質問: 三次元測定機での測定方法 円柱のワーク(素材:sus、綺麗な円柱ではなく加工をして削ってある部分有) の外径3か所の同軸度を測る際、ワークを立たせて固定しようとした。 しかし、うまく固定する方法が思い浮かばず、教育担当に聞くと 「同軸度は固定すると出ない」と言われ別の偏心測定機というもので同軸度を測っていた。 私が前職の際は測定する素材は鉄のワークのみで、 ある程度重さがあって転倒の危険性がなければ そのまま測定することもありますが、それでもある程度小さいものでも固定はしていました。 『固定してはいけない』と教育された事はなく、前職では何より『ワークが動かないように』と教わりました。 同軸度を測定する際のワークは固定してはいけないのでしょうか? 検査の経験は1年程で初歩的な事で恐縮ですが教えて下さい。
回答: 教育担当者が言いたかったのは、 3次元測定器でワークを固定しない ではなく、 同軸度は、ワーク回転で線測定できる偏心測定器を使用 だと思います。 当然、偏心測定器で回しにくく3次元では簡単に安定するワークであれば、 3次元で測定するよう指示される場合もあるでしょう。 その際には、3次元での同軸度測定ミスの過去事例をしつこく聞かされるかも知れません。