質問: テスターについて 交流で1000v程度は出ていると思われる回路の電圧をはかりたいのですが、交流耐圧750vのテスターしかありません。抵抗を接続するなどしてうまく計測できる方法はありませんか?
回答: テスターで交流電圧を測定する場合、ダイオードで整流して測定しているので、直列に抵抗を入れても、逆耐圧は下がりません。だからダイオードを壊すきけんがある。 どうしても測定したいのなら、r1+r2(r1>>r1)を1000vに接続して、r2の両端の電圧を測定します。 実際の回路ではr2とテスターの内部抵抗が並列なので、測定値を補正する必要がある。 それにはテスターの内部抵抗rt、何ma流れてフルスケールかなど知ってないと、求めることは出来ない。