質問: ・データ収集のはじまりからデータがドリフトしているようにみられるのですが。。
回答: センサを動かしたあと安定していない場合、dc・acカップリングモードにて過去と現在のデータ収録にドリフトがみられるときがあります。設定を安定させるためには、spectramag-6の設定の変更がなくても"configure"を閉じたあとに開きます。