質問: タングステンハロゲンランプ、重水素ランプ、キセノンランプの違い
回答: タングステンハロゲンランプは、最も一般的に分光光度計に使用されている光源です。これは、ガラス球内に密封されたタングステン製フィラメントと、蒸発したタングステンをフィラメントへ戻すために含まれるハロゲン片で構成されています。このランプは330~1100nmの有用な波長を可視光線波長域や近赤外線波長域で放出できるため、寿命は約3000時間です。 重水素ランプは、重水素ガスを電球内に密封した放電光源です。重水素ランプは光強度の均衡な190~450nmの紫外線領域に対応し、寿命は約1000時間です。 多くの場合、この2つのランプを組み合わせて紫外可視光の全範囲をカバーしています。 キセノンランプは、キセノンガスを石英ガラス球内に密封した放電光源です。紫外から近赤外波長域190~1100nmの連続したスペクトルを生成します。キセノンフラッシュランプは特定の時間間隔ごとにまとめて発光し、検出後のスキャンを全スペクトルで実行できます。ウォームアップ時間は不要です。時間間隔ごとのまとまった発光により熱の発生を抑えるため、その寿命はおよそ5,500時間にものぼり、常時点灯した50hzのフラッシュランプとほぼ同等です。キセノンランプを使用すると、必要なメンテナンスの頻度が下がり、ランプの寿命が長くなります。 メトラー・トレドのfasttrackTMテクノロジーは、キセノンフラッシュランプ、石英ガラス繊維、アレイ配置で構成されています。