質問: こんにちは。 LCRメータを用いて薄い金属片の抵抗を測定しようとしています。 リード線にアルメルを用いました。 抵抗値を測定したら、ESRの他にリアクタンスも出てしまいました。
回答: 金属片など、物理的に大きさを持つものは必ずリアクタンス成分を含みます。おかしな事ではありません。至極まっとうなことです。 ただ、金属片のリアクタンスが容量性で現れる=インピーダンスの虚数成分が負の値である場合は、測定環境の影響が考えられます。リード線が行きと帰りとで平行になっている、などが原因として考えられます。 LCRメーターは測定原理的に、金属片の抵抗値など50Ωから離れたものの測定確度は落ちます。直流抵抗だけでいいのであれば、デジタルマルチメーターで4端子測定法を使った方が、低抵抗の被測定物を精度良く測定できると思います。 どうしても交流抵抗成分を測らなければならないのであれば、LCRメーターを使うのは現実的な方法です。 そもそも測定端できちんとゼロ補正されているのか、という話もありますし、リード線の長さも気になります。