質問: 常軌を逸脱した風速/風向読取りを示すセンサーをどのように停止したらよいですか?
回答: センサーが不安定な読み取り値を示しているかどうかを確認する必要がある場合がいくつかあります。 * つまり、センサーが最新版のファームウェアを実行していることを確認してください。お客様がセンサーに最新関連のバージョンをお持ちかどうか確認するには、当社にご連絡ください。 ご連絡の際にはお客様のユニットシリアルナンバーのご提示が必要になります。 * ヒーター設定ポイントが30°cまたはそれより高いことを確実にします。 * センサー内(センサー内部フィルタリング利用)またはコンピュータ/データロガーでの平均データソートが適用されていることを確実にします。 * ケーブルが適切に接続されていることを確認して、シールディングがケーブル両端で切れていることを確実にします。 さらなるアドバイスについては、ユーザーマニュアル取付欄をご参照ください。