質問: q.16 装置を使用するためには、官公庁への届出・許可が必要ですか?
回答: 都道府県庁への高圧ガスとしての届出・許可がユーザー様にて必要となります。 高圧ガスとは、高圧ガス保安法にて規定されており、a) 1mpa以上である圧縮ガス、b) 0.2mpa以上の液化ガス 他が該当し、液化二酸化炭素は20°Cで、5.6mpa(g)の蒸気圧を示し、液化高圧ガスとなります。 届出は、第2種製造者の場合に必要で、事業所内で超臨界装置用のco2ガスしか使用しない場合には、24時間換算で処理量(法で計算法が規定)が300nm3以下の場合に該当します。具体的には、条件により、異なりますが、 概略、以下の流量イメージとなります。 ##### co2を回収せず、大気放出する場合 ###### 12kg-co2/hr / 44 kg/kmol x 22.4 nm3/kmol x 24 hr x 2(昇圧&加熱) = 293 nm3/日 < 300 nm3/日 ##### co2を回収し、循環再使用する場合 ###### 8.1kg-co2/hr / 44 kg/kmol x 22.4 nm3/kmol x 24 hr x 3(昇圧&加熱&凝縮) = 297 nm3/日 < 300 nm3/日 上記以上の流量で使用する場合は、第1種製造者となり、県庁に許可申請し、許可を得、県庁装置の完成検査に合格することが必要です。事業所特有の申請書類等を作成して頂く必要がありますが、装置に関する書類は、基本、メーカーにて準備します。