質問: 発光強度を測定して物質の濃度を求めています。 毎回検量線を作っているのですが、実験を行うたびに検量線の式が(傾き、切片)違ってきます。 8点取るうち、r2=0.99以上になる範囲を使って濃度を求めているのですが、間違いですか? 0.99以上になる範囲は毎回違います。3点だったり、5点入ったり、上下も違います。 教えてください。
回答: 発光分析を勝手に蛍光分析と解釈しましたが、 蛍光分析なら、昔、吸光分析用のセル(2面透明、2面スリ)を使いながら、蛍光光度計の数値を読んでいる学生を見て、呆れるのを通り越して、笑い出しそうになりました。 ICPなら、検量線の直線性の幅が広いのが特徴ですので、問題は無いかと。 あとは、NaやKの炎光分析しか思いつきませんが。 方法は、なんでしょうか。 検量線が引けないのは、先に書いたように、下駄が高い。((Znをフレームレス原子吸光で測定した場合)) もう一つは、定量下限(定量可能な最少濃度)で無理やり測定している場合も。((0.05ppmのZnを原子吸光で測定、数値はでますが)) 原子吸光では、直線回帰は、困難です。対数回帰の方が良さそうですが、0の対数はありませんので、私は2次式を利用しています。