質問: クランプメーターで漏れ電流を測定 クランプメーターで三相同時に測定すると漏れ電流を測定する事が 出来ると聞いたのですが本当でしょうか? その方曰く「zctと一緒」といった表現でした。 接地線を測定するなら理解できますが・・・。 zctの原理は理解しています。実際の所、どうなんでしょうか?
回答: クランプメータで3線一括を挟み込んで測定した場合、理論的にはzctの考え方と 同じですので、漏洩電流を測定していることになります。 ただし、実際にはクランプメータのクランプ部分の貫通した3線の配線から発生する 磁束が3線ともバランス良く取り込んでいると限りませんので、正しく漏洩電流を 測定しているとは限りません。バランスが崩れますと、見掛け上の零相電流が増加 します。 また、クランプ部分の周辺に他の配線などがありますと、これらの磁束の影響を 受けて測定誤差となりますので、これについても注意する必要があります。 [リーク電流用]のクランプメータでは、この点を配慮して製作されていますので、 より正しく測定したい場合は、これら[リーク電流用]と表示のあるクランプメータを使用します。 更に配線の負荷側にインバータ(半導体装置)などが接続されていますと、この主回路 では高速スイッチングしていますので、インバータ負荷側配線の浮遊容量(配線の対地 静電容量)に対して、高周波成分の漏れ電流が流れます。 この高周波成分の電流もクランプ部分での検出値に加算された状態になりますので、 検出した微小電流を単純に整流して指示値としている方式の(安価な)クランプメータ では漏れ電流が大きくなり、「漏洩電流が異常だ」として問題になる場合もあります。 [リーク電流専用]のクランプメータでは、内部に高周波成分のフィルタ回路を設け、 商用周波数付近の成分を表示できるようにしています。また、フィルタ無状態でも 測定が可能なようにフィルタ回路の有無を切替swにより選択できる方式のクランプ メータがあります。 この他、負荷電流が歪んだ波形の電流の場合でも、真の実効値が指示される [真の実効値指示形(rms形)]のクランプメータがあります。クランプメータを新しく 購入される場合は、この点も配慮されると良いでしょう。 さらに詳細は、使用されている(または購入予定)の測定器の形式(品番)などを調べて 測定器メーカに相談されると良いと思います。 次のurlを参考にして下さい。 http://hioki.jp/3283/index.html http://hioki.jp/pdf/field/3280sj5-85e-02u.pdf