質問: ・セットアップの手順は?
回答: ジグザグに調査したとき、ストリップ等がでないよういいデータを得るためにはセットアップ時に1m2いないの範囲で0.5nt、もしくは1ntの磁場変動をみることができない場所を探す必要があります。また、センサは毎回同じ方向を向けてください。セットアップ時に機器の中心はユーザー自身ではなく、センサがいつも同じ点の上にくるよう行ってください。