質問: コンデンサと抵抗の直列回路で電源5vに対し抵抗の電圧を測定したところ4vに下がっていたのですがなぜでしょうか?
回答: 100KΩの先には何もつながってないのですか? 1KΩと10KΩの接続点につながっているのはSWですか? そうだとして、やはりテスターの内部抵抗の影響でしょう。 どのようなテスターを使っているんでしょうか。 >電源付近で5vと測定されたのでテスターの内部抵抗が原因ではないと思います 抵抗を通さなかったら5Vで、抵抗を通して測ると電圧が下がるっていうことが明らかなのだから、まず「内部抵抗の影響である」と考えるのが相当です。 内部抵抗が50kΩぐらいのテスターなら、そうなります。