質問: 薄層クロマトグラフィの結果に誤差が生じました こんばんわ☆ 食品中の着色料の同定をするため薄層クロマトグラフィを使用して実験をしました。 検液は黄色だったのでy4タートラジンとy5サンセットイエローと比較しました。 が!いざ展開済の薄層板を見に行ったら展開されたスポットが全部右肩上がりの楕円形でした。。。 色自体は分離していないのでy4のようなのですが、斜めに上がっていってしまっているためrf値での同定が出来ません・・・ よく見ると薄層板の下の方が傷ついていたんですが、原因はそれでしょうか?? 過去の質問を見ていたら薄層板の表面状態が原因になることがあると書いてあったのですが、これも同じでしょうか?? また、この場合、同定は難しいのでしょうか?? 補足等なんでもします。アドバイスでも構いません。よろしくお願いします!!!!!
回答: 有機合成の経験から書かせていただきます。 tlc板の展開方向と平行になっている切り口部分の担体がガタガタになっていてスポットが真っ直ぐに上がらないことがあります。理由は表面のキズと同じです。使う前にピンセットでさっとなでて均一にしてから使うときちんと上がるようです。ピンセットを寝かせて平らな面を使うのがポイントです。先輩に教わった裏技ですが。 スポットが真っ直ぐに上がらなかったらtlcは同定法として意味がありません。すぐやり直す習慣をつけたほうがいいですよ。