質問: 高容量mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)測定のヒント (5): 測定にはどのような測定器がお勧めですか。
回答: q.高容量mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)測定のヒント (5): 測定にはどのような測定器がお勧めですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. 正確な高容量測定には、hp4284a、hp4278a、または同等の容量計を推奨します。 高出力オプション(オプション001)付きhp4284aは、rmsソース電流レベルが10marmsから100marmsに上昇します。電流範囲が高くなると容量計の出力が上がり、コンデンサにかかるrms電圧レベルが保たれます。hp4284aには、コンデンサの実電圧・電流レベルを表示する電圧・電流レベルモニタが付属します。hp4284aを使用する場合の難点は、測定時間が長引くことです。hp4284aはレベルモニタ付きのフィードバック機能によってフルrmsレベルを保ちます。 hp4284aの測定時間は以下の公式で求められます。 [(meas_timeshort) + (~ 115msec.)] x n (式2) ここで、n = 2~6 測定速度が精度より重要な場合は、hp4278aをお勧めします。この容量計にalc(automatic level control、自動レベル調整)機能や電圧・電流レベルモニタは付属しませんが、ac電圧は電圧計で検証できます。hp4278aはhp4284aの旧バージョンです。測定速度が速いため“プロダクション”メータとも呼ばれます。 容量計はコンデンサに正しい電圧を供給できなければなりません。これを実現するには、高容量セラミックコンデンサの低インピーダンスを補正するため低出力インピーダンス範囲に切り替えるか、コンデンサの試験レベルを自動的に保つ機能を備えることです。 また、hp4284にはalcという機能があります。この機能を有効にすれば、コンデンサの設定電圧レベルを一定に保つことができます。この計器で高容量セラミックコンデンサを測定するときは、alc機能が“on”になっていることを確認してください(図1、図2)。この機能をonにしないと、容量測定値が異常に低くなることがあります。 図1:alc on設定 図2:acl onインジケータ >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。