質問: テレメジャーii では連続測定しているデータも自動入力されていくのですか?
回答: 測定器がデジマチック測定器の場合、外部スイッチ対応トランスミッタ(txg-k〇q)を使用して、接点信号を0.6秒以上の間隔で外部から入力することができます。 (ユーザ様側で入力信号生成回路が必要となります。) 測定器がrs-232c測定器の場合、外部スイッチ対応トランスミッタ(txu-rsq)を使用して、インターバル送信ができます。(コマンド信号のある測定器に限定されます) ※ご希望の場合は「インターバル送信」と「時間間隔」を指定しご注文ください。