質問: 心電図について教えて下さい。よろしくお願いします。 いきなり、質問ですが心電計についてですが、2つあります。 1つは、 心電計の時定数と心電図の波形とはどのような係わりをもっているのですか。 2つめは、 ハムフィルタの原理と役割について 是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。
回答: 時定数が大きいと、低い周波数領域まで捉えることができます。逆にいうと、時定数が小さいと、低い周波数、ゆっくりとした波形は捕らえられないということです。 実際の心電図の波形では、t波やu波が一番ゆっくりとした波形といえます。大体1hz位まででしょうかね。 さらにゆっくりとした波形でよく見られるものには、呼吸性の基線変動があります。これはどんなでも大体0.5hz以下でしょう。こちらの方は臨床的な意義はまずないですよね。 ですから、時定数を小さくしていくと、まず最初に影響を受けるのはt波やu波です。これらは平坦化して検出しずらくなります。 ハムフィルタの原理は、必要以上に高い周波数をカットしてしまうものです。心電図で、一番高い周波数成分を含むのは、qrsの部分でしょう。その継続時間から見て、20~30hz程度と考えられます。対して電源ハムは50hzですから、40~45hzあたりから遮断する特性をもったフィルタを入れれば心電図に影響を与えずに電源ハムを除去できることになります。 実際には、心電図も全く高周波成分がないわけではないので、多少の影響を受けます。具体的には、立ち上がりや立下りの急峻さが少し落ちます。細かいノッチなどは隠れてしまうこともあります。