質問: オームの法則からずれてる抵抗 私は遠赤外線検出器の性能評価実験をしているのですが、この検出器の読み出し回路は出力が回路中にあるフィードバック抵抗の抵抗値と検出素子に流れる電流値の積で表す仕組みになっています。 v(出力)=i×r しかし、この実験は極低温(2k程度)で測定しなければならず、この温度だとフィードバック抵抗がオームの法則からずれて、かかる電圧が0vに近づくほど抵抗値が上昇してしまいます。 どうにか、この抵抗を使い、上の式からiを求めたいのですが、何か良い方法は無いでしょうか? よろしくお願いします。
回答: いろいろ手はあるように思います。 例えば、 1. 電流測定用抵抗を2kの環境外に持ち出す。 (要はiを外部まで引張出す) 2. rにもう1つ電流可変の電流源を繋いで,v=0になるように(自動)調整させて、外部の電流源の電流値を読み取る。 (v=(i-iext)*r=0 になるようにiextを調整して、これを測る。iextの測定は室温空間でできるので)