質問: ミリボルトメーター(ノイズメーター)の使い方は 測定器のミリボルトメーター(ノイズメーター)はどの様な使い方をする物なのでしょうか。 テスター(アナログ、デジタル)はよく使っていますが、ミリボルトメーターとの違いがいまいち分かりません。 宜しくお願い致します。
回答: 補足の回答。 ミリバルは、交流電圧の測定器のため、入力部分で良質のマイカー(雲母)コンデンサーでdcをカットしています。(acカップリング) そのため、dc電圧の測定は、出来ません。 直流電源に乗っている余分なac成分(リップル)電圧の測定が、dc電圧に反応しないので、直読できます。 殆どの場合、単体で使うことが少なく、低周波発信機・周波数カウンター・オシロスコープなどと組み合わせて使います。 そのため、db/m・db/v のスケール目盛が読みやすくなっています。