質問: 液体中の気泡の影響を受けず、安定して流量計測する方法はありますか。
回答: 液体と一緒に取り込んでしまったり、液体中に溶け込んでいた空気や不純物が温度変化で気化したりすると「気泡」が発生します。渦式流量計ではカルマン渦の発生を、また、従来の超音波式流量計では超音波の伝搬を阻害し、流量計の誤作動を引き起こす原因となる場合がありました。一般にコリオリ式であれば、気泡の影響を受けずに流量計測することができます。また、近年は超音波式であっても、強い超音波信号で気泡が生じていても信号伝播を維持できる流量計があります。さらに、気泡通過時の影響をキャンセルしたり、気泡を検知してアラームを出したりできる機能を持った超音波式流量計もあります。