質問: opアンプ差動増幅回路での、誤差と構成について pt100センサ~抵抗ブリッジ~opアンプ~pic、という構成で温度センサ回路を検討しています。 抵抗ブリッジは、以下の構成で考えています。 ┌──────────○ ┌【5.1kω】┴【100ω】 ┐ ↑ vcc(5v)○─┤ ├gnd │vout └【5.1kω】┬【pt100】┘ ↓ └──────────○ この後、voutをopアンプで差動増幅し、pic(16f873)でa/dコンバートしたいのですが、 voutは3m~20mv(温度範囲は、10°C~50°C)なので、増幅度を100倍ていどにしたいと考えています。 そこで質問です。 (1)100倍という増幅を、差動増幅1段のみで行う (2)若しくは、差動増幅10倍 + 非反転増幅10倍、といった2段構成にする (1)と(2)のやり方では、温度環境なども含め、どちらが増幅後の誤差が少なくなるのでしょうか? ちなみに、opアンプは、lm358(単一電源 5v動作)です。 picは、16f873で、10ビットのa/dコンバータを使います。 pt100は、omron e52-p6dで三線導線タイプです。 (上記の図には示してませんが、3線で接続しています) 宜しくお願いします。
回答: 構成を考える前に使用するアンプの性能を考えたほうが良いです。 lm358のオフセット電圧は3mvなので3m~20mvの信号の増幅には適していません。 オフセット電圧がuvオーダーのアンプを使う必要があるでしょう。 構成は、計装アンプ(インスツルメーションアンプ)にしないと苦労します。 例えばこんなやつ http://www.linear-tech.co.jp/pc/downloaddocument.do?navid=h0,c1,c1154,c1009,c1045,p1870,d24386