質問: 分光光度計とは 分光光度計とはなんでしょうか?吸光度計、蛍光光度計とは違うのでしょうか??
回答: 通称として使われている名前と定義上の名前というのが多少異なるのですが、 1.分光光度計 厳密に言うと、光の各波長での強さ、つまり波長分布を測定する装置をさします。 「分光器」(光を波長分解する装置)と「光の強さを測る装置」で成り立っています。 ただ、一般に言う場合は、それだけではなく、光源をもち、試料室があり、試料からの反射光や透過光の波長特性が測定できるものを指すことが多いです。 2.吸光度計、吸光光度計などの名称の装置 定義上は、試料の吸光度を測定する装置となります。 現実には、一般に言う分光光度計の機能のうち、透過率を測定する機能から吸光度を計算して求めることができる装置になります。 吸光度と透過率は単位が異なるだけで式で変換できますので。 3.蛍光光度計 こちらは1,2とは少し構造がことなりますが、1の分光光度計の変形版といえばよいでしょう。ある種の物質は光を当てると蛍光という異なる波長の光を出す(つまり発光)性質があります。この蛍光の強さを測定する装置です。 具体的には、励起光源(レーザーや、ランプ+分光器など)があり、試料室があり、試料からの蛍光を分光する分光器があり(このとき励起光が入らないように工夫しています)、そして光の強度を測定する装置で成り立ちます。 こんなところでよろしいですか。