質問: q-1. 毛細管現象により,実際にどのくらいの量の溶液を吸引することができますか?
回答: a-1. 各反応チャンバーの容量は5μlです。実際に吸引されるのは5.5μl前後ですが,溶液の状態(表面張力など)によりわずかに異なる可能性があります。例えば10枚のimaplate 5rc96を使用して,5.6μlの水を吸引した場合のcv値は2%未満と算出されています。このように溶液の移動手段として使用する場合は,キャリブレーションを行うことをお勧めします。なお,マイクロキュベットアレイや固相法によるアッセイで使用する場合は,容量と吸引量に差があったとしても,標準物質や試料を同じ方法で吸引していれば結果に影響を与えることはありません。