質問: ボトル内液体物検査装置について 原理が、「電気的な方法」らしいということ以外、何も解りません。ご存知の方おられませんでしょうか。
回答: no.2です。 wipo の方で書類が閲覧できるのに気づいて見てみたところ、じつは日本語で書かれていました。 検索結果から概要(英語)を出すと、左上に「images」とあるのでこれをクリックすると閲覧画面に移ります。 ここで日本語の発明名称が分かったので、特許図書館のほうで検索してみたら同名のものがありました。 発明の名称:容器内の液体種別を判別する装置およびその制御方法 出願番号 :特許出願2004-86050 出願日 :2004年3月24日 公開番号 :特許公開2005-274255 公開日 :2005年10月6日 (wipo の方の出願と同一ではなく、それを発展させたもののようです) ざっとしか見てませんが、やはり液体の誘電率が違うことを利用して、コンデンサの静電容量→発振周波数の違いを検出するようです。 任意の容器形状に対応できるようにしたところが要点みたいです。