質問: 吸光度のマイナス表示について 現在hach社のuv-visを使用しています。 dr-4000uですが、今は会社ではないのでシングルビームか ダブルビーム仕様かわかりません。 ただ、セルを設置するのは1つしかできない物です。 最近購入したばかりなのですが、かなり濃度の薄い試料の 吸光度を測定すると、マイナス表示されます。 -0.002とかなら誤差かと思うのですが、ひどいのは -0.01位になります。 最初にベースラインをイオン交換水でとっています。 一度、イオン交換水でベースラインをとったあと、 そのセルのままスキャンをすると、-0.002など表示されます。 なぜこのようなことが起こるのでしょうか? いくらベースラインを取り直してもマイナスが出てきます。 どうしたらよいでしょうか?
回答: > -0.01absもの誤差が出てきた場合は原因は試料溶液の > 微量な汚れの可能性があるでしょうか。 「汚れ」で「試料溶液」の方が「ブランク溶液」より透過光量が多くなることは 非常に考えにくいです(逆は一般的ですが)。 ベースラインをとってから測定を続けて行くと、どんどん一方向にずれていく ようであれば、装置がらみの問題があるかも知れません。 設置環境に問題(ランプハウスに風が当たる、周囲温度が変動する等)は ないですか? powe-on後、装置・光源が安定するまである程度待ってから測定を始めて いますか? これらに問題がなければ、装置自身の問題の可能性を疑うことも必要かも 知れませんね。