質問: 縦型マシニングのピッチ測定について詳しく教えてください。 温度環境はどうしたらよいでしょうか? 1年の間で室温が変化すればピッチ誤差は変化するでしょうか? 測定機器は半日くらい機械にセットして温度を安定させなければいけないでしょうか?それはなぜ?測定機器も温度によって伸び縮みしますか? せっかく測定しても温度変化で機械自身のピッチ誤差が変化するとすればピッチ公差のうるさい製品の加工が難しいと思います。 又、ピッチマスターと呼ばれるものはどんな材質で作られているのでしょうか? 素人の質問ですみませんが、教えてください。
回答: 何度も書いてるように一定温度が基本です。大抵機械の検査表に温度が指示されてますのでその温度が基準です。メートル原器を持ち出すまでもなく。その温度で校正、検査され出荷されてますので全ての加工はこの温度下で行われなければいけません!材料も切削油、液、検査測定器、作業員の手、検査定盤すべて。納入先の検査も。 機械のピッチ誤差測定校正は大抵レーザー測長器で行われるので信用してください。原理的に定義とうりの測定ですので。通年温調は当然、24時間空調は止められません。素材は持ち込み後24時間以上は温度のなじみが必要になります。作業員にもそれなりの技術が必要になります。 ミツトヨの研究所に一年ぐらい研修にいきますか。