質問: ガスクロで異常ピークが出るので消したい ガスクロでエチレンを分析しているのですが、普通に空気を測ってもエチレンと同じ時間にピークが出ます。植物から出る微量なエチレンを測りたいのに、すごくじゃまです。このピークは空気にふくまれるエチレンなのか、それとも別の物質が同じ時間に出ているのか分かりません。植物ホルモンの研究をしている方々はどのようにしてるのでしょうか?
回答: gcの検出器の種類とカラム充填剤の種類と長さや検出感度等が書いてないのではっきりしたことは言えませんが、感度やアッテネーターを上げすぎてはいませんか。 gc自体100ppm程度の濃度が検出限界と考えた方が良いのであまり感度を上げすぎると気相その物を検出してしまったり、検出器のノイズが出たりしますよ。(但しgcキャピラリーならかなりの低濃度物質の検出が可能です) 又、カラム充填剤は新品を使用していませんか。 新品のカラムは昇温ショック等でエラーピークが出たりベースラインが不安定(ベースラインが上下限のレベルオーバーしたり)になり検出できなくなりますので、カラムの限界温度で24~48時間程度のaginngをした方が良いでしょう。 どうしても解らない時はやはりgcメーカーの技術者に聞くのが良いですよ。 私も仕事で毎日の様にgcを使用していますが、新しいgc条件を確立したくてもどうにも思いどうりにならないときはメーカー技術者に相談するようにしています。 何処のメーカーでも必ず窓口はあるはずです。 頑張って下さいね。