質問: srfの測定 (4): インピーダンスアナライザーで静電容量を測定する場合、csではなくcpを測定するのはなぜですか。
回答: q.srfの測定 (4): インピーダンスアナライザーで静電容量を測定する場合、csではなくcpを測定するのはなぜですか。 コンデンサ(キャパシタ) > セラミックコンデンサ > 積層セラミックチップコンデンサ a. インピーダンスアナライザで測定できるのは、並列静電容量cpと直列静電容量csのどちらかです。回路モデルはコンデンサの静電容量の値によって決まります(図1)。 cが小さくインピーダンスが高いとき、cとrpとの並列インピーダンスは著しく高くなります。そのため、静電容量を測定する容量計の設定はcpにしてください。cは低容量コンデンサなので、csではなくcp設定を適用します。 図1:インピーダンスの等価回路 * hp4291a rf impedance/material analyzer operating manual set, hewlett-packard japan, ltd, 1993 >>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本webサイトよりお問い合わせください。