質問: かなり前にパームポロメータを導入しました。機材を移動する必要が出てきたのですが、装置の移設後に調整は必要ですか?また移動にあたり特に注意する点はありますか?
回答: 移設後に調整は特に必要ございません。移設前後でリークテスト及び焼結金属サンプルの繰り返し測定確認を実施いただければと思います。