質問: こんにちは!バネ定数のズレについて質問です。バネ定数10n/・・・ こんにちは! バネ定数のズレについて質問です。 バネ定数10n/mmのバネを立てて荷重をかけた場合と、横に置いて荷重をかけた場合で 縮量がが変化しました。 実験条件 バネの縮量はレーザー変位計で測定(校正済み) 荷重はプッシュプルでそれぞれ150nかけバネのストロークを測定する。 縦に置いた時 ・室温20°C前後 ・バネは常磐の上に固定 ・150nかけた場合、ストロークが15.1mm 横に置いた場合 ・室温が10°C前後 ・バネは柱に固定 ・150nかけた場合、ストロークが18.7mm 室温くらいしか条件が違わないのですが 他にも縮量が変化する条件はありますでしょうか? よろしくお願い致します
回答: 質問をいただきありがとうございます。 先に見解から申しますと、ご提示いただいた室温や温度差では、荷重特性に差を 与えるほどの影響はほぼありません。 また、置き方の違いでばね定数が変わるといったこともほぼありません。 測定状況やばねの詳細がわからないため断定はできませんが、外部的な要因ではないかと 今のところ推察致します。 外部的要因も少ないかと思いますが、例えば摩擦の影響はないでしょうか。 ばねだけに着目して考えてみても、外部的要因よりも可能性は低いかと思いますが、 置き方によって形状の歪さが異なる(横置きの方がひどい)、座屈の仕方が異なる(横置きの方がひどい) といった要因がもしあれば、可能性はあるかと思います。 もし、可能であれば測定条件やばねの詳細が分かれば、別の要因が浮かぶ可能性もありますので、 その際は、お問い合わせフォームから個別にご連絡いただけたら幸いです。