質問: テスターで電池残量を測るためにはどうしたら良いですか? テスターで電池残量を測るためにはどうしたら良いですか? 大昔、電池残量を測るための機械を使ったことがあります。 恐らく、電池の電圧か電流を測定することで、現在何%残量があるか測るものだったと思います。 今、手元にテスターがあるのです、このテスターを使って電池の残量を測れないかと考えております。 検索してみると http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2385342.html 電圧ではなく、適当な抵抗器を直列に接続し、流れる電流量を測定すれば良いと書かれているページが見つかりました。 しかしながら、具体的に何ωの抵抗器を使うかということまでは書かれていませんでした。 具体的にどうやってテスターを用いて乾電池の残量を調べられるのでしょうか? 実際、いま測定したいと考えている乾電池は単3です。 上記のページには、単一なら300ma位で、単三なら100ma位、と書かれていますが、 乾電池の大きさによらず、電圧値は同じなので、同じ抵抗器を繋げば同じ電流量が流れると思うのですが、 乾電池の大きさによって判定の仕方が異なるのでしょうか? どなたか詳しい方がおられたら教えて下さい。
回答: 10ωを並列にして電圧を測ります。 日置のテスターのbattery check レンジは「内部で10ω並列」が図示されています。 これは少し電流を取り出し実使用状態での電圧により評価する方法です。 (無負荷では余力の無い電池でも高目の値を示すので...) 10ω負荷で、新品同様クラスなら1.6v,少し使った物で1.5v,だいぶ使った物で1.2v。 低くなった物は負荷電流の微小な機器(時計。リモコン、計算機等)に使います 使用状態で測れる構造なら、それが一番適切です。