質問: 測定器の較正について教えてください。 較正済みのSGを用いて、スペクトラムアナライザの周波数特性較正を行う場合の較正方法として 1SGの出力レベルを一定で各周波数によるスペアナの電力指示値を較正値とする。
回答: 1 基準となるSGに対してスペクトラムアナライザが示す値が基準とどれだけずれているか こうしないと基準原器の意味が無い。 >SG出力0dBm、スペアナ指示値が+0.1dBmの場合較正値は+0.1dBm。 -0.1dBmです。 真値0dbmに対して+の値を示すから真値に補正する(誤差補正)には指示値から-しないと真値にならない。 補足 実際には誤差率を用いて校正します。 SG出力+10dBm、スペアナ指示値が+10.1dBmの場合、 誤差率=(10.1-10.0)/10.0=+0.01 SG出力+5.0dBm、スペアナ指示値が+5.1dBmの場合、 誤差率=(5.1-5.0)/5.0=+0.02 これより+5.0~+10.0の誤差は0.02~0.01までリニアに変化していると考え、指示値を補正した後の値が真値と考えます。