質問: MRI検査中の騒音はどうしてするのですか?
回答: 傾斜磁場コイルが絶えず振動しているために発生しています。撮像中はパルスシーケンスチャートに従い、傾斜磁場コイルに電流を流したり止めたりしながら瞬間的に傾斜磁場を生み出しています。静磁場中のコイルに電流がながれるとコイルにはローレンツ力が発生して歪むことになります。したがって、コイルに流れる電流のスイッチングを素早く切り替えると、コイルの固定部以外は生じたローレンツ力によって振動することになります。 最近になって、パルスシーケンスを工夫することで騒音を減らす技術が開発されています。