質問: コンデンサの測定 (3): 静電容量のcpとcsの違いは何ですか。
回答: q.コンデンサの測定 (3): 静電容量のcpとcsの違いは何ですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ/ 積層型リード付きコンデンサ a. インピーダンスアナライザーで測定できるのは、並列静電容量cpと直列静電容量csのどちらかです。回路モデルはコンデンサの静電容量の値によって決まります(図1)。 cが小さくインピーダンスが高いとき、cとrpとの並列インピーダンスはrsより著しく高くなります。そのため、静電容量を測定する容量計の設定はcpにしてください。cが大きくインピーダンスが低いとき、cとrpとの並列インピーダンスはさほど高くなりません。そのた め、静電容量を測定する容量計の設定はcsにしてください。インピーダンス設定を選択する場合の経験則として、コンデンサのインピーダンス値が10kωよ り高い場合はcp、10ωより低い場合はcsを使用するとよいでしょう。 図1:インピーダンス等価回路 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト >>積層型リード付きコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。