質問: ひずみゲージアンプの応答周波数範囲 動ひずみ計用アンプ購入にあたって適正な応答周波数性能を 検討、選定するのに何か良い方法はありますでしょうか。 現在、金属をせん断する設備のフレームにひずみゲージを貼り、 アンプを通してpcに取り込み、labviewにて荷重計算して発生荷重を監視しています。 (荷重のトレンドと、最大荷重) 今回アンプを交換するため購入することになり、現状使っているアンプの 応答周波数性能が適正かどうか検討するよう指示されました。 性能が過剰であれば、応答周波数性能の低いものを購入しろ、ということです。 しかし、そういった知識・経験が無くどうやって検討すればよいか 全く検討もつきません。 現状labviewで荷重の波形を描画して監視しているのですが、 そういった情報から判断できたりはするのでしょうか。 長さ10~20mの金属板を幅方向に一回でカットする設備で、 荷重は大きく一回立つイメージです。 使用しているひずみゲージは共和 kfg-5-120-c1、アンプの応答周波数性能は dc~10khz(偏差±10%)です。 何卒、宜しくお願い致します。
回答: 現状のデータにlabviewでローパスフィルタをかければ、擬似的ですが、アンプの応答周波数を落とした場合のシミュレーションになるのではないでしょうか。 フィルタのカットオフ周波数を徐々に落としていき、使用に問題のない下限周波数を見つければアンプの選定に役立つはずです。