質問: 無電解ニッケルメッキについて 環境対応された、無電解ニッケルメッキの動向を教えて下さい。
回答: 各社からrohs対応のエネルギー分散型蛍光x線分析装置が市販されていますが、ニッケルなどのめっき皮膜中の鉛量1000ppmという閾値に対しては、有効ではないと(私は)判断しています。なによりも誤差が大きいです。私は、やはり、めっき皮膜を溶解し、icpや原子吸光で測定する方が、正確で信用性が高いと判断していますし、各社の分析マニュアルには、上記分析装置での評価方法となっています。 (スクリーニング程度であれば、x線でもいけるかもしれません) また、膜厚も測定できて、含有量分析も出来るというものも市販されていますが、解析ソフトの出来がもう一つで、膜厚測定専用機のような正確なレベルでの、膜厚測定はできませんでした。