質問: 電流計の0.5級ってなんですか? タイトルどおりです。いろいろと調べたのですが、なかなかいい答えが出てなかったのです。早急に返事ください。お願いします!
回答: 日本工業規格jisでは,電圧計,電流計および電力系に関して最大目盛に対する誤差の限界を,パーセントで表し,以下の5階級に分けています. 0.2級計器...標準用.精密実験室に置かれ移動しないもの. 0.5級計器...精密測定用.携帯用計器といわれるもの. 1.0級計器...準精密測定用で,小形携帯用計器や,大形の配電盤計器. 1.5級計器...普通級.工業の通常測定用,パネル用計器. 2.5級計器...小形パネル計器がこれに属する. 例えば,0.5級の定格電流100vの電圧計なら,等分目盛の場合,最大目盛100vの±0.5%すなわち±0.5vの誤差が,摩擦などのため全目盛範囲で許されています.電流計についても同様に考えればいいと思います.