質問: コンデンサの損失係数とは コンデンサの損失係数とは コンデンサの静電容量の理論値と実測値との比較を行っています。 比較した結果、実測値の方が少ない結果となりました。 そこで、測定結果を考察する中で損失係数について考えてみました。 しかし、損失係数そのものが良く理解しておらず、測定結果と関係するかが分からないので教えて下さい。 コンデンサの損失係数dとは熱損失として定義されています。 測定器で測定した場合も、容量とは別にd値として表示されています。 そもそも、この損失係数dとは何なのでしょうか? 熱損失という事であれば、コンデンサの抵抗分として考えるのでしょうか? 抵抗分として考えるならば、単位がオームωとなりそうですが、この損失係数には 単位がありません。 この損失係数dの使い方(意味)を教えて下さい。
回答: 損失係数dは添付の図に示したようにリアクタンスに対する抵抗成分の 比を示したものです。図でリアクタンス軸との間の角度をδとして 損失係数はtanδで表せます。tanδは抵抗成分をリアクタンスで割った ものですが、抵抗成分が少ないほどtanδ、すなわち、損失係数dは小さく なります。単位はリアクタンスも抵抗も両方ともオームですから、単位は ありません。単なる比を表しているに過ぎませんから。 損失係数の意味するところはすなわち、純粋なコンデンサに対して どれだけ損失分としての抵抗成分が含まれているかを示す係数です。 したがって損失係数d(tanδ)が小さいほど損失の少ない高性能な コンデンサであることを示します。 なお、損失係数は 損失係数d = tanδ = ωcr となります。