質問: ・ms3x/t温度に対する帯磁率を測定したく設定していますが、うまくいきません。
回答: 装置を接続する順番は、ms3からms2wfp、その後ms2wfpからpcであることを確認してください。次にrs232のコミュニケーションはモードbになっていることを確認してください。コミュニケーションモードはms3をusbに接続した際のbartsoftの設定をみます。その他、usbはシリアルケーブルを介し接続されているか、ドライバは最新のものとなっているか、シリアルポートの設定は正しいかを確認してください。