質問: 回路の損失についての問題 http://www.jikkyo.co.jp/kakomon/denke 回路の損失についての問題 http://www.jikkyo.co.jp/kakomon/denken3_kakomon/h19/riron/h19r_no14.html で、図1の損失は電圧計による損失のみとの事ですが電流計にも実際に電流が流れているのだから電流計にも損失が発生しませんでしょうか なぜ損失は電圧計のみなのでしょうか
回答: あなたが考えているように電流計による損失も発生しています。 しかし電圧の測定位置が電流計の後ろですね。ズバリ負荷に加わる電圧を測定しているので電流計による損失は考えなくてよいのです。(電圧計に流れる電流は誤差になるのでこれは考慮せねばなりません) これに対して図2では電圧計の位置が電流計の前ですから電圧計の指示値は負荷に加わる電圧より高くなります。当然誤差になります。つまり電流計の内部抵抗は考慮しなくてはなりません。(しかし電圧計に流れる電流は誤差になりません)