質問: 硬性鏡の構造について 一般的にステンレスの筒の中にガラスが入っている構造になっていますが、どのようにガラスを固定しているのでしょうか? ガラスと金属を接着するための接着剤を使用して固定しているのでしょうか?
回答: 接着でしょう。 昆虫の近接撮影用とかなら壊れてもどおってことないけど、最近増えた腹腔鏡手術に使うものは安易には作れない。 実際に事故があったみたい。 医用内視鏡の自主点検等について http://www.info.pmda.go.jp/mdevices/md2003-0515001.html ・・接着方法などについて・・ ・・レンズの脱落要因が、洗浄・消毒・滅菌などの取扱方法による可能性も否定できない・・ 下の行が医用器具の難しいところ。 使用するのは常温だが、滅菌のため加圧蒸気(オートクレーブ)を使うことが当たり前で、高温高湿度の強度と熱膨張差も考えておかねばならない。 薬剤で滅菌するにもかなりな時間曝される。 医用に使える樹脂、接着剤はそれ用の基準があり、geや3mとか巨大海外メーカに限られてしまって非常に高い。 実際の構造は軟性鏡でも圧倒的シェアを持つオリンパスが多く特許を出してます。 http://www.patentjp.com/07/d/d100001/da10145.html uv硬化接着剤(速く固る)を使用 http://www.patentjp.com/08/r/r100008/da10524.html http://tokkyoj.com/data/tk1998-108823.shtml レンズ位置を精度良く保持するための工夫としてスリーブを入れたりそれに穴を穿ったりとか、凡そ考えつくものは既に出ているでしょうね。。。