質問: mriの欠点 mriの欠点をネットで調べたところ、以下のように出ました。 しかし、なぜ撮影時間が長いのか、などが分かりません。わかる方は回答をお願いします。 (1)撮影時間が長い→なぜか? (2)閉所恐怖症の人の検査がしづらい→開放的な装置で検査できないのか? (3)金属があると検査できない (4)検査中の音が大きい→なぜか? (5)骨の異常が分かりにくい
回答: (1)と(5)については、no.1の方の回答のとおりだと思います。 (2)閉所恐怖症について:- mriで鮮明な画像を得るためには、優れた均一性を持つ強い静磁場が求められます。そのため、ソレノイド型(円筒型)のコイルを用いた超伝導マグネット(電磁石)が用いられ、患者が狭い空間に閉じ込められることから閉所恐怖症が問題視されていました。ところが最近では鉄心を使ったオープン型(開放型)のマグネットが出現し、閉所恐怖症から逃れる選択肢がでてきました。ソレノイド型にくらべると性能面では見劣りがするようですが・・・。 (3)金属の存在:- 二つの問題があります。一つは安全面の問題で、体内に鉄などの磁性体があるとそれがmri装置の強い静磁場と反応して動くため、周辺の組織を損なう危険があります。特に脳内に磁性体がある場合は致命傷になりかねません。さらには、金属と高周波磁場との相互作用により金属が発熱する危険性もあります。 次に画質上の問題があります。金属は磁力線を通しやすい性質があるため、金属の周りの磁場の均一性が乱れます。局部的な磁場の乱れ(変動)は、体内の水を構成する水素原子を磁気共鳴させるというmriの基本的な作用に対して、大きな擾乱となり正しい情報を得られません。 (4)検査音について:- mri装置では三種類の磁場を使います。(2)で述べた静磁場、(3)で出てきた高周波磁場、そして三次元情報を得るために使われる傾斜(勾配)磁場です。この傾斜磁場はx,y,z方向に一定の傾きを持つ磁場をパルス的に繰り返して出すものですが、コイルへの通電のon、offのたびにコイルは磁場との相互作用によって激しく振動して断続的な音を発生します。この音の大きさを軽減する技術は、メーカー各社の腕の見せ所の一つといえるでしょう。