質問: 内部dcバイアスとは何でしょうか? lcrメータでコンデンサの容量を測定したいのですが、 内部dcバイアスとは何でしょうか? 設定値はどういった値にすればよいのでしょうか?
回答: どんなコンデンサを測定したいんでしょうか? 高誘電率系のセラミックコンデンサは,印加dcバイアス電圧で容量が変わります. これを電圧係数と言いますが,一般に知りたいのは使用時の容量ですから,使用するときに加える直流電圧(電源のパスコンなら5vとか)を加えて測定します. 半導体の接合容量も印加電圧で変わりますが,これも使用条件に従ってdcバイアスを加えて測定します. 高誘電率系セラミック以外のコンデンサは,電圧係数がほとんどゼロですから,dcバイアスを0vにして測定します.