Document ID: fbc43473-d344-4da6-8b43-e1666ce383de

____________________________________________________   441.2      1      12  septembre  1984     Arrêté  concernant le règlement pour chronomètres de marine à  quartz             Etat au  25 mai 2021      Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,   vu le décret concernant l'Observatoire cantonal, du 25 février 19691);   vu le préavis de la commission de l'Observatoire, du 8 février 1984;   sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie  publique,   arrête:       Article premier   Dispositions générales:   1.1. L'Observatoire cantonal reçoit des chronomètres de marine à quartz  pour les observer et leur délivrer des certificats.   1.2. La dimension des chronomètres n'est en principe pas spécifiée.  Toutefois, le diamètre minimal du cadran sera de 60 millimètres. S'il  s'agit d'un affichage digital les chiffres auront une hauteur minimale de  25 mm.   1.3. Les chronomètres sont déposés dans leur boîtier ou cabinet définitif.   1.4. Les chronomètres doivent posséder une sortie électrique fournissant  une impulsion par seconde de niveau minimal de 1 volt.   1.5. Le remplacement des piles doit pouvoir s'effectuer sans arrêter le  chronomètre; les piles doivent être d'un modèle courant du commerce.   1.6. Les chronomètres peuvent être déposés tous les jours ouvrables. Leur  nombre est limité par la capacité des installations d'observation.   1.7. Les certificats sont fournis sous forme d'un certificat individuel. Les  résultats détaillés peuvent être obtenus sur demande.     Art. 2   Les épreuves:   2.1. La durée des épreuves est de 47 jours. Elles débutent toujours un  lundi et se terminent un vendredi. Avant le début des épreuves les  chronomètres sont laissés au repos à 20° C pendant au moins 2 jours.   2.2. L'observation se fait en déterminant l'état du chronomètre (cadran et  sortie électrique). La précision de la mesure est de 1/1000e de  seconde ou mieux. Si par l'exécution particulière du chronomètre cette  précision n'est pas atteinte, l'Observatoire ne peut pas en être rendu  responsable.   2.3. Schéma des épreuves:                                                    RLN X 349  1) RLN XIII 105; actuellement L du 24 juin 1997 (RSN 441.0)     441.2      2    Jour Repos 2 jours 20° Etats mesurés Marches       _E1       1 L 20° _E2 M1 = E2 – E1    2 M 4° – 65° – 20° _E3       3 M 60 Oe, 20° _E4, E5       4 J 20° _E6       5 V 20°  M5 = E6 – E5    6 S 20°        7 D 20° _E7       8 L 4° _E8 M8 = E9 – E8    9 M 4° _E9       10 M 36° _E10       11 J 36° _E11       12 V 20°  M10 = E11 – E10    13 S 20°        14 D 20° _E12       15 L 20° _E13       16 M 20°  M12 = E13 – E12    17 M 20°        18 J 20° _E14       19 V 20°                      _E15       43 L 20°   M =   E16 – E12    44 M 20°    32    45 M 20°        46 J 20° _E16       47 V FIN         2.3.1. Epreuve d'humidité. Chaque modèle de chronomètre est soumis à   des épreuves d'homologation pour contrôler son comportement en  atmosphère humide. Avant le début des épreuves le fabricant  présente 4 chronomètres, avec ou sans cabinet, à soumettre au test  suivant:    Jour Conditions Etats mesurés Marches        _T1       1 J 30% 38° _T2 D1 = T2 – T1    2 V 90% 38°        3 S 90% 38°                        D2 =   T3 – T2   25    26 L 90% 38° _T3       27 M 30% 38° _T4        441.2      3    28 M 30% 38° _T5 D3 = T5 – T4    29 J FIN          Le test d'humidité est réussi si les 4 pièces ont satisfait aux exigences   limites pour UT et UR définis plus loin.    Pour qu'un chronomètre puisse obtenir un certificat, il faut que le  modèle dont il fait partie ait réussi le test d'humidité.   2.3.2. Périodiquement, au cours des épreuves individuelles, l'Observatoire  peut prélever un échantillon parmi les pièces déposées; le cas  échéant l'Observatoire demandera au déposant de déboîter  l'échantillon prélevé. L'échantillon est soumis au test d'humidité; s'il  échoue, un lot complet de 4 chronomètres doit à nouveau réussir le  test d'humidité avant que d'autres certificats puissent être délivrés.   2.4. Enumération et description des critères.   2.4.1. La reprise dynamique: RD = M5 – M1 mesure l'effet résiduel dû aux  tests appelés dynamiques, à savoir, le choc thermique (4° – 65° –  20° C) et le passage dans un champ magnétique de 60 Oe. L'unité est  la seconde par jour, sec/jour.   2.4.2. L'effet temporaire dû au choc thermique: F = E3 – E2. Les  chronomètres sont portés brusquement de 4° à 65° C (4 heures à  chaque température) puis ils sont déposés à 20° C. F est indiqué en  secondes.    2.4.3. L'effet temporaire dû au magnétisme: H = E4 – E3. Le chronomètre  tourne dans un champ magnétique horizontal de 60 Oe, à la vitesse  de 2 tours/min; il y est placé pendant 1 minute en position horizontale  puis pendant 1 minute en position verticale. H est indiqué en  secondes.     2.4.4. Le coefficient thermique:     CT = 1/32 ( | M8 –   M5 + M12   2  | + | M10 –   M5 + M12   2  | )    Il s'agit du coefficient thermique moyen entre les températures de 4° et  20° C d'une part et 20° et 36° C d'autre part. CT est exprimé en  sec/jour·deg.      2.4.5. La marche moyenne à 20° C: M =  E16 – E12   32   .    Il s'agit de la marche diurne moyenne au cours des 32 derniers jours  des épreuves. M est exprimée en sec/jour.      2.4.6. La reprise statique: RS =  E16 – E15   4   –  E14 – E12   4   .    mesure la différence entre les marches journalières séparées par un  intervalle de 28 jours. RS est exprimé en sec/jour.     2.4.7. La réserve de marche: A; elle est déterminée par la mesure du     441.2      4   courant en tenant compte de la capacité estimée de la pile. Le contrôle  de A est fait par échantillonnage, au besoin auprès du fabricant.     2.4.8. Effet de l'humidité. UT = D2 – D1 (effet temporaire)   UR = D3 – D1 (effet résiduel)     2.5. Limites: Pour obtenir un certificat de chronomètres de marine à   quartz, chaque garde-temps doit réussir tous les tests énumérés en  obtenant un résultat meilleur ou identique aux limites fixées ci- dessous:    Critère Valeur limite    Reprise dynamique RD ± 0,01 sec/jour    Choc thermique F ± 0,20 sec    Magnétisme H ± 0,10 sec    Coefficient thermique CT  0,02 sec/jour·deg    Marche moyenne à 20° C M ± 0,02 sec/jour    Reprise statique RS ± 0,006 sec/jour    Réserve de marche A  2 ans    Humidité       effet temporaire UT ± 0,1 sec/jour    effet résiduel UR ± 0,04 sec/jour   2.6. Les valeurs limites fixées ci-dessus peuvent être modifiées par la  direction de l'Observatoire avec préavis aux fabricants. Les  modifications seront ratifiées par la commission de l'Observatoire dans  le délai d'un an.     Art. 3   Emoluments:   3.1. Pour chaque pièce observée il sera perçu un émolument de 64 francs  indexé à l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1984. L'émolument  pour le test d'humidité est de 75 francs par pièce.   3.2. L'émolument pour les pièces qui ont échoué aux épreuves est le  même; si toutefois l'échec est constaté avant la fin des épreuves, le  montant en est réduit proportionnellement.   3.3. L'adaptation de l'émolument à l'indice du coût de la vie est de la  compétence de la direction de l'Observatoire.     Art. 42)   Dispositions finales:   4.1. Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est  chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en  vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au  Recueil de la législation neuchâteloise.   4.2. Les modalités d'application, dans la mesure où elles ne sont pas  fixées par le présent arrêté, sont de la compétence de la direction de  l'Observatoire.                                                    2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les   attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation  des départements et de la chancellerie d'État, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet  immédiat.     441.2      5