質問: ・ms2の測定範囲は4桁のディスプレイにより制限されていますか?
回答: 4桁のディスプレイにより制限されていますが、範囲以上を測定する方法があります。以下、ms2bセンサにつき記載していますが、他のセンサでも同様のことができます。サンプル空洞の中で測定値をみながらサンプルの位置を低くします。サンプルの値を低くすることで、帯磁率計に表示される値は、9999まであがった後、0000となります。これは実際の測定値は10000以上ではありますが、一桁めの1を除いた形にて表示されています。少しずつ表示されている値から小さくし、0000と表示される回数を数えることで表示される範囲を超えての測定ができます。例えば、測定値35000は位置をさげることで3回9999が表示され、最も低い位置にて5000が表示されます。