質問: srfの測定 (1): コンデンサのsrf(自己共振周波数)を測定するには、どのような計器が必要ですか。
回答: q.srfの測定 (1): コンデンサのsrf(自己共振周波数)を測定するには、どのような計器が必要ですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ/ 積層型リード付きコンデンサ a. hp4291a(rfインピーダンス/マテリアルアナライザ)の動作周波数範囲は1mhz~1.8ghz、インピーダンス範囲は0.1ω~50kωです。 hp4194a(インピーダンス/ゲインフェーズアナライザ)の周波数範囲は100hz~40mhz、インピーダンス範囲は0.1ω~1mωです。した がって、srfの高い低容量コンデンサの測定にはhp4291aが推奨されます*。hp4291aに対応する取り付け具は3つあります。それはhp16191a、hp16192a、hp16193aです。 * new technologies for wide impedance range measurements to 1.8 ghz, product note 4291-1 p/n 5966-2046e >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト >>積層型リード付きコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。