質問: レーザーを使用した簡単な測定機を製作しました。 機器のレーザークラスは3Rです。 測定機概要 ・ワークの脱着を人手で行うこともありレーザの照射位置が視界近傍にきて しまいます。 ・徐々にグレードUPしながら進めていく予定の為、集中固定的に コストがかけにくい状況です。 ・測定子の片端にレーザーを当てていますが、スポット形状で反射している 部分の色目が視界に若干入ります。 ・作業クリアランス的に難しい部分もありますが極力 目隠しのカバーを 付設した方がよいかと考えています。(スライド動作を確認できた方が良 いのでスモークアクリルなどを検討中) IECでクラス毎の取扱が提示されている様子で、クラス3Rの場合 「直接的なレーザービーム観察は危険になるケースがあり。エネルギーの放射レベルがクラス2の五倍以下。目への直接照射は危険。」の意味のことが 載っているらしいですが 3Bになると皮膚被ばくも危険の様相とのことで。 質問 1.金属カバーで覆うのが無難とは思いますが諸事情により動作を確認すル 為にスモークアクリルカバーを検討していますがクラス3R程度のレーザは 無害なレベルまで透過減衰してくれるのでしょうか? 2.クラス3Bでは皮膚照射も危険との事ですがどのようなメカニズムで危険 なのでしょうか?波長が短くなるにつれ体内の分子が運動してしまってや けどするような感じなのでしょうか?またクラス3Rのレーザーを誤って指 先などに数秒間照射してしまった場合の害はどのくらいあるのでしょう か? 悪い意味で常識の外れすぎた機器をUPすることのないようにしたいという事と、自身の理解度を向上したいという事、作業者の危険を回避するような設置指導ができるようにという観点で質問させて頂いてます。 トンチンカンな文面もあるかと思いますが、トータルの意味合いを汲み取って頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
回答: 測定機の取扱を ※ 測定機調整時 ※ 測定機使用時 に分け、運用も分けたら如何でしょうか。具体的には、 ※ 測定機調整時は、 * カバーの一部を『スモークアクリルカバー』とする * 調整時の作業では、耐レーザー用の保護めがねを使用する 等々をルール化して、 ※ 測定機使用時は、 * カバーの一部を『スモークアクリルカバー』⇒『金属カバー』に変更 * 作業時は、可能であれば簡易耐レーザー用の保護めがねを使用する 等々をカバーのインターロックを含めて、ルール化して、 運用しては如何でしょうか?