質問: ・scu1に予期していない値が表示されています。
回答: 次の点を確認してください。 ・ フィルター、特にハイパスフィルターをついていますか(dc成分を取り除きます) ・ ゲイン ・表示されている値は磁場の値ではなく電圧値です。 ・ "balanced/unbalanced"のスイッチは使用しているセンサにあっていますか? "differential"のセンサは"balanced"に"single-ended"は"unbalanced"となります。