質問: この脈拍計の回路図、ホトトラのエミッタとコレクタ逆ではないですかね? http://cba.sakura.ne.jp/sub04/jisaku51.htm
回答: おかしなところだらけです。自作写真まであるんですが、回路図はきっと試作よりずっと前の版のものでしょう。あまりにも問題点が多いので箇条書きにしました。それに伴い前の回答は削除させていただきました。 位相検波を用いた回路にするのが当たり前なので、下記の不具合を変更しても動作するとは限りません。(むしろ無理だろうと思われます。) 信号の流れる順に、オペアンプを[A][B][C][D]とします。 ● フォトトランジスタが逆接続。 ● オペアンプの電源電圧は3V以上なので電池が消耗したら問題 ● R3とC2のローパスフィルターは、[A]の後に用いるべき。R3の熱雑音がこれから後ずっと増幅される ● ローパスフィルタの時定数は、もう少し低い周波数にしなくてはノイズ除去として不完全。増幅後なら一桁下げられる。 ● [A]の増幅率は1、[B]の増幅率は1000。むしろ[A]の増幅率を大きくし、[B]の増幅率を下げるべき ● [A]の前には、バイアスを与える工夫と、フォトトランジスタとの間のカップリングコンデンサーが必要。 ● [B]の前にも、バイアスを与える工夫が必要 ● R7のところにはカップリングコンデンサーが必要。 ● インジケーターとしてのLEDを駆動するトランジスタには、適切なバイアスの付与が必要 ● [C]の直流電圧に着目すると、9番ピンと10番ピンには、約0.3Vの電圧がかかり、負帰還が無いため、8番ピンは、最低でも14万倍増幅されたマイナス4万ボルトが出てくる設計。でも電源電圧を超えないので、負電源つまりゼロボルトに張り付いたままになる。 ● 一発パルスが入ったら、ダイオードによってC4にチャージされるとすると、C4の左側には直流電圧がかかったままになる。そしてそれ以降のパルスは受け付けない。漏れ電流でコンデンサーの電圧が下がった頃まで次のパルスは検出できない。 ● [D]のR15の役割は意味不明。 ● [D]と[C]の間のカップリングコンデンサーと[D]にバイアスを与える仕組みが欠落。 ● ブザーの左のコンデンサーC6の右側の直流電圧はVccに一致してしまうため、そこまでの信号系を全部正してもブザーはならない。