質問: srfの測定 (5): srf(自己共振周波数)を測定する際、nop(number of points)はなぜ周波数のスパンによって決まるのですか。
回答: q.srfの測定 (5): srf(自己共振周波数)を測定する際、nop(number of points)はなぜ周波数のスパンによって決まるのですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. srfが直線であれば、nopの影響はさほどありませんがインピーダンスはsrfに近 づくにつれて急低下します。そこで測定の間隔を小さくして、srfのポイントを外さないようにする必要があります。周波数のスパンが大きく、ポイント数が少ないと、測定ポイントの間隔は大きくなります。srfが測定ポイントの途中にあると、これらの間隔の平均になるので、測定ポイントが外れてしまいます。したがって、周波数のスパンが大きい場合はnopを大きくしてください。 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。