質問: k型熱電対の起電力からの温度換算 お世話になります。 k型熱電対に関して調べています。 冷接点補償のicを使ってa/dで電圧を取り込んで、 電圧から温度を計算しようと思っています。 そこで分からない事があります。 1、起電力からの温度換算の計算式はどのようなものなのでしょうか? 2、0.1°C単位の起電力-温度テーブルのデータはありますでしょうか? 3、近似式があったと思うのですが、どの程度の精度になるでしょうか? 以上の事を教えて頂けますでしょうか?
回答: >(これに意味があるかは別として) 正直意味がわかりませんけれども、単に表中の値の中間の起電力であったときに温度に直したいということであれば、単純に二点間を直線で近似すればいいのでは?より凝るなら、まわりの数点を使って多項式補間で内挿する。 添付の図は10度刻みの基準熱起電力表を使って、0~100°Cの範囲での直線近似式による温度と起電力表の温度値との差を起電力に対してグラフ化したものです。 横軸:熱起電力 縦軸: (熱起電力表の温度)-(直線近似の温度) 曲線:bスプライン