質問: hplcの負のピーク hplcで目的物の正のピークの後に、 ピークがベースライン付近に戻ったところから、 負のややブロードなピークが必ず出てきます。 どなたか原因と対策をご存じないですか? カラム:shodex sp0810(糖分析用カラム) カラム温度:80度 移動相:水 サンプル:しょ糖水溶液
回答: 検出器は、riですよね。 ショ糖を溶かしている水をそのまま打ってみてください。 それでも負ピークが出るのなら、 移動層の水とサンプルを溶かしている水の屈折率が違うために 発生しているものと思われます。