質問: rcフィルタの測定に関して 現在,抵抗と容量で簡単に構成したrcローパスフィルタの 周波数特性の測定を行っています. 入力正弦波の周波数を数十mhz程度まで上げると, 入力信号振幅が周波数とともに小さくなってしまうのですが, 原因が分かりません. よろしくお願いします. 入力振幅:10v 抵抗:10kω 容量:10pf オシロの入力抵抗:50ω
回答: 測定に使うオシロ(プローブ)の入力抵抗が50ωは、rcローパスフィルターの容量をと並列に入ることになり、オシロノプローブ自体にも9~10pf位の容量がありますので、rcローパスフィルターの特性測定にはお使いのオシロは適当ではありませんね。 測定するには、オシロの入力抵抗は1mω(または10mω)、入力容量はできるだけ小さいもの(10pf以下でできるだけ小さい容量のもの)、そして、rcローパスフィルターの容量はオシロの入力容量に比べ100倍以上容量の大きいものを使い、オシロの入力インピーダンスがローパスフィルタのcのインピーダンスに比べ、十分大きいことが測定系に必要な条件です。これらの条件を満たさないと、誤差が多くて何の特性を測定しているのか分からなくなります。