質問: チップ入り豊胸手術後のMR検査 豊胸手術にてマイクロチップが埋め込まれている患者の頭部MR検査の安全情報はありますでしょうか? また、撮像範囲に含まれるケースではどうでしょうか?
回答: The Effects of Q InsideTM Safety Technology Micro Transponder on Routine Breast Implant Imaging (Sina Meisamy, Michael T. Nelson)の論文にMotiva(モティバ)社製のマイクロチップに関しては、a radio frequency identification device micro-transponder (RFID-M)技術によって3TまでMRIが可能になり、2004年にFDAで認可されたことが書かれています。ただし、撮像範囲にマイクロチップが入ると金属アーチファクト(画像欠損)がでますので、磁性体が含まれていることは間違いありません。撮像条件について詳細な明記はありませんが、通常操作モードで撮像すべきだと考えます。 私が調べた範囲では、Motiva社製以外の製品が見つからないのですが、他社製品に関しての情報がわかれば追って追記します。