質問: 粒度分布測定について湿式と乾式の両方を切り替えて使用できるモデルはありますか?
回答: モデル名:fld-2308が最適です。湿式/乾式の切り替えタイプとなっております。湿式として使用の場合は循環式(純水)/マイクロセル(水/エタノール等)の2種類の方法にて計測いただけます。乾式として使用の場合は圧縮空気による引き込み式で、粉体サンプルを直接計測機の上面から充てんし、計測いたします。粒径の測定サイズは湿式/0.01μm~2000μm、乾式で0.1μm~2000μmとなります。詳しくはこちらをご覧ください。