質問: 3.3vマイコンのa/dで5v変換 3.3v動作のマイコンのa/dで0~5vをサンプリングしたいのですが 乾電池駆動を前提とするとどうしたらよいでしょうか。 5vでマイコン駆動も可能ですが別なデジタル系部品が3.3v駆動しかないこともあり そちらをレベル変換で接続するよりもアナログ側での変換が適当かと思い3.3v駆動を前提としています。
回答: マイコンに付いているa/dの仕様が上述されていないので正確なことは知りえないのですが、 a/d変換のs/hに入力する電圧のレベルが大きすぎるならば・・・・ 1.アッテネータに入れて減衰させる。 2.増幅率1倍未満(たとえば1/2倍など)の反転増幅回路を通す。 の何れかを選択すればよろしいかとおもいますが。 1.2.いずれの場合も計測器として機能させるには、抵抗は袋とかリールで購入して、5桁以上のデジマルなどで抵抗値を実測して所望のゲインになる比率を探し当てる必要があります。 抵抗は温度特性がありますので計測するとき指で温めながら測らないことね。