質問: スペクトラム・アナライザについて2点質問があります。 1オシロスコープでピークtoピークが100mVの正弦波をスペアナで測定した場合、スペアナでは何mVになるのでしょうか。ただし、使用する
回答: 1 この質問は意味を持ちません。 答えられません。 通常、オシロスコープの入力インピーダンスはハイインピーダンスです。その状態で測定して100mVの正弦波を通常50Ωの入力インピーダンスを持つスペアナで測定した時、どの位のレベルとして測定されるかは分かりません。何故ならば信号源インピーダンスが不明だからです。(規定、記述されて無いからです) ではもし同じ50Ωインピーダンスとしたらですが、2√2で除した値、つまり実効値の35mVrmsでしょう。 普通、それをdBm単位で表示します。 2飽和確認は当然ながらアンプの入力側に入れるべきです。出力側に入れても外部アンプの飽和状態のレベル(状況)は変化しません。