質問: コンデンサの測定 (4): mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)の容量を測定するのには、どのような機能が付いた測定器が良いですか。
回答: q.コンデンサの測定 (4): mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)の容量を測定するのには、どのような機能が付いた測定器が良いですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. 測定器の最も重要な機能は印加電圧と測定周波数です。電圧と周波数の範囲が表1に示す設定に対応していることを確認してください。 高容量コンデンサの場合、測定器のインピーダンスが重大な問題となりうることに注意してください。 高容量コンデンサを測定する場合、内部インピーダンスを切り替えられる容量計が必要になることもあります。 測定器によってはレベルモニタ機能を備えています。この機能はoscレベルやdcバイアスの出力レベルを監視するものです。 測定器の測定精度、速度、静電容量範囲も重要です。静電容量測定の場合、測定精度は0.07%以内としてください。測定器でコンデンサを測定する場合、特に高速測定機器の場合は測定時間を十分にとってください。測定対象コンデンサの容量は、測定器の静電容量範囲内にしてく ださい。 クラス 静電容量 周波数 電圧 class i 1ꯠpf and under 1mhz ± 10% 0.5 ~ 5 vrms over 1ꯠpf 1khz ± 10% class ii 10uf and under 1khz ± 10% 1.0 ± 0.2 vrms over 10uf 120hz ± 20% 0.5 ± 0.2 vrms 表1:静電容量範囲別とクラス別の周波数および電圧の設定値 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。