質問: gp-ibインターフェースを用いた実験 こんにちはgp-ibを用いた計測に関する質問です。 pc98とマルチメータと直流電源を gp-ibでつなぎ、 ダイオードとマルチメータを直列に接続し、 マルチメータを電流モードにして電流を直接測定して ダイオードのi-v特性を測定する方法では ダイオードの正確なiーv特性が測定できないのですが、なぜ正確に測定できないのかよくわかりません。 マルチメータ内のダイオード”on”時の内部抵抗が関係しているようなのですが... どなたか教えてください。 お願いします。
回答: >(下の直列回路では電流を性格に測定できません?、dmmの位置はどうでしょうか?) >電源(+)-dmm(電流測定モード)-di-電源(-) 電流は、正確に測定できます。 (電流以外は、知りえません) 電流測定目的では、位置も問題ありません。 >けれども、このとき >dmmの内部抵抗は >1~10ω程度の範囲でばらつきがあるので >間接的にオームの法則を用いて計算で >電圧を求めるにしても、 >rの値がアバウトな値となってしまうから、 >正確なi-v特性が測定できない。 >というのが答えだと思うのですが。 おそらく、それが正解でしょう。 ちなみにdmmの内部抵抗が1~10ω程度の範囲をとるのは、ばらつきではなくて、測定電流の大きさによって自動的にレンジを切り替えるからだと思います。