質問: フォトダイオードの使い方 こんにちは。 既に同じような質問をしたのですが、先の質問で本来尋ねたかったことについて記述をできていなかったので、再度投稿させて頂きます。 規格で強度10mwとなっているレーザーダイオードの光強度を確認するために、浜松ホトニクスのs2281-04というフォトダイオードをsmファイバの直近に持って行って、発生した電流を4.7オームの負荷抵抗に流し、その負荷抵抗にかかっている電圧をロックインアンプ(nf回路の5610b)で測定しています。 測定した電圧と抵抗値から、オームの法則よりフォトダイオードからの電流値を計算し、受光感度より光強度を計算したところ、規格の10mwを大きく下回る5.9mwとなりました。 何故、このように測定値が小さくなってしまうのか。 測定の方法等が間違っているのでしょうが、原因がわかりません。 どうか、ご回答をよろしくお願いします。
回答: フォトダイオードの出力は小さいので、i-v変換回路を使用するのが普通です。 http://toragi.cqpub.co.jp/portals/0/backnumber/2004/11/p217-218.pdf >規格で強度10mwとなっている 全てのディバイスが規格通りの出力を出すわけでは有りません。 動作条件が規格の条件と異なっていれば異なる値になっても不思議は有りません。 >規格の10mwを大きく下回る5.9mw 一桁違わないのですから“大きく”では無いですね。 レーザーダイオードにしろフォトダイオードにしろディバイスごとの性能のバラつきが有りますから、測定結果は十分に良い値と言えるでしょう。 規格通りの値を得るには、レーザーダイオードとフォトダイオードが規格通りの性能で動作している必要が有りますし、ファイバーとダイオードの結合が100%の効率である必要が有ります。 自作の回路の場合、標準の測定器と比較して校正する必要が有ります。