質問: 計測器の校正対象と対象外の管理に関して 現在当社で計測器の管理に関して見直しを行っている最中です。 最近、当社では、この計測器の管理が自分がこの部署に来るまで 滞っていました。それで自分が管理をし始めた所、校正対象の計測器 に関しては、社内校正と外部校正の計器、また校正頻度など、規定等 があったにも関わらず、管理がまったくされていなかった事から、その辺の 全面的な管理体制の見直しを行い、管理できるようなシステムの運用に 着手しています。 そこで質問です。 当社で校正対象外としているの物で電動ドライバー、湿温度計スクリュードライバー、ラック等もリストに上がっています。 これらがリストアップされているのは10年程前なので、当時の人がどのような 基準で、これらの物を計測器校正の対象外のものとして、リストアップしているのか分かりません。(担当者も退職している為) 校正対象と対象外のもので、どのような区分け、叉は基準でこれらの計測器を仕分けているかアドバイスいただけないでしょうか? ちなみに、最近、資産管理規定というもので、これら計測器対象外のものも 資産対象としてラベルを貼ったり管理されている状況です。 用は2重管理になっている気がします。 どうかアドバイスの程お願い致します。
回答: はじめまして。某製造メーカーで計測機器管理を担当しています。 通りがかったのでチラッとアドバイスさせていただきます。 校正対象と対象外の計測機器についてですが、弊社の管理規程では、 ・校正対象計器 測定した数値で測定物の合否を判断したり、測定結果を記録(成績書等)に証明として残す場合に使用する計測機器。 つまり測定物(製品など)をこの計器を使用し、確かにこの値でしたと証明する成績書を作成する際に使用する計測機器 ・校正対象外計器 測定した結果を目安として使用する測定機器で測定する人によってばらつきがあるもの(例ストップウォッチなど) としています。 もともと校正の意味は 08年4月に校正を行ない、前回の校正を07年4月に行ったとき 08年4月の校正を完了して初めて07年4月~08年4月の期間にこの計測機器は問題なく精度を保ってました。というもので08年4月に校正を行なったから08年5月にこの計測機器は精度ばっちりです!ってものじゃないですよね ですので、校正対象計測器とするのは、もし測定物(製品)に不具合が発生した場合に履歴が追える・精度を保証できる計測機器を対象にすればいいと思います。 わかりにくい説明で申し訳ありません。。。