質問: 高容量mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)測定のヒント (7): 測定電圧の低下は容量測定にどれくらい影響がありますか。
回答: q.高容量mlcc(積層セラミックチップコンデンサ)測定のヒント (7): 測定電圧の低下は容量測定にどれくらい影響がありますか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. 静電容量と周波数が高くなるにつれ、コンデンサのインピーダンスは低下します。この点を詳しく説明するため、コンデンサのインピーダンスがコンデンサの実電圧にどれくらい影響を及ぼすか、以下の計算例を見てみましょう。 hp4263bとhp4278aを使用してコンデンサ(c3216y5v1a106z)をテストします。公式1の周波数に1khz、静電容量に10 μfを代入すると、コンデンサのインピーダンスは約16ωになります。 試験装置からコンデンサに1.0 vrmsを印加する と、その電圧は容量計のインピーダンスとコンデンサのインピーダンスに分配されます。hp4263bのインピーダンスは100 ωのままですが(図1)、hp4278aのインピーダンスはコンデンサのインピーダンス計算値を表す1.5ωに変わっています。(図2)その結果、hp4263bでは印加電圧のほとんどが容量計のインピーダンスを通して低下しますが、hp4278aではコンデンサは電 圧のほとんどを受け取ることができます)。その結果、hp4263bの表示値は真値より低くなります。 容量計のosc電圧を1.0vrmsに設定しても、印加電圧がすべてコンデンサに供給されるとは限りません。コンデンサの電圧が設定値の約10%になっても不思議はありません。下のグラフを見ると、vacの低下が容量測定値にどのように影響するか分かります(図3)。 図1: hp4263bのインピーダンス 図2:hp4278aのインピーダンス 図3:静電容量とac電圧 下の写真はalcがonのときとoffのときの違いを示したものです。alc機能をoffにすると、コンデンサの実電圧は設定電圧1.0vrmsの約10%になります。alc機能をonにすると、コンデンサの電圧は設定電圧のほぼ100%になります。hp4284aには電圧・電流レベルモニタが付属していますが、電圧計を使用すれば実電圧を確認することもできます。 hp4284aのalc機能 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。