質問: 電流計と電圧計 端子が4つある電流計と電圧計を見る限り,一番右が「+」端子になっています。 問題は左3つの「-」端子です。 電圧計は左から右に電圧が小さくなっていますが, 電流計は右から左に電流が小さくなっています。 (要は逆になっています) これはどうしてなんでしょうか?
回答: 電圧計の配列はこれで良いのですが、電流計の方にはちょっと違和感があります。 (わたしの理解不足でしたらご容赦・・・) ちょっと配列を変えて表示してみます。 ーーーーーrーーーーーーmーーーーーーーー | | | | | | ーdーーr3ーーcーーr2ーーbーーr1ーーaー 端子a-dは最小電流が測れる接続、端子a-cはその次に大きな電流が、端子a-bは最大電流が測れる接続です。 またrはメーター側に電圧マージンを取るためのものです。 具体的な例を挙げて申し訳ないのですが、メーターは100μa f.s、内部抵抗1kωと仮定し、a-d 1ma a-c 10ma a-b 100maと仮定します。 またrは4kωとし、最小レンジで0.5vの電圧降下を確保するものとします。 これで3個の連立方程式を解くと、r1=5.555ω r2=0.05kω r3=0.5kω が得られます。 ここで注意しなければならないのは、3レンジでそれぞれf.sのときの電圧降下が異なることです。 1maのときは0.5vですが、10maのときは0.55v、100maのときは0.555v となります。 具体的な例を入れてお叱りを受けそうですが、この方がわかりやすいと思って実例を入れました。 ご了承ください。