質問: 電流計の端子間電圧を測定し内部抵抗測定できますか 低抵抗測定の1例として、披測定物に定電流電源で100mma流し、 電圧降下を測定して抵抗を算出する記事がネットにありました。 フルスケール2a、内部抵抗0.025ωのパネル用電流計を低抵抗に見立て ためしてみました。 100mmaを流し直接電流計の端子間電圧を測定して内部抵抗を算出してみました。 結果 電圧は1.5mmvで、r=v/i より0.015ωとなり0.025 にはなりませんでした。 電圧計は入力インピーダンス10mω以上のデジタルマルチめーたを使いました。 この方法で正しく内部抵抗を測定できない原因は何でしょうか教えて下さい
回答: 定電流源からパネルメーターまでの往復の配線抵抗や接触抵抗の和が 0.01ωである可能性があります。 マルチメーターの精度もそれなりに測定値に影響します。