質問: 長期使用するほど、液体検出が不安定になったり測定できなくなったりするのは何故ですか。
回答: 一般的な液接置型電極の場合、管内全体にわたるライニング付着によって測定不能となるケースがあります。また、従来の電磁式流量計でも起こりやすいトラブルです。対策としては、測定管の外側に電極のある容量検出型の流量計を用いることが有効です。また、完全貫通型の電磁式流量計であれば、電気を通さない通水部の外から液体を検出するため、絶縁物が付着していても安定した検出が可能です。もちろん、管内の汚れが酷い場合には、設備への影響が懸念されるため、管内の清掃など配管そのもののメンテナンスが必要です。