質問: pcソフトウェアmas230の測定シーケンスについて 御社の資料では、wide span(peak検波)→middle span(peak検波)→narrow span(qp or av検波)の順に行われるようですがそれぞれのスパンに規格はずれの成分が複数個あった場合の実行シーケンスはどのようになるのでしょうか。 測定シーケンス全体がわかるデモソフトはあるでしょうか?
回答: mid span掃引は、wide span時の規格外れを低い周波数から順に測定しています。 narrow span掃引は、mid span時の規格外れを同様に、低い周波数から順に測定しています。