質問: 高圧プロ-ブについて 古いブラウン管テレビの修理をしています。高圧は今まで ドライバ-の放電で見ていましたが、高圧プロ-ブを 購入しました、三和計測器のhv-10ですが 手持ちのテスタ-は同じ三和のテスタ-で1200vが ゚ 最高電圧ですがhv-10の適応には入っていません ブロ-ブの適応とは何が要因なのでしょうか またブロ-ブにはhv10hv20hv60といろいろありますが何が違うのでしょうか 測定可能電圧はいずれも1-25/1-30kvとなっています
回答: 三和 hv-10 は、アナログテスターの内部抵抗 20kω/v で、レンジが 5・25・100 タイプに使用する物のようです。 hv-10 は抵抗値 480mωですので、テスターレンジを dc1000v にして接続すると、hv-10 の抵抗 480mωとテスターの内部抵抗 1000×20kω=20mω を加えて 500mω となり、入力電圧が 1/25 に分圧されてテスターに加わります。 テスターの 25 レンジを 25kv と読んで測定することができます。 お手持ちのテスターが、アナログテスターで最大 dc1200v まで測定でき、内部抵抗が 20kω/v であるなら、dc1200v の内部抵抗は 24mω となるので、プローブの抵抗に加えると 504mω となり、入力電圧が 1/21 に分圧されてテスターに加わることになります。 念のため、内部抵抗は、目盛り板の下の方に dc20kω/v などと表記されています。 半端な数値になりますが、計算で求めることができます。1/20 と考えて概算で求めてもよいと思います。 デジタルテスターをお持ちの場合は、現行品の大部分はレンジによらず入力抵抗は 10mω ですので、1/49 になりますので、計算で求めることができます。 これも 1/50 と考えて概算で求めることができます。 高圧プローブは、内部の抵抗の一部にテスターの抵抗が並列に接続されるものもあるようです。 指定の組み合わせ以外の使い方をする場合は、内部構造などを推測して、すでにわかっている電圧で測定してみて、使い方を考えてください。 テレビの内部には、dc の比較的高い電圧の部分があるでしょうから、テスターで普通に電圧を測定して、同じ電圧を高圧プローブで測定し、比較すれば、換算値を求めることもできます。 御健闘を祈ります。