質問: 樹脂やガラスの透過率 uv-visにて、固体ですが樹脂やガラスの透過率を測定したところ 380~300nm付近の透過率がいっきにがくっと減少して、 300nm以下の紫外域になると再度透過率が上がります。 380~300nm付近のみがくっと段差があるような感じです。 なぜこのようなことが起きるのでしょうか? なお、ベースラインは大気のみで(試料も何も入れない状態で)とっています。
回答: 測定器側の分光感度特性はどうでしょう? 光センサーはスペクトラムによって感度が異なります。 また、光源のスペクトラム特性はどうなんでしょう? もともと、その帯域のレベルが低い可能性も考えられます。 測定器、光源ともにまともな機材を使っているのであれば、特性表があると思います。 確認してみてください。