質問: 振動計の周波数分析フィルターって何? 振動計を良く仕事で使用しますが、周波数分析フィルターと言う機能があります。原理を教えてください。
回答: 先ず振動分析とは、ある測定時間内で発生した振動について、例えば (0hz=dc) ---平均パワー 0.01hz~0.02hz --- 帯域1 0.02hz~0.04hz --- 帯域2 ・ ・ というように、連続した各々の特定周波数帯域毎に信号の強さ(パワー振幅またはその平方根)を求めるものです。 この際に、この帯域幅がjis等で予め定めてあり、これ毎に求めます。 ここで上記の「帯域1」、「帯域2」という周波数帯域幅のみの信号を通過させるフィルター(アナログ、デジタルの両者のフィルターが有り、目的は同一)を通して、分離した信号に対して各々平均パワー(もしくはその平方根:rmsと呼ぶもの)を求めます。 「周波数分析フィルター」とは、この際の各帯域に信号を分離する機能またはそれを行う部分的な機器を指します。