質問: ・センサの測定範囲に到達していませんが、それ以上の値となりません。
回答: psu1/magmeter-2は±12v電圧を与えます。mag639などセンサの測定によっては±15vの電源が必要となるタイプがあります。±15vを必要とするセンサをpsu1/magmeter2と共に使用している場合、センサは駆動しますが、フルレンジまで達しておらず10&程度範囲が減衰しています。しかし、きりとられた範囲のデータはリニアです。