質問: hplcを用い液体を分析する hplcを用い液体の分析をしたいです。hplc用アセトニトリル(ch3cn)を溶媒として用い、液体の分析を行った。取りあえず、蒸留水で測定したところ3.60min付近ピークが表示しました。アセトニトリルだけを測定したところ3.60min付近ピークが表示されました。何も、入れない状況した測定したところ同様に3.61min付近のピークが表示されました。これはどうしてですか?
回答: こんにちは。 どのようなサンプルを測定しても、どんなピークよりも早いリテンションタイムで出てくるピークは、インジェクションに基づくショックピークです。インジェクションの際には流路を切り替えますが、このときに僅かですが溶液の濃度、組成が急激に変化します。その影響が見かけ上のピークとして表れるのです。 言いかえれば、このショックピークこそが実際にインジェクタからカラムを通じてディテクタを通過したポイントなのです。 ショックピークは空気ではありませんし、インジェクションバルブの交換の必要もありません。自称専門家の誤った発言に惑わされないようにするにも、こうしたサイトでは重要なことですね。