質問: 電流電圧変換器ではどのくらい大きな電流値を測定可能ですか? オペアンプを使った電流電圧変換器で 1ka~1aといった大きな電流値を測定することは可能なのでしょうか? 単にフィードバック抵抗を1mオームや1オームにすれば理論上は可能だと思うのですが、実際にやった場合にはオペアンプが破壊されたりすることはないのでしょうか? もし実際やる場合には保護抵抗などが必要になってきますでしょうか? 大きな電流値の場合、抵抗器に電流を流してその両端の電圧を測定した方が手っ取り早いとは思いますが、 オペアンプを使った場合、どの程度の大きな電柱値を測定可能かについて教えて下さい。
回答: 大きな電流値を測定するには下記の変流器を使い、μa~数10maクラスであればオペアンプを使った電流・電圧変換回路で増幅して測定します。 発想が逆で微少電流を測定するためにオペアンプを使い、大電流は変流器を使います。 >オペアンプを使った場合、どの程度の大きな電流値を測定可能かについて・・・・ シャント抵抗の関係で決定され10a以下が実用的でしょう。 「1ka~1aといった大きな電流値を測定・・・」するには、 変流器とは何 http://dende777.fc2web.com/denkou/ginou/ct/ct.html のように変流器で電流を小さくし電流計で測定します。 >大きな電流値の場合、抵抗器に電流を流してその両端の電圧を測定した方が手っ取り早いとは思いますが、 抵抗器に電流を流すと抵抗での消費電力による発熱が無視できません。電流計で測定したほうが手っ取り早いです。