質問: srfの測定 (3): コンデンサのsrf(自己共振周波数)を測定する際のhp4291aの設定はどのようにするとよいですか。
回答: q.srfの測定 (3): コンデンサのsrf(自己共振周波数)を測定する際のhp4291aの設定はどのようにするとよいですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. hp4291aのパラメータ設定: measurement capacitance: prl(cp) format : log y-axis osc level : 500mv trigger : continues sweep type : log src : freq point average : on point average factor : 32 seep average factor : off nop(number of points、ポイントの数) : 周波数のスパンによる。 short inductance: dut(device under test、被試験デバイス)の寸法による。 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。