質問: q-4. 正しい測定方法は?
回答: a-4. 空間線量率測定:1. センサーカバーを必ず装着して下さい。2. 地表面から1 mの高さを計測します。3. 地表面から1 mの高さで,地表面と平行にライノス6000を保持して下さい。4. “ピッ”と鳴るまで「決定」ボタンを2秒以上押し続けて下さい。5. そのまま2分間以上保持し,指示値を読み取って下さい。6. 5. の値に校正定数を掛けた値を真値とします。表面汚染測定:1. 単位選択で「cpm」を選択して下さい。2. バックグランド値を測定します。センサーカバーを装着し,測定を行う位置に測定対象物を置かない状態でライノス6000 を保持し,“ピッ”と鳴るまで「決定」ボタンを2秒以上押し続けて下さい。そのまま2分間以上保持し,指示値を読み取って下さい。測定対象が場所や固定物の場合は,測定対象物から1 m離れた位置でバックグランド値を測定して下さい。3. 測定対象物の表面から5 mmの距離で計測します。4. 3. の値から 2. の値を引いたものを表面汚染(β線のみ)のcpm値とします。