質問: 方形波の電圧を測定した時の可動鉄片型電圧計の指示値 可動鉄片型電圧計は交流電圧の実効値を測定し、正弦波の実効値に換算した値が指示されるそうですが、これによると実効値ve(=最大値vm)の方形波は、正弦波の実効値に換算してve/√2の値が指示されるのでしょうか。正弦波の実効値に換算する方法がいまいち分かりません。
回答: no2.です。誤記訂正があるので... > 方形波(デューティ±ー50%の矩形波)を入力した場合は、 ⇒方形波(デューティー50%の矩形波)を入力した場合は、 プラスマイナスに同じ時間幅で変化する矩形波(ゼロ時間なし)です。 ついでに、例題を... 商用100v(正弦波)の平均値は、141(ピーク)×2/π≒89.8 50%矩形波であれば、ピーク値=実効値=平均値なので、 商用100vの実効値に同等な50%矩形波の計測値は、約90v となる。