質問: 部屋のデジタル湿度計が99%を示しました。変ですよね。 部屋を閉め切って勤めに出るのですが、ペットを留守番させているので、部屋の壁にがびょうでデジタルの最高最低温室時計を掛けています。5月にホームセンターで買って、値段は5000円ちょっとしました。 今日、帰宅して湿度を確認したら、最低74%、最高99%、現在75%でした。99%って変ですよね。 今日は大変蒸しましたが、雨も降っていないし、水がかかった形跡もないし、結露はおこらない部屋です。洗濯物や植木鉢などの湿気のモトは、置いていません。 すぐ近くに、アナログの温湿度計を置いています。 これまでも、デジタル計が示す湿度とアナログ計が示す湿度が70%と55%のように、全然違うことがあり、どちらを信じればいいのやら、でした。温度はぴったり合うので性格なようです。 専門家の方から見て、このデジタル湿度計は使い物にならないと判断されますか?それとも、「こういうときに狂う」などの条件があって、うまい使い方などがあるのでしょうか。 教えて下さい。よろしくお願いします!
回答: 精度3%という(高価な)デジタル湿度計を使ったことありますが、どうしても不安になり、乾湿計と比較したことがあります。 乾湿計は空気の流れが苦手、デジタル湿度計は急激な温度変化が苦手です。 両方とも、乾湿計の表の、湿球の読みのずれ(度)に対する湿度(%)のずれ、が大きい領域は精度が落ちます。 ご質問の状況は、おそらく急激に高温になって結露したものと思われます。高温で結露はおかしいと思われるかも知れませんが、別の言い方をすると温度差(と湿度差)による結露です。身近な例だと、熱い湯呑みをテーブルに置き、持ち上げればテーブルが結露しています。 湿度計を壁から離した方が良いでしょう。天井から吊る等、壁から離して試してみて下さい。 また、精度は期待せずに、湿度の変化の傾向を知るため、と考えた方が良いと思います。