質問: MIS-2500-015G について 先日、↓にて https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142104024...
回答: >相対圧力なので何もしていない状況では5Vが出力されるはずです 何もしていない=圧力差が0なら、出力は概ね0Vになります。 >周りの気圧を変えてもなんの変化もありません。 周りの気圧をチューブ内の気圧より上げても出力は概ね0Vですが、 周りの気圧をチューブ内の気圧より下げれば出力は上昇するはずです。 >これはセンサーの故障でしょうか? 質問の記述だけでは故障していると判断はできません。 >どちらかだけで良いという認識は間違っているのでしょうか? 間違っています。仕様書の回路通りにしてください。