質問: 非接触回転速度センサ oh182/e について 非接触回転速度センサ oh182/eを使用したいと思っています。 pic16f877のa/d変換で、変化を見たいとおもっているのですが、うまくいきません。 a/d変換自体は、プログラム的には、問題ありません。 現在、oh182/eに入力12vを入れて、出力を分圧してpic16f877に入れています。 金属の棒を上下させたりして、センサからの出力を取得していますが、 変化が起こりません。 どのように配線するとうまく変化を読み取れるでしょうか? ご存知の方、ご教授よろしくお願いいたします。
回答: どのような回路を組まれているのでしょうか? センサと抵抗を直列に接続し、そこに12vを掛ければ、onした時に14ma流れoffすれば7ma流れるようです。どの位の抵抗値まで使えるのか分かりませんが、115ωを使用するとoff時は0.8v(抵抗に掛かる電圧)、on時は1.6vとの秋月通商のhpには書いてあります。