質問: オームの法則 オームの法則についての実験で抵抗を2つ使い、直列、並列それぞれ回路を作りました。 そこで分からないことが2つありました。 1、抵抗の実験値(テスターを使用しての値)と理論値(カラーコードの値)の誤差の要因を調べるように言われました。 特に、メーターの内部抵抗について考えて答える というものです。 2、負荷抵抗に流れる電流の値が小さいほど、オームの法則が成り立つ理由を考えよ。 この2つについて解説、解答いただけないでしょうか? よろしくお願いします。
回答: 説明が不足です。 1、ではどの様に実験したのか a、オームレンジで計測 b、テスター1台で電流と電圧を別々に計測 c、テスター2台で電流電圧を同時に計測 d、抵抗事体に許容差があるがどの程度の抵抗を使用したのか 仮に一番精度の出るc、の方法で抵抗は精密級(0.05%)の ものを使った場合で考えると --電源----テスター電流計--↑--被測定抵抗--↓ ↑--テスター電圧計--↓ という接続になります。(↑同士、↓同士で並列と見てください) この場合、テスターの内部抵抗が被測定抵抗より充分に高い場合は テスター電圧計に流れる電流を無視してテスター電流計の読みを被測定 抵抗に流れたものとしてつかえます。 そうでなく被測定抵抗の値が高い場合(回路電流も小さい)は テスタ内部抵抗知を補正する必要が生じます。 接続を変えてテスター電圧計をテスター電流計の手前にした場合は テスター電流計の内部抵抗により生ずる電圧降下が誤差を発生させます 2、については全く意味がわかりません 電流が小さいというのは前述しましたように被測定抵抗が大きい ことを意味しますので誤差は大きくなります。 極論で言うとテスター電流計で計測不能のような微小電流になったら 2、のついては成り立たないし無意なことです。 以上ご参考まで