質問: elbの相間絶縁について 電気工事経験少ない初心者です。 fujiの漏電遮断機fab sa103clの2次側の相間絶縁をメガーで500ボルトレンジで測定したところr-t相が0ω(r-s・s-t間は∞で正常)を指して短絡状態になりますがテスターの導通で測ると18mωになります、どうゆうことでしょうか?メーカーホームページではメガテストスイッチが主接点と連動して相間絶縁が測定できるように書かれていますが、主接点が開いている状態で上記のような短絡状態になります。 明後日までに判明しないと送電できなくなり大変困ってます、皆様がたの御回答頼りにしています、よろしくお願いします。
回答: 「fujiの漏電遮断機 fab sa103cl」と書かれていますが、このの名称と形式が合っていません。漏電遮断器であれば、略称はecb、形式はeg□□3/□□□ or sg□□3/□□□とかになると思います。どの様な機種、シリーズ、形式でしょうか? 漏電遮断器だと仮定して考えますと、機種やシリーズにより異なるかも知れませんが、一般的な機種の場合、この「メガテストスイッチ」は注文により取付ける機能だろうと思います。機種、シリーズ、形式を調べて、発注時(発注担当者や販売店・富士電機など)にどの様に指定したかを調べる必要があります。 なお、測定した時の状況(二次側を測定)から推定しますと「メガテストスイッチ」が内蔵されていない機種と思われます。 (1)「メガテストスイッチ」が内蔵していない機種の場合 ・漏電遮断器の内部には漏電電流を検出して増幅する回路が内蔵されています。この回路の電源は"二次側(=負荷側の端子部)"から取り出していますので、この影響で二次側をメガテストやテスタで測定しますと導通があることになります。 ・漏電遮断器をoff状態にしますと、電子回路は切り離されますので、漏電遮断器の電源側からはメガテストすることができますが、二次側(=負荷側)でのメガテストを行いますと内部回路のサージ吸収素子が動作して、絶縁抵抗が0ωになります。テスターの場合は電圧が低いのでサージ吸収素子が動作せず、所定の抵抗値を示すものと思います。 ・富士電機機器制御株式会社のホームページにある[技術情報]→[漏電遮断器]→[fqa(良くある質問)]のfqa00094の「漏電遮断器で絶縁抵抗を測定できない場所はどこですか?」を参照されると良いと思います。(このfqaを読むには、会員登録が必要のようです。) (2)「メガテストスイッチ」が内蔵されている場合 ・漏電遮断器の二次側以降の線間にランプやその他の部品が接続されている可能性もあります。 ・直接的な要因として漏電遮断器の内部部品の不具合が考えられます。