質問: 発光分光における発光線 イオン線と原子線の違いは、なんですか。各々の発光条件(icpトーチ高さなど)の留意点などお教えください。
回答: icp発光分光分析では高温のアルゴンプラズマ中に導入され たサンプル溶液の霧は瞬時に蒸発・分解・原子化・発光を します。その際、発光する原子が中性原子によるものを原 子線、イオン化した原子によるものをイオン線と称します。 どちらの線が強い発光を出すかは各元素ごとに異なります ので波長表などを参照下さい。原子線(i)、イオン線(ii) などと表記されていると思いますが日常の測定ではほとん ど意識する必要はないかと思います。測定条件を厳密に決 めたい場合は各測定元素ごとに測光高さ方向にプロファイ ル測定を行います。ただ、一般的にicpは原子吸光法等に 比して元素ごとの高さ方向のプロファイルに大きな差は ないようです。厳密な測定を行う場合以外は、ほとんど 測光高さを動かさなくともそこそこの結果は得られるか と思います。最近は感度を上げるために軸方向から測光 する装置も市販されているようです。