質問: コンデンサを利用した半波整流回路でデジタルオシロスコープからリップル電圧を読み取って理論値と比較したら誤差が10~20%超となったのですがふつうはどれくらいですか?
回答: 回路構成及び測定方法 想像なので? 半端整流⇒ダイオードDi+容量C+抵抗R(放電用)? 誤差の要因 1ダイオードDiのオン抵抗reと合成抵抗R+1/ωCによるもの 2抵抗Rが大きな抵抗の場合 オシロの内部抵抗(1MΩ)放電に影響 3入力の信号発生器(50Ω)と半端整流合成インピーダンス それぐらいしか思いつきません。 あとは、設定ミスやノイズを含めた観測 オシロの設定フィルタ?計測Peak-Peak? かな 3入力信号アノード側の信号振幅理想信号になっていますか? 実測して見てください。 この時には、オシロのプローブ負荷抵抗約1MΩ、数pFは影響しませんが、 信号発生器の出力インピーダンスは、50Ω、75Ωのものもあります。 高周波のインピーダンスマッチング(不要輻射対策など) 入力信号が減衰している場合があります。 また、整流する基準バイアスも重要です。ダイオードがONする点が 入力信号の中心点であるかです。 オフセット調整しながら確認するしかありません。 1上記オフセットにも関連しますが、ダイオードがONする時 カソード側のオン抵抗が見えます。 ダイオードの電圧ー電流特性を思い出してください。 特にしきい値付近直線ではない。大電流付近も直線ではない。 等価的にreが変化するということ R=100Ωと低いので、大電流が流れていると思います。 最大値のピーク点が最大電流値理想の最大値は入力信号の最大値 オシロでDC比較してください。 2は考えにくいですね。 推測でしかないですが、最も違いが現れるのが入力信号のバイアスの与え方と減衰の考慮