質問: 測定精度について 旋盤加工部品を加工し主にマイクロメータで測定しています。 具体的には外径寸法φ3[-0.006:-0.0026]やφ3[-0.01:-0.015]など許容幅がことなるのですが1つのマイクロメータで同じ測定精度で測定保証していますが、問題ないのでしょうか? また、jisなどで測定精度に関するものがありましたら規格番号を教えて頂きたいと思います。 マイクロメータは年1回は精度点検しております。 宜しくお願いします。 記載内容に誤記があり申し訳ありません。 外径寸法φ3[-0.006:-0.0026] が 正しくは、 外径寸法φ3[-0.006:-0.026] です。
回答: >外径寸法φ3[-0.006:-0.0026] >1つのマイクロメータで同じ測定精度で測定保証していますが、問題ないのでしょうか? 通常のマイクロだと 自信を持って測定値を保証は出来そうにない 「まあ、慣れていれば大丈夫」程度 一番怖いのは作業者によるバラツキでしょう。 マイクロでも「スリーブ直進式」や廻してもカチカチ言わない「フリクションシンプル」 だと測定値のバラツキも少なめ 私は(ダイヤル取付式マイクロ)を使っているが 機構的にも安心感はある。 軸の太い「スナップメーター」は現場での測定には一番ベターな選定と思う。 両方ともマスターかブロックを使う比較測定になるが 作業者によるバラツキは一番少ない 現場でなく検査室なら他に機器は色々とある。 >マイクロメータは年1回は精度点検しております。 大事なところは 点検は精度保証の為であり点検したから大丈夫ではない