泵前吸液管一般选择Ф3×Ф2或Ф4×Ф3,长度一般1.0-1.5m;<br>泵连接管路一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75,长度一般1m左右;<br>混合器到进样阀、进样阀到色谱柱、色谱柱到检测池的管路一般都是Ф1.6×Ф0.25,每段长度一般都0.3-0.5m;<br>检测池前后的管路一般选用Ф1.6×Ф0.18、0.13、0、08,长度一般都在0.3m左右;<br>手动进样阀废液管一般采用Ф1.6×Ф0.5或0.75不锈钢管,长度0.2m,也有用塑料管的,长度不定,有的直接接到废液桶;<br>泵柱塞清洗管一般采用Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的塑料管,长度一般根据设计需要和使用需要而定;<br>泵废液管一般选用Ф2×Ф1或Ф1.6×Ф0.8,长度1.0-2.0m;<br>自动进样器废液管一般较粗,内径大多都在Ф8-Ф12之间,长度大多都在1-1.5m之间;<br>检测器废液管一般都是Ф1.6×Ф0.25或0.5,长度在1.0-2.0m之间(示差折光检测器例外,管路细了,长了,背压大,该检测池耐不了高压,易坏,管路一般采用粗一点的,如Ф3×Ф2或Ф2×Ф1的)。