質問: 漏れ電流を1mAの精度で測りたい場合、 3・1/2桁の交流電流計(クランプメータ)で2V(表示:0.001A)レンジがあれば、理論上1mAまで測れますが、それで漏れ電流計の代用になりますか?
回答: 以下に示すような内容の問題点でありますので、所有されているクラ ンプメータのメーカに確認すると良いでしょう。 1)周辺の磁界の影響 漏洩電流は微弱な電流を測定することになりすので、測定する周辺 の磁界(大きな電流が流れている周辺の配線等)の影響を受けます。 この周辺の磁界の影響を受け難くした測定器を使用します。 2)真の実効値指示型 経済的なクランプメータですと[整流器型]となっていますので、歪んだ 電流波形を測定しますと誤差が大きくなりますので、注意が必要です。 このため、電流波形が歪んだ波形でも正しい実効値を示す[真の実効 値指示型]の測定器を使用する必要があります。 歪んだ波形には高調波成分が含まれていますので、この高調波成分 を含めて正しく演算して表示させるタイプの測定器を[真の実効値指示 型]と称しています。 3)高周波成分のON/OFF機能 最近の負荷設備(インバータやPCなど電子機器の電源部)では、漏洩 電流に高周波成分が含まれていることが多くあります。 このような設備に対して漏洩電流を測定しますと漏洩電流が大きく 表示されます。 測定の際に高周波成分をカット(フィルタ)して表示する機能付きの 測定器を使用します。 これにより、フイルタOFF時とフイルタON時の両方を測定して漏洩 電流の考察(判定)をします。 漏洩電流を測定するためのクランプメータの例として下のようなクラ ンプメータがあります。 詳細はURLをクリックして参考にして下さい。 [クランプオンリークハイテスタ/3293-50/日置電機]