質問: mr2300の特長は“測定値は3m法に換算している”ということですが、3mに換算できる理論的根拠や検証結果を示す資料を提示してください。
回答: mr2300では測定結果に対して、3mの距離で弊社の基準dutを測定した場合と同じ値になるように、補正値を加えることにより、3m法に換算しております。手順は以下のとおりです。 基準アンテナとして、rohde&schwarz製のログペリアンテナとバイコニカルアンテナが合体したアンテナを用い、基準dutとして広帯域のアンテナ(2種、40cm・10cm程度の大きさ)を用います。 基準dutに対しsgより信号を与え、3mの距離をおき基準アンテナにて測定します。 電波暗箱my5410に基準dutを入れsgより信号を与え、man102で測定します。ここで(2)との差異を補正値とします。 以後の(3)測定結果に(3)で得た補正値(db)を加算して(2)と同等の結果を得ます。