質問: 加速度センサのノイズについて 学校の研究で加速度センサを使用してデータを取っているのですがどうしても若干のノイズが入ってしまいます。 使用しているセンサはteac 706です。 風や埃などは十分に気をつけて計測しているのですがやはりノイズが若干はいります。性能上どうしても入ってしまうものなのでしょうか?原因をおしえてください。
回答: 計測システムに混入するノイズにはいろいろな種類が考えられますので、まずはそのノイズの特徴が判らないと原因の推定も対策を考えるのも大変困難です。 ano,1さんが親切にも質問者さんの代わりに示してくれたセンサ仕様の情報によると、このセンサは実効値10μvの基底ノイズがあるとのことですので、ピーク値で数十μv程度のノイズが乗ることは十分考えられます。さらにアンプその他からもノイズも加わるので、センサの感度(10mv/m/s^2)で換算すると0.01m/s^2程度のオーダーでノイズが混入したとしても不思議ではありませんが、いかがでしょう。 質問者さんが問題にしているノイズの電圧レベルと、肝心の信号の電圧レベルの関係(sn比)についての追加情報がもう少しあれば、より適切な回答が寄せられるかもしれません。 以下は現段階での情報での推測なので間違っているかも知れませんが、 > 風や埃などは十分に気をつけて計測 とのことなので、非常に微少な加速度変動を計測しようとしている?(例えば0.1m/s^2以下のオーダーとか) > ノイズの周波数成分は?→ブロードです とのことなので、ホワイトノイズが乗っている?(つまり上記の基底ノイズの可能性あり) もしそうだとすると、ano.1さんが指摘された > 計測信号があまりに小さいということはないですね? があたっているのかも知れないと私にも思えます。 その場合はこのノイズは如何ともしがたいと思われますが、なお使用しているアンプにローパスフィルタがもし付いているなら(測定したい信号の周波数範囲にもよりますが)、それを適切な値に設定することである程度ノイズをカットできるかも知れません。