質問: 東海ばねさん 東海ばねさん おはようございます。 コントレーサで製品を測定していますが、コントレーサに関して、sph-71とsph-73二つのスタイラスがあります。 この二つのスタイラスの形状が異り、製品の測定箇所によって、異なるスタイラスが使われる場合があることが分かりました。 例えば、製品の狭い溝を測定する時、先端がr部であるsph-71を用いずに、円錐状のsph-73を用いることが分かりました。 上記のことを除き、どのような測定箇所でsph-71を用いるか、sph-73を用いるか教えていただけないでしょか。 よろしくお願いいたします.
回答: どういったスタイラスを使用するかは、なかなか判断が難しいところかと思いますが、 ミツトヨ様のコントレーサの標準付属品としては、sph-71が付いているので、 基本的にはsph-71で測定して、測定対象の形状的にsph-71の形状では緩衝したり、 測定したい箇所に先端をもっていくことができない、動作中に測定箇所をなぞらないといった場合は、 sph-73を使用すればよいのではないでしょうか。 両方持たれているのであれば、計測にかかる時間も短いと思いますので、同じ製品を計り比べてみて、 どういった差がでるのか検証されるほうがより明確であり、今後にも活かされるかと思います。 また測定機の詳しいことは、専門メーカーであるミツトヨ様に聞かれたほうがより詳しく教えて 頂けるかと思います。