質問: 風向風速計で、起動風速以下の値が記録されたのですが、データとして使用できますか?
回答: はい。 スペック表に記載があります「0.9m/sec」(弱風用では「0.4m/sec])というのは、この値をクリアしていれば気象庁の検定に合格するという値です。 起動風速以上の風速があった場合でも、起動風速以下の風速の時間が長い場合は、インターバル間や過去10分間で平均処理するインターバル間平均風速や移動平均風速は起動風速以下で記録されることがあります。 実際にはセンサーの感度がよく、0.9m/sec以下で起動することが多々あります。 起動して値が出ているのであればその数値は信頼できるものですので、データとして使用していただけます。 注)気象庁検定付きと検定なしの機種がございますので、レンタルの際にはご注意ください。