質問: 同軸ケーブルの減衰量の計測方法 について詳しく教えて欲しいです。 先日、50ω同軸ケーブル(10m)とbncconnector(両端)との取り付けを致しました。 半田接合とナット締めの、ごく一般的な物だと聞きました。 組み立て後、信頼度チェック(減衰量測定)を行いたいのですが 教室には使用出切る 器材にはネッワークアナライザという物はなく カウンター、マルチテスター 等っと いった機器しかありません。 それらを使用し減衰量を計測できるのでしょうか? 出来るのでしたら、機器の使用が不慣れなので詳しく教えていただきたいです。 ちなみに、同軸ケーブルのデーターシートは下記のpdfで良いみたいです。 http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/13/13221/13221_134.pdf 宜しくお願いします。
回答: 残念ながらそれだけの機器では減衰量を測定する事はできません。 周波数にもよりますが、正確にコネクタが接続されていれば、減衰量は ケーブルの長さから計算したものと考えてもさしつかえ無いと 思います。 とりあえず、 (1)両端コネクタの中心導体同士が繋がっている事。 *テスターで抵抗値を測定する。 (2)両端コネクタの外部導体同士が繋がっている事。 (3)中心導体と外部導体がショートしていない事。 を確認されたらどうでしょうか。 参考までに、減衰量は、 (1)ケーブルの中心導体、外部導体の導体損 (2)ケーブルに使用される絶縁体(誘電体)の誘電体損 (3)コネクタとケーブル接続部の反射損 で決まります。周波数がmhzレベルの場合、また、ケーブル長が長い 場合、(3)の損失は無視できます。 以上、参考まで。