質問: シリンジポンプについての質問です。 シリンジポンプ使用中にアラ... シリンジポンプについての質問です。 シリンジポンプ使用中にアラームが鳴り、アラームに対応し再開させる方法を教えて頂けませんか? 私は、アラーム切る→患者側の三方活栓をoffにする→アラームに対する対応をする→「積算量クリア」押す→「f3/ok」押す→三方活栓開ける→開始ボタン押すだと思っていました。 どなたか教えて頂けませんか? 機械によって若干異なる場合があると思いますが、基本的な解除方法を教えて頂けませんか?
回答: アラーム消音 アラームの原因の対応 シリンジ側の三活を患者側にいかないようロックして圧抜きをします 三活を戻して開始ボタン 圧抜きをしないと薬剤が一気に投与されたりするので必要と教わりました 積算量クリアは私のところは、10時-10時(次の日の)が一日なので日勤の朝10時で積算量クリアを押す決まりになってます