質問: バーグラフ指示計について バーグラフ指示計の入力が100ω-10kωになっていますが 4-20ma入力にできませんか。 よろしくお願いします。
回答: 計装機器の4-20ma出力は、伝送路におけるノイズに災いされないようにしたものです。それを受けた受信側では負荷抵抗などを付けて4-20maを処理しやすい電圧に変換しなければなりませんが、ベースになる電圧を差し引かないといけません(バイアス電圧を加える)。 20maを10kωに対応させれば4maは2kωに相当するので、指示値が100ωを示すためにはバイアス電圧を加えないといけないでしょうね。