質問: エネルギー管理士試験の問題ですが、 電力計の端子のlS 、lL、P1、P2はどのような意味なのでしょうか?
回答: IS:電流端子SOURCE側 IL:電流端子LOAD側 P1:電圧端子 電位が高い側 P2:電圧端子 電位が低い側 でしょう. 電力=電流×電圧×力率 なので、電流と電圧の両方を測定する必要があります. 力率は電流と電圧の位相差から計算できます. なお、このように3相の電力を電力計2個で測定するのを「2電力計法」といい、その測定原理を「ブロンデルの定理」といいます.