質問: クランプメータについて クランプメータの購入を検討しています。 調べたところ、正弦波以外の波形の測定に適したtruerms(真の実効値)タイプのクランプメータがあるようですが、 安価な一般タイプより「真の実効値」タイプを購入した方が無難でしょうか? 用途は三相動力モータ、および単相三線の電流測定です。 機械の保全、電力量の概算などに使用する予定ですので、どうぞアドバイスをお願いします。
回答: >>逆に、この「真の実効値型」タイプの場合、正弦波の測定には不向きということはありませんか? それはありません。「真の実効値形」は実効値の定義式通りの演算をcpuで行いますので、波形にかかわらず正確な実効値を表示します。よって、正弦波電流を測定する場合は、「真の実効値型」も「平均値整流実効値換算型」も、同じ値を示します。もちろんcpuのサンプリング時間の問題からあまり高い周波数成分は測定できませんが。 なお、一昔前は「平均値整流実効値換算型」が一般的でしたので、昔のデータとの比較に使用するため、真の実効値形測定器は「平均値整流実効値換算型」として動作するモードも持っているのが普通です。