質問: 多くのX線高電圧発生装置で2次側中性点接地が採用されている理由はなんですか?
回答: X線高電圧発生装置の昇圧変圧器の事と理解してお答えします。 X線管に印加される直流電圧は100KVです。 この場合、変圧器巻線の絶縁はそれに耐えるものとならざるを得ませんが、そうしますと変圧器自体が大きくなりスペースを取ります。 其処で中性線を接地する事によって、段絶縁という絶縁方式をとります。 これは、中性線側が低電圧で在る事を利用して、徐々に絶縁階級を高くしていく方式で全体を大きくする事無く、高電圧を得る事が出来ます。