简要描述:德国菲希尔DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪使用Fischer的智慧型测量探头ED10,FMP40膜厚仪会自动检测出基体的材料并应用合适的测试方法:涡流法或电磁感应法 。能自动识别不同的探头。应用程式特定的校准参数储存在测量探头中,因此仪器一旦连接了任何探头都能立即进行测量。<br>产品型号: fischer<br>所属分类:涂层测厚仪<br>详细说明:<br>品牌自营品牌价格区间5千-1万<br>产地类别国产应用领域化工,石油,能源,电子,交通<br>DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪-德国菲希尔<br>德国菲希尔DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪使用Fischer的智慧型测量探头ED10,FMP40膜厚仪会自动检测出基体的材料并应用合适的测试方法:涡流法或电磁感应法 。能自动识别不同的探头。应用程式特定的校准参数储存在测量探头中,因此仪器一旦连接了任何探头都能立即进行测量。<br>德国菲希尔DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪采用根据DIN EN ISO 2360,ASTM B244标准的电涡流方法和DIN EN ISO 2178,ASTM B499电磁感应方法。理想的适合于测量:<br>德国菲希尔DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪特点<br>非铁金属镀层(例如:铬,铜,锌等)在铁或钢上。<br>油漆、腊克和合成涂层在在铁或钢上。<br>非导电涂层在非铁金属基材上,例如油漆、腊克和合成涂层在铝、铜、黄铜、锌和不锈钢上。<br>铝的阳极氧化层。<br>一步测量钢材上镀锌再镀油漆的镀层系统(双镀层)中各自的厚度。<br>德国菲希尔DUALSCOPE FMP40涂层测厚仪是一款操作简便的镀层厚度测量和灵活的数据采集设备。DUALSCOPE FMP40膜厚仪存储容量多达1,000数据组的10,000个测量数据,带动态存储分配能力。100个测量应用的内存可用于存储校准和相关的测量数据。<br>德国菲希尔Fischer DUALSCOPE FMP40膜厚计配备有一个独特的和便于读取的60 x 30 mm (2.4' x 1.2')液晶显示器。大量显示的信息使得操作异常简便,包括单个测量读数,测量次数,应用程式号,组号,统计数据,Cp和Cpk,产品规格限制超出,日期,时间,以及显示操作模式和设置的图标和符号,2行文本各16个字母或可自由选