5.4.             Art. 9° — Sustitúyese el texto del Punto 6.1 del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “6.1 Potencia absorbida por los circuitos de tensión.  La potencia activa y aparente absorbida por cada circuito de tensión a la tensión de referencia, temperatura de referencia y frecuencia de referencia no debe exceder de los valores indicados en tabla XVIa y XVIb.   Tabla XVIa.-  Potencia absorbida en los circuitos de tensión   MedidoresClase0.2S y 0,5S0,512De inducción, monofásicos y trifásicos 3,0 W y 12 VA3,0 W y 12 VA2,0 W y 10 VAEstáticos, monofásicos y trifásicos, incluyendo la alimentación de los circuitos auxiliares2,0 W y 10 VA 2,0 W y 10 VA2,0 W y 10 VANota 1 - Para medir los consumos en un medidor trifásico, las restantes fases deberán estar conectadas a su tensión nominal  Nota 2 - Para asociar los transformadores de tensión a los medidores, el fabricante debe indicar si la carga es inductiva o capacitiva (únicamente para medidores conectados a transformadores de tensión)  Nota 3 - Los valores más arriba indicados para medidores estáticos son valores medios. Se permiten fuentes de tensión conmutables con valores de cresta que excedan los de la tabla, pero se debe tener en cuenta la potencia de los transformadores de tensión asociados.  Nota 4 - Para medidores estáticos que miden y registran diferentes tipos de energía y para medidores multifunción, los límites de potencia absorbida son los indicados en la tabla XVI b.                 Tabla XVI b   Tipo de medidorMonofásicoTrifásico por fase1Medidor de múltiple energía3 W y 15 VA2 W y 10 VAMedidor multifunción5 W y 25 VA3 W y 15 VADispositivos de comunicación (es decir. Teléfonos y radios receptores y transmisores, PLC, etc). Funciones no relacionadas con la medición y la facturación (curvas de carga, medición de tensión y corriente, análisis de red, análisis de armónicas, etc.)La potencia total requerida para medidores que posean estas funciones adicionales puede ser acordada entre el fabricante y el usuario.1 Para medidores polifásicos la carga se supone equitativamente distribuida en las tres fases. En el caso de que una de las fases sea interrumpida, se admite que el consumo máximo sea superior al especificado. Sin embargo el medidor debe continuar funcionando correctamente. Art. 10. — Sustitúyese el texto del Punto 6.9 del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “6.9 Inmunidad contra las fallas a tierra (Solamente para medidores utilizados en redes equipadas con neutralizadores de fallas a tierra). Los medidores alimentados por transformadores de medición en redes trifásicas de 4 hilos, conectados a redes de distribución equipadas con neutralizadores de fallas a tierra o en las cuales el neutro está aislado deben ser sometidos a las exigencias del ensayo de simulación de falla a tierra descrito en el apartado 9.3.5. Después del ensayo, el medidor no debe presentar ningún daño y funcionar correctamente. La variación del error medida cuando el medidor es vuelto a la temperatura nominal de funcionamiento no debe exceder los límites dados en la tabla XXII.  Tabla XXII.- Variación del error debido a fallas a tierra.  Valor de la corrienteFactor de potenciaLímite de variación del error porcentual para medidores clase0,2S0,5S0,512In10,10,30,30,71,0 Art. 11. — Sustitúyese el texto del Punto 9.6.4 del Anexo de la Resolución Nº 90 de fecha 10 de setiembre de 2012, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS por el siguiente texto: “9.6.4 Ensayo de radiación solar. El ensayo debe realizarse según las siguientes condiciones: Equipamiento: QUV Panel Fuente de radiación UV: Tubos UVB 313 Radiación emitida: 0,60 W/m2 Ciclos de simulación climática: - 4 h de radiación ultravioleta a 60 °C; - 4 h de condensación de vapor de agua a 40 °C. Tiempo de exposición: mayor a 1000 h con una extracción parcial a las 500 h. Ensayo de seguimiento: tensión y elongación a la rotura, exigiendo un porcentaje retenido de ambas propiedades al finalizar ambas propiedades no menor que 50%. En todos los casos el material a exponer consistirá en placas cortadas a partir de la caja del medidor. Después del ensayo se debe examinar el medidor en forma visual. El aspecto general y la legibilidad de las inscripciones, en particular, no deben alterarse. El medidor debe continuar funcionando correctamente. Para uso de aplicación: ASTM G154 - Práctica para la aplicación de luz y exposición al agua. Aparato (UV fluorescente - Tipo condensación) para la exposición de materiales no metálicos y ASTM D4329 - Norma práctica para la exposición de plásticos a los UV fluorescentes.” Art. 12. — La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Mario G. Moreno.