質問: srfの測定 (6): インピーダンスアナライザーの短絡インダクタンスは測定にどのように作用しますか。
回答: q.srfの測定 (6): インピーダンスアナライザーの短絡インダクタンスは測定にどのように作用しますか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. 短絡インダクタンスは、短絡補正を行うときのオフセット値です。hpは補正を行うために4つのサイズのショートゴールドチップを提供しています。ショート ゴールドチップはどれも何らかの寄生インダクタンスをもっています。したがって、ショートチップインダクタンスの実測値を入力すれば計器が補正され、オフセットによってsrfの実測値の精度が向上します。srfは公称静電容量と等価直列インダクタンスによって決まるので、取り付け具またはショートチップに 起因する寄生インダクタンスを慎重に補正してください。 ショートゴールドチップの寸法は、dut試料コンデンサの長さにほぼ対応します。正しい長さのショートチップを使用することにより、取り付け具のギャップを指定できます。ショートチップインダクタンス値は、補正時に使用するショートチップと同じです。 ショートチップインダクタンス値は、寸法に基づいて計算されます。ショートチップの長さは、インダクタンスの計算にとって最も重要な変数です。それゆえ、ショートチップの長さはdut試料コンデンサの長さにできるだけ近づける必要があります。 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。