質問: 反射減衰量の測定 光ファイバーのコネクター融着接続後、コネクターの反射減衰量の測定をしたいのです。 測定方法は(コネクター融着接続した)コネクター接続の反射点をotdrで測定しました。そのコネクター接続点のみでは反射減衰量はでるのですが、線路全体の反射減衰量はでません。otdrでは無理なのですか? ちなみに測定器はアンドウのaq7260cです。
回答: otdrで測定の測定とは、単純な散乱反射の測定です 所定の光(指定の波長)のパルスを入れて、光ファイバー内で光が散乱して僅かに戻ってくるのを測定します 見る内容は、距離と誘着地点の誘着損失です 光ファイバーの線路全体(反射減衰量とわ呼びません勉強して下さい)の損失は、別の測定器で測ります 光のパワーメータ http://www.yokogawa.co.jp/tm/bu/index-optcom.htm 光光源 http://www.yokogawa.co.jp/tm/bu/aq4270/ で図ります ・使う前に 光光源を光のパワーメータをつなぎ0点の調整を行う ・光光源を測定する回線につないで光光源を送る ・回線の終端に光のパワーメータをつなぎレベルを図る ってごく単純な作業なんでうが・・・ なお、光ファイバーの損失が規格内に入っているのか確認する ・総合ロス ・誘着点のロス の管理表を作成する 規格は、葉中場所により多少差があるので確認して下さいね