質問: 電流計と電圧計の違い 電流計と電圧計の違いは何ですか? 教えてください。よろしくお願いします。
回答: #3です。 私は電気科の高校を卒業したのだけど、いざ説明となると 難しいですね。 表示部の針を動かす仕組みが、 可動コイル形と可動鉄片形(磁石が動く)があります。 これは、電流計と電圧計それぞれありますので、 この部分の仕組みは同じです。 なので、電気を検出する部分の回路の構成が違うのです。 ●電流計は測定レンジ(測定範囲)切り替えの為に 抵抗器がメータコイルと並列に入ります。 この抵抗器の名称が分流器です。 電池とランプの回路の電流の測定をする時は、 電流計をランプと直列に入れます。 この時、電流計のコイルに電気抵抗が大きければ、 ランプの回路の電流が、電流計で電圧降下して 正確なランプに流れる電流量が計れないのです。 それで、電流計自体の電気抵抗の理想抵抗値はゼロなのです。 ●電圧計は測定レンジ切り替えの為に抵抗器が メータコイルと直列に入ります。 この抵抗器の名称が倍率器です。 電池とランプの回路で電圧を測定する時は、 ランプと並列に電流計を入れます。 電流計の電気抵抗が小さければ、ランプに電気が流れずに、 メータコイルに電流がすべて流れショ-ト(短絡)してしまいます。 メータコイルに抵抗器を直列に入れることで、ランプに電流が流れて、 ランプに掛かる電圧が測定出来るのです。 ですから、 ☆電流計は内部抵抗が小さい(理想は抵抗値ゼロ)です。 ☆電圧計は内部抵抗が大きい(理想は抵抗値無限大)です。 しかし、メータコイルを動かす電流が流れる為に 極めて小さいですが、電気抵抗があります。 それと、測定範囲を切り替える必要がありますから、 電圧計では測定範囲に応じた抵抗値になります。 ☆違いはメータコイルにつなぐ抵抗器が並列か直列かの 違いでしかありません。