質問: オシロの入力インピーダンスについて 私の使っているオシロスコープは入力インピーダンスを 50ωと1mωに切り替えることができるのですが、切り替えたらどうなるのかよくわかりません。 マニュアルには観測できる垂直軸(電圧)の領域が1mωのほうが大きいとしか書いてないです。 同じシグナルを入力したときに50ωと1mωとでは波形が違うみたいです。 切り替えると何が起こるのでしょうか? よろしくお願いします。
回答: #1の方も答えられていますが、プローブの2つの端子間に1mωの抵抗が付くか、50ωの抵抗が付くかの差です。 測定器の入力インピーダンスが低いと、測定器側にも電流が流れるようになるため、通常の測定では入力インピーダンスはできるだけ高くして、測定器を接続したことによる誤差が無視できるレベルとなるようにしています。 だから、オシロも通常は1mωの入力インピーダンスを使用します。 ただ測定対象によっては、終端抵抗として50ωの抵抗を付けることを前提としたものがあり、例えばファンクションジェネレーターなどは、確かそうなっていたと思います。 この場合、50ωの抵抗を出力につないだときに正しい電圧となるようになっており、オシロの入力インピーダンスを1mωとすると電圧が設定と異なった結果(2倍の電圧)になります。