質問: 水のピーク lcにイオン水や蒸留水をそのまま300マイクロ注入したらある一定の所へピークが出てくるのですが水を注入してピークが出るものなのでしょうか?負のピークではないです。綺麗なシャープなピークです。小さいですが。 ちなみにlcに使用しているキャリアは アセトニトリル45% 緩衝液55%の溶液です。 職場のいろんな装置のイオン水や蒸留水を入れても全部同じところにシャープなピークが出てきます。したがってイオン水装置や蒸留水装置は異常ではないと思います。 何かピークが出る原因がlcにあるのでしょうか? 一つ気がかりなのが注入するオートサンプラーのシリンジを洗浄する液がキャリアとは違ってアセトニトリル100%で洗浄しています。同じキャリア液を使ったほうがいいでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。
回答: 逆相で目的物質のピークが水と重なるということは,ほとんどカラムに保持されていないということでしょう.水のピークが見えることより,溶離条件がその試料に合っていないということです.odsへの吸着力に比べて溶離液の溶離力が強すぎるわけですから,anの混合比を減らすとか,緩衝液のphを操作する必要があるかもしれません.