質問: 原子吸光分析における吸光度 実験で原子吸光分析による、濃度測定の実験を行ったのですが、 吸光分析で吸光度が0.5以上の値は信用できないと先輩に聞きました。 なぜ?と質問しても理由まではわからないと言う答えで、分析化学の本などを調べましたが書かれているのは原理などばかりで、吸光度の信頼性などについては書かれていませんでした。 どなたかご存知の方教えてもらえませんでしょうか、宜しくお願いします。
回答: 0.5という値は、経験値でしょう。私の内容では0.2です。 ランバートベールの式を一次式に近似してみてください。i1/i0が非線型であること、線形に近似できる範囲はどのくらいか、はわかるでしよう。 げんしきゅぅこうの場合には、変なところがありますので、数値的(作図法を含む)には説明が可能ですが、解析的にはきついぶぶんがあります。