質問: 吸光度の測定値がマイナス表示のとき たまにサンプルブランク等のabsの測定値が-0.002というように負の値になるときがあります。 試料中濃度の計算は普通 std濃度×(sam-sambl)/(std-stdbl)×アップ量/サンプル量 です。(検量線の直線性が確認されているので1点検量です) この場合samblやstdblのマイナスを考慮するべきでしょうか? 上の式なら(sam+0.002)とか(std+0.002)と代入計算をするべきなのか、マイナス側の数値は保証されていないので 「0」として扱うべきなのか教えてください。 私は「0」として扱っているのですが、同僚は「-」として扱っています。 (なんともお粗末な会社ですが)
回答: > ・・・サンプルブランク等のabsの測定値が-0.002・・・ -0.002abs=100.46%t です。理屈の上では「サンプルブランクを100%t=0abs」とする わけですが、100%tにだって当然ノイズ・誤差・ドリフトが乗りますから、"100.46%t" くらいの値なら示しても何らおかしくないと思います。 なので、「-0.002abs」の値をそのまま使えば良いだけです。自動定量ソフトを内蔵した 分光光度計では内部で当然のようにそう扱われているはずだと思いますよ。 > マイナス側の数値は保証されていないので・・・ 本当にそうですか? その分光光度計の取扱説明書の「仕様」のところを読んでもそう なっっていますか? フツーの分光光度計では、%tの範囲は「0~200%t」となっている くらいが当たり前のように思いますが...