質問: fldシリーズは透明な素材の粒度分布でも問題なく計測できますか?
回答: フラウンフォーファー回折理論による粒度分布計では、粒径は散乱光の強度分布に基づいて同定されます。ディテクターに到達した光の強度分布を基に計算することで粒径を求めています。したがって透明素材でも計測には影響はございません。但し、粒径がレーザー光の波長(532nm)から2倍程度までとなる場合は、ミー散乱の影響を受けます。この場合、より正確に計測するには、測定サンプルの屈折率を反映することで、散乱光による影響を補正します。