質問: pcソフトウェア(mas230)では、cispr22等の測定条件ファイルがサポートされていますが、他の規格の準拠した測定条件ファイルをユーザー自身で作成可能ですか。
回答: 例:下図のような規格の場合 伝導エミッション 10khz―150khz:96―50dbμv 200hz 150khz―350khz:60―50dbμv 9khz 350khz―30khz:60―50dbμv 9khz 放射エミッション 30mhz―2ghz:54dbμv 120khz 156mhz―160mhz:24dbμv 9khz 規格・測定条件は、スペアナmsa338eの設定範囲内で任意に作成できます。 10khz~150khz、rbw200hzは弊社のスペアナではサポートしておりません。