質問: 内部抵抗 電流計の内部抵抗はできるだけ低いものがよくて、電圧計の内部抵抗はできるだけ高いものがいいのはどうしてですか?
回答: 電流計は電流をはかるので、直列につながなければいけません。もし並列につないでしまうと電流が分岐してしまい変な結果を招いてしまいます。直列に電流計をつなぐともし電流計に抵抗があればそこで電圧降下が生じてしまい電流値が変化してしまいます。よって電圧降下を最小にするために抵抗は小さくしています。 逆に電圧計は並列につなぎます。直列につなぐと電圧計の両端の電圧を測ることになってしまいます(電圧降下の分を測定しているといってもいいです)。並列につなぐとそこにも電流が流れ込もうとします。そうすると電流が変化した分だけ電圧が下がります。よって電流の流れ込みがないように抵抗を大きくしてあります。 わかりやすく説明すると、電流はパイプを流れている水、電圧は山の高さ、抵抗は水の流れを邪魔するものと思ってください。 直列はパイプの間に新たにパイプをつけ、並列はパイプから1本分岐させたパイプと思ってください。 水の流れをはかる場合(電流の測定)、パイプを2本に分岐させてしまうと水がそっちに流れてしまいますので、水の流れは減少します。よってパイプは1本で測定しなければなりません。パイプの間に新たにつけたパイプがもし中が凸凹で水の流れを妨げたら(抵抗が大きいと)、水の流れは減少します。よって抵抗の小さいパイプでなければ水の流れは測定できません。 電圧測定の場合は、2本にしてパイプ間の高さを測るわけですから、水が流れ込まないように凸凹をたくさんつくって(抵抗をおおきくして)水の流れをとめます。 あまり文章を書くのが得意ではないのでわかりにくかったかもしれませんが。。。