質問: 熱電対の誤差原因 ご存知の方や詳しい方ご教示いただけると幸いです。 熱電対10本を恒温槽内に入れ40°C~80°Cまで10°C刻みで温度を計測しました。 この時の熱電対10本の最大温度差 40°C=0.3°C 50°C=0.3°C 60°C=0.3°C 70°C=0.3°C 80°C=0.3°C でした。 この事から熱電対と計測器を含めたばらつきが0.3°C程度と考えられます。 この熱電対10本を10cm×10cm×t=2mmの無地ステンレス板 10枚のそれぞれにの裏にアルミテープで接触部分はしっかり貼り付けました。 ステンレス板にはゴム足を付けて水平に安定するようにしました。 それを断熱材の上に並べて炎天下の日向に放置しました。 すると20°Cや30°Cでは0.4°Cくらいだったばらつきが 50°C以上になると3°Cくらいばらつきました。 この原因は何でしょうか? 1.熱電対の貼り方??(貼り方だと20°Cや30°Cの時にもばらついても良いような) 2.風の影響?? よろしくお願いいたします。
回答: ステンレスは熱伝導がかなり悪いのでバラツキ安いと思います。 http://www.polaris-hs.jp/zisyo_syosai/syosai_img/dannetsu_kimitsu/netsudendo.pdf