質問: α線、β線、γ線が全て測れるカイガーカウンターを使用して、 γ線のみを測るにはどのようにしたら良いでしょうか? 一番簡単な方法を教えてください。
回答: アルミ板で、蓋して下さい。 α線、β線がカットされます。 GM管の端窓は、雲母で出来ており、アルファ線は通しません。 元々測れません。測るには、ZnSの幕のついた、LB-124等で測ります。 GM管は、300keV未満のベータ線は、窓を通りませんので、測れません。 薄窓、ガスフローカウンタなどを使用します。 アルミ吸収板セットが販売されています。 結論から言うと、3mm程度の厚さがあれば、殆どのベータ線をカット出来ます。 アルミ箔は、ちょっと薄すぎますかねー