質問: シリンジポンプについての質問です。シリンジポンプ使用中にアラー... シリンジポンプについての質問です。シリンジポンプ使用中にアラームが鳴り、アラームに対応し再開させる方法を教えて頂けませんか?私は、アラーム切る→患者側の三方活栓をoffにする→アラームに対する対応をする→「積算量クリア」押す→「f3/ok」押す→三方活栓開ける→開始ボタン押すだと思っていました。どなたか教えて頂けませんか?機械によって若干異なる場合があると思いますが、基本的な解除方法を教えて頂けませんか?
回答: アラームを止める→すぐにルートをクランプ→アラームに対する対処をする→クランプ開放→開始ボタン→ルートの閉塞確認→キーロックという手順で行っています。アラームのたびに積算クリアしていたら、どのくらい薬剤が投与されているのかわからなくなるので積算クリアは基本的にシリンジ交換の時にしか行っていません。