質問: 校正はなぜ必要か
回答: 露点計は静電容量式センサーを使用しており、経年により水分検出特性が変化します。特性が変化すると、測定誤差も変化することになるため、その状況確認と誤差補正を定期的に実施する必要があります。特に注意すべきは、ご使用者様にとって都合の良い方向への誤差拡大の場合です。実際よりも悪い値にもかかわらず表示値は良い値が出続けるため、なかなか異常に気づきません。定期的な校正を是非ご検討ください。