質問: メジャリング結果の要求(コマンドmeasres)を送信した場合、どのような文字列がスペアナから返信されますか?
回答: 返ってくるデータの例は以下のようになります。 チャネルパワー測定の場合 「pow:-25.5dbm」 隣接チャンネル漏洩電力測定の場合 「l:-47.7dbc u:-48.3dbc」 占有帯域幅測定の場合 「c:1.45g w:20.00k」 電界強度測定の場合 「ef:146.0dbuv/m」 ※マーカ点のレベルが返ります。 磁界強度測定の場合 「mf:167.0dbua/m」 ※マーカ点のレベルが返ります。 周波数測定の場合 「fc:2400.0000m」 ※周波数カウンタ未実装の場合は、“Invalid for F/C”と返ってきます。 ※レベルが小さいなどの理由で測定できない場合は“non Signal”と返ってきます。 上記以外の場合は「meas off」が返ります。