質問: 自作のオーディオアンプの周波数特性を調べようと思い、発信機とオーディオ 自作のオーディオアンプの周波数特性を調べようと思い、発信機とオーディオジェネレーターで 調べ始めましたが、どのアンプも同じように50hzあたりで-4db・30hzあたりで-20dbのような 値が出てきます。どうもおかしいので、発信機を直接ジェネレーターで測ると、やはり同じ値が出ます。 また、発信機がおかしいのかと思い、オーディオジェネレーター内蔵の発信機でやってみましたが やはりこれも同じ値です。これではアンプ特性の調査どころではありません。何か測定方法が変なので しょうか?一応アンプは8ωのダミーを使用しジェネレーター側も8ωにセットしてあります。 何しろ素人なのでよく分かりません。何か原因と思われるものがありましたらご教授ください。
回答: 測定装置が書いてないので、正確にはわかりませんが多分測定装置自体の周波数特性が影響しているのでしょう。 まず測定器の校正はされているでしょうか。これがないと測定器自体の誤差を測っているかもしれません。 また発信機の出力インピーダンスは十分に低く、逆に電圧計の入力インピーダンスは十分イ大きくないと誤差がでます。 このあたりは確認済みですか。 又 特に高音域は測定用のプローブ(コード)によっても減衰することがあります。 低音はプローブの影響は余り受けませんが、発信機の周波数特性の精度は十分でしょうか。 また低音はコンデンサーを直列に接続しているとこの影響がでます。十分に大きなコンデンサーが必要です。 8オームの負荷の場合1000μfでも20hzで3dbダウンします。 >発信機とオーディオジェネレータ この意味が判らないのですが、本来この2つは同じものの日本語と英語読みのことです。片方はpcのソフトでもお使いですか。 結構良いのはテスト用のcdで、これを普通以上のクラスのプレーヤーで出すと20hzから20khz位は殆どフラットで出せます。 これに精度の良い交流電圧計を使えば、不通に測定は可能だと思います。 本当はpc用でも良いですからオシロスコープがあればそれで方形波を出してみるのがもっともよく特性が判るのですが。