質問: gc溶媒について gc(ガスクロマトグラフィー)について教えて下さい。 溶媒で水を打つのはo.k.なのでしょうか? 今までgcで使っていたのは有機溶媒系なのですが、今度水溶性物質を分析しようと思っているのですが、 gcは分析手段として使えるのかどうかを知りたいのです。 (何せ使っていないので、感覚が全くないのです) 検出器はfidでカラムは良くある極性や微極性などのカラムです。 (モレキュラーシーブなどではありません) 一般的に、溶媒水っていうのは有りなのかどうかを知りたいのでよろしくお願いいたします。
回答: 結論から言えば「大丈夫です」 私も仕事でgcを毎日使っていますが、水溶媒系も扱っていますヨ。 但しpeg-20m等の水溶性カラム充填剤を使われているのであれば、注入量は少なめに(私はmax3μにしています)、インジェクション温度及びカラム槽温度は高めに(水が完全に気体の状態の方が良いからinjは180°C~200°C位・カラム温度は160°C~180°C位が良いと思う)。 でも検出成分によってはもう少し低めの温度でも大丈夫ですよ。 因みにpeg-20mの1mカラムでinj170°C、カラム温度80°C(定温)で95%水溶媒を5μ打ち込んでも平気で使ってます。(こんな条件でも1年くらいカラムは使えたよ)