質問: ・校正サンプルを測定した際の値が10,100の単位で変化します。
回答: 測定中校正サンプルとセンサヘッドのきちんと並んでいますか。センサ部はマーカーと並んでいること、校正サンプルの黒い底面にて印のついた方向の向きになっていることを確認してください。測定中は金属から離してください。手でサンプルをもって測定している場合は、腕時計、ブレスレット、指輪などをつけていないでしょうか。校正サンプルはラベルに記載された値の2-3%の範囲となることを確認するためのものです。測定値が大幅にずれているときはセンサを製造元に送り再校正する必要があるかもしれません。