[摘要]随着连续运行参考站网(CORS)技术的快速发展以及硬件系统的建立,CORS技术在工程应用中的范围越来越广泛。本文通过对比单基站RTK与CORS系统的工作原理分析两者的精度影响因素,通过工程实际对两者的精度进行比较,并对结果进行分析。<br>[关键词]单基站 RTK 连续运行参考站网 工作原理 精度分析<br>[中图分类号] P21 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-3-169-1<br>1概述<br>随着CORS技术的成熟,东部沿海很多省、市、区政府组织协调建立了连续运行参考站网,提供不同精度的位置服务和相关信息服务,而且绝大部分都免费提供,这就促使CORS服务已经在工程测绘中得到了广泛的应用[1]。但在实际工程中,由于项目地区的边缘性和特殊的地理位置,导致采用CORS技术难以完成测量工作。此时,考虑到成本与效率问题,单基站RTK(以下简称RTK)技术仍然有很大的应用空间。所以对采用单基站RTK与CORS进行数据采集的精度进行定量分析还是很必要的。<br>2RTK与CORS系统原理<br>2.1 RTK技术原理<br>RTK测量技术即为实时动态测量技术,是以载波相位测量与数据传输技术相结合的以载波相位测量为依据的实时差分GPS测量技术。主要由三部分组成:①基准站接收机、②数据通讯链、③流动站。<br>其主要工作原理:在已知高等级点上(基准点)安装GPS接收机,进行连续观测,并将基观测到的数据和测站信息,通过无线电的方式实时传输至流动站。流动站接收机在接收GPS卫星信号的同时接收基准站的传输数据,根据所接收的信息对GPS轨道误差、电离层和对流层及大气折射所带来的误差进行改正,实时解算出流动站的三维坐标。<br>由RTK的工作原理可以看出,RTK技术存在着一定的局限性,主要包括:①用户需建立本地参考站;②误差随距离增大;③可靠性和可行性随距离降低。<br>2.2 CORS系统原理<br>CORS 服务网是由一系列连续运行的GPS基准站和一个GPS网络控制中心构成。整套系统主要包括GPS固定参考站系统、GPS网络控制中心系统、数据传输系统、数据发播系统和用户系统五部分组成。<br>用户只需向控制中心发送概略坐标,控制中心会根据用户的位置,计算最佳的固定站数据,整体改正GPS的轨道误差、电离层和对流层以及大气折射所带来的误差。CORS解决