質問: 体内金属のある患者の撮像条件について 撮像部位外にMR Conditionalの金属がある場合、撮像条件はどのように設定すればよいのでしょうか? 例えば、MR Conditionalの冠動脈ステントが留置されている患者の頭部の撮像では、冠動脈ステントの条件下で撮像するべきなのか、あるいは部位が離れているため通常通りの条件で撮像してもよいものなのかご教授ください。
回答: 通常通りの条件で撮像はできません。 静磁場強度と静磁場における空間の傾斜磁場(空間勾配磁場)に関しては、ステントが撮影部位から離れていても添付文書とおりです。特に空間勾配磁場はガントリ開口部の辺縁部が最大になりますので注意が必要です。 発熱においても、直接的にラジオ周波数パルスが照射されなくてもループによる発熱を否定しきれませんので添付文書とおりのSAR、操作モード、撮像時間を遵守して検査されることを推奨します。