質問: 動的粘弾性の測定について 動的粘弾性の初心者です。どなたか教えていただければ幸いです。 変形モ-ドを変えてゴム試料のaとbを測定したのですが 損失正接(tanδ)のピ-ク値が引張りではaが1.83、bが2.19に対して 捻りによる測定ではaが1.85、bが1.83の結果でした。 変形モ-ドは違いますが同じ応力を与えて、発生する歪みを測定しているのに このような現象が発生する原因がわからず困っています。よろしくお願いします。
回答: 回答へのお礼を拝見して、以下の様にまとめられるかと思います。 試料aがアクリルニトリル(an)含有量の多い極高nbr、試料bがcrである。 試料a内部ではanによる分子間相互作用が強く、より堅い物として振る舞うために、 tanδa < tanδbが期待され、引っ張り試験ではこの傾向が確認されている。 しかし、捩り試験ではtanδa ≒ tanδb となりこの傾向は認められない。 他の試料に付いてはtanδa < tanδbの傾向は引っ張りと捩れの両方の試験で 確認されている。 したがって、今回の質問という事に成った。 tanδに影響を及ぼす因子の一つは温度tで、簡単なゴム弾性論ではe,g~tの 関係が有りますが、これもeとgに同じように効きますので排除されます。 微少変形の線形粘弾性論の範囲では式をいくらいじくり回しても堂々巡りで解釈は 付かないということになります。 残る可能性は、試料a内の海―島の様なanが作る構造が、見掛けのポアソン比γを 変えているのではないでしょうか。 見掛けのγは試料体積一定でも変わる可能性は有ります。下記urlを参考に 内部構造との関連を考えてみてください。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6307818.html 特殊な構造にだけ見られるおもしろい観測結果なのかも知れません。 昔sbrの緩和現象を研究していました。ゴム固体の粘弾性よりも速い分子運動が 対象でした。したがって、適切な回答ができないのはご容赦ください。