質問: 危険区域、可燃性ガスを測定したい
回答: 危険区域での露点測定には、本質安全防爆仕様の露点計が使用できます。ポータブル型露点計は全ての型式で本質安全防爆仕様の選択が可能です。オンライン型露点計の場合は、表示器とセンサーを接続するケーブルにツェナーバリヤやアイソレータを設置して、センサー周辺を本質安全防爆仕様にすることができます。これらの対策により、安全な測定が可能です。可燃性ガスの場合も、同様の方法で安全な測定が可能です