質問: srfの測定 (8): パラメータの補正はなぜ必要ですか。
回答: q.srfの測定 (8): パラメータの補正はなぜ必要ですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. 測定治具を使用してコンデンサを測定するとき、すべての残留パラメータと浮遊パラメータが計算され、コンデンサが測定されます。残留パラメータと浮遊パラメータは測定エラーの原因となります。したがって、これらのパラメータを補正することが重要です。 補正には3つのステップ(開放、短絡、負荷)があります。開放補正により、取り付け具の寄生アドミタンスを除去できます。短絡補正により、取り付け具のインピーダンスを除去できます。負荷補正によって50ω負荷測定の基準点が設定されます。 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。