質問: 絶縁抵抗計の値について q1:jisで絶縁抵抗計の有効測定範囲について規定されていますが、値の読取方法に関して何か規程等はありますか? q2:測定値が第1、第2有効範囲を外れた際に値を知りたい場合、測定範囲の違う計器で測り直しをする? q3:それとも、目分量で値を読んだりとかもあるのでしょうか? q4:また、有効測定範囲内での値の読み取りは目盛のある数字だけで読む? たとえば添付画像の場合、指針が10と15の間を指した場合、12と記録するか、10(又は15)と記録するか?
回答: >q2、3 >実際法令を盾に、規定値を下回って無ければ不良じゃないなどと言われる人も居られますので... すいません、法令を盾に不良じゃあないと言う側の人間です 電技の絶縁抵抗値は300v以下で0.1mω以上 http://www.jeea.or.jp/course/contents/02105/ なのでほとんどの場合法令違反とはならない 逆に、明らかに法令違反となる条件を考えると ほとんどの場合、水害等で水没した場合 水害以外では極端な結露で端子部が水濡れした場合 低圧の場合は概ねその2つくらい(高圧の場合は知りません) 現実問題としては乾燥状態で絶縁抵抗が低い場合は湿度 法令違反までも低くはなくてせいぜい0.5mωくらい これくらいは梅雨時にはよくある それでイチイチ絶縁抵抗が低いから対処しろと謂われてもねぇ モータとかならヒートガンで端子部を暖めてオシマイ 電気炉とかでは梅雨時は大変ですね 肝心のヒータは断熱材の中だからヒートガンなんて入らない なので、 「全責任は私が取るからとにかくヒータにだけでも通電させて」 などと平身低頭お願いするのみ 炉体からヒータ線を分離して制御装置と直結させて 見た目「1mω以上」にして通電させてもらう 炉の温度が上がって湿度さえ下がったらコッチのもの 配線を正規に戻してメガ当たって納得してもらう <熱いゾ でも、それだけの作業工賃はどっからも出ない これが最大の問題ではある q4 何故か前出の回答者さんが触れていらっしゃらないのですが どーしてデジタル表示のを使わないのだ? アナログのは落としたりするとすぐに狂うのに そもそも高くないし http://hioki.jp/3453/index.html http://www.yokogawa.com/jp-ymi/gmi/insulation-testers/gmi-my40-001-jp.htm アナログではフルレンジ計測は返って高くつくのに そもそも定期校正とかしてるの? 古いアナログを使ってる会社によくあるのが 「校正?そんなもんに金だせるか!」 だったりする 読取誤差を問題にしてる質問者さんの会社では ちゃんとisoに従ったトレーサビリティの取れた定期校正してるんですよね