質問: デジタルテスターでの抵抗値の値が理論値と違う カラーコード「茶黒金金」の抵抗器の抵抗値をデジタルテスターにて測定をし、理論値である1.0ω±0.5%以内になるはずなのですが測定値では1.20ωと出てきてしまい誤差率が20%になっていました。 ほかの抵抗器で行うと誤差率以内に入っているのですがこの「茶黒金金」だけ変です。 原因がわかる人がいましたらよろしくお願いします。
回答: こんにちは。 原因として考えられるのは 1、デジタルマルチメーター(テスター)のテスト棒をショートさせても0ωにならず、0.2ω程度を表示する 2、テスト棒或いはマルチメーターのレンジスイッチ接点が汚れてることで微妙な接触抵抗を生じさせてる 3、1ω抵抗器のリード線が汚れることで接触抵抗が生じてる 4、1ω抵抗器が不良品 である アナログ式テスターを長年使い慣れた私などは、抵抗値測定前の0ω確認が習慣になってますが、テスト棒をショートさせて0.00ωになるか確認してください。 リード棒汚れや抵抗値測定レンジのロータリースイッチ接点などの接触抵抗が僅かでもあると0.2ω程度の抵抗値が加算されることは日常的にありますし、被測定物である抵抗器のリード線汚れによる接触抵抗も無視出来ません。 なお、許容誤差の5%(金色)は理論値ではなく抵抗器の許容値であって、許容値を外れた不良品が混じってることもあり得ますから、正しく校正された業務用抵抗測定器で測ってみる必要もあります。