質問: 機械による蛍光スペクトルの違い 蛍光物質を含んだサンプルを2種類の分光光時計で測定したところ、それぞれの測定器で蛍光極大波長が10nmも違いました。1つの同じサンプルを測っているのに機械によって極大波長がずれます。 何度やっても蛍光極大波長が違います。蛍光スペクトルの形は同じなんですけど・・・。 機械によって蛍光極大波長が違うのはなぜでしょうか? 蛍光極大波長の違いを利用して解析しているので、同じ物質なのに機械によってデータが異なるとかなり困ります。何か知っていることがあれば教えてください。
回答: no.1さんのおっしゃられる通りです。 どちらかの機械の分光計がずれているのでしょう。あるいはサンプルを置く位置がずれているのかもしれません。 装置のマニュアルを見て波長校正をされてはいかがでしょうか。水のラマンピークとかで合わせる方法が出ているかもしれません。 今の装置は優秀でめったにずれることはないのですが、基本的に装置は間違っているかもしれないとの前提のもとにご使用になられた方が良いかと思います。 なお手元の装置には、2nm以内なら合格と書いてありました。