質問: 酸素濃度計に水が入る 酸素濃度計に水が入る。(正確には濃度計付属とは別に直前の配管にフィルターが付いているのでこの部分に水が溜まるため、酸素濃度計が空気を吸えなくなる)使用状況は大気炉を使用しており炉内温度は850°Cです。炉内へは窒素を入れており炉内の酸素濃度を常時監視する為に酸素濃度計を取り付けています。(ジルコニア式)稼働中には特に問題有りませんが、熱処理炉停止して再開する時に水が出ます。露点の関係なのか判りませんが原因は何だと考えればよいでしょうか。対策は熱処理炉停止立ち上げ時には酸素濃度計への導入管を閉にしておけばよいのでしょうが。原因が判らないと不安です。ご教授お願い申し上げます。
回答: 回答(1)さんが言っているように情報不足だと思いますが 熱処理炉停止するとき、ジルコニア式酸素濃度計の 検出ガス側が先に冷えるんじゃないかな? でヒーター側のガスからジルコニアに結露とか。 回答(1)に「ありがとうございました。」 といいながら、満足度2:のポイント付けするの? 回答が気に入らないなら、論理的に反論するのがイイと思うけどな。 結露は100°C以上の環境では生じないので 確率的には冷却水の漏水とかの方が疑わしいけど まあ今の情報量では仕方なし。