質問: ガスクロのブロードピークについて。 久し振りにガスクロを稼動させ、前回と同条件で 行なったのにピークがブロードになってしまい 化合物の同定どころではなくなってしまいました。 ただ、注入口側のカラムを切った事とセプタムの 交換をした位です。ガスクロの知識が無知で すみません。原因が何かアドバイスをいただけたら と思いまして書き込みました。お願い致します。
回答: カラムの種類や条件で異なってくると思いますが... キャぴラリーカラムを切った時に入ったガスが追い出せていない、あるいはセプタムが緩んでいる、などが考えられます。セプタムの粉が詰まっているとガスの流量にムラができて、よいピークが得られなくこともありますから、カラムを切るときにした作業を思い出して、きちんと組み立て直してください。 ガスの流量を少し上げ、ヒーター温度が安定するまで待つだけでも直ることがあります。がんばってくださいね。