質問: ロードセルでの微量計測における誤差への対応 装置に組み込むロードセルの選定で困っております。 風量に相当する部分が300n相当ですが、最も測定頻度の高い荷重が 20~30n程度で、最大500nまでの容量を求められています。 定格荷重が1000nで総合誤差が0.25%のロードセルを用いる場合、 仮に100nを測定する場合でも1000×0.25÷100=2.5nの誤差が生じる (つまり100nの計測に対して97.5~102.5nの数値が出る) と理解していますが、以下の方法でその誤差を緩和する、あるいは 無視してよいと考えることは可能でしょうか? (変換器及び温度の影響は考えないものとして) ? 100n(必要であれば30ないし40n)の実負荷で校正を行う ? 0~1000nまで数ポイントの実負荷-出力を測定し、計測値を修正する ための曲線(近似式)を作成する 20~30nの測定で2.5nの誤差では使い物にならず困っております。 よろしくご助言の程お願いいたします。 すいません。「風量」→「風袋」の間違いです。 参考文献です http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/~dptech/gihoh/gihoh03/matuo.pdf
回答: そういう場合は30ないし40nでフルレンジになるようなレンジ切り替えを用いると良くなります。?で実測校正ですね。 ほかの領域でも精度を上げたければ?のように多点取れば可能です。 ただ、それ全体を含めたもの(装置に内蔵)は特許が出されています。 これはアンプからやらなくてはなりませんので市販品を使って簡単に というわけにはいかないかもしれません。 また4-20maにはそれ自体の精度がありますのでその下の部分 たとえば4が最低で4.1がmaxなどという使い方はそれ自体で精度がでません。 トータル的にみて設計しないといけないようです。 やったことありますが高いですよ。