質問: ・scu1を使っていますが、デジタル変換した際ノイズがみられます。
回答: 次の点を確認してください。 ・ ローパスフィルターはセンサの"breakthrough"の値を取り除くことのできる値となっていますか。 ・ サンプリング周波数はセンサの"breakthrough"の周波数の2倍以上でしょうか。 ・ scu1とa/dカード間のbncケーブルのインピーダンスと長さは問題ないでしょうか。シールドされていない長いケーブルによりノイズが入ることがあります。