⑴使用步骤:<br>端坐在天平前,放置干燥器、烧杯等物的搪瓷盘放在天平的左边,实验报告本等放在天平的右边。<br>查看天平水平仪,气泡是否在黑圈内,如不在黑圈内表示天平不水平,要通过水平调节脚调至水平。<br>接通电源,预热60分钟后方可开启显示器进行操作使用。<br>称量前要用标准砝码校正天平。<br>轻按ON显示器键,等出现0.0000g称量模式后方可称量。<br>将称量物轻放在称盘上,关严天平门,这时显示器上数字不断变化,待数字稳定并出现质量单位g后,即可读数,并记录称量结果。<br>称量结束后,取出称量物,按关闭键OFF。检查天平内清洁与否,如有试样洒落,一定要打扫干净。关上天平门,罩好布罩,填写登记卡。<br>⑵称样方法:<br>根据试样的不同性质和分析工作中的不同要求,可分别采用直接称量(简称直接法)、指定质量(固定样)称量法、差减称量法(也称相减法)及减量法进行称量。<br>直接称量法对一些在空气中无吸湿性的试样或试剂,如金属或合金等可用直接法称量。称量时将试样放在干净而干燥的小表面皿上或油光纸上,一次称取一定质量的试样。<br>称量步骤:先称出干燥洁净的表面皿或油光纸的质量,按去皮键TAR,显示“0.0000”后,打开天平门,缓缓往表面皿中加入试样,当达到所需质量时停止加样,关上天平门,显示平衡后即可记录所称试样的净质量。<br>指定质量称量法对于可用直接法称量的试样,在例行分析中,为简化计算工作往往需要称出预定质量的试样。这时可在已知质量的称量容器(如表面皿或不锈钢等金属材料做成的小皿)内,直接投放待称试样,直至达到所需要的质量。<br>称量时,将自备的称量容器(如表面皿)置于天平盘上,左手持骨匙盛试样后小心地伸向表面皿的近上方,以手指轻击匙柄(如图),将试样弹入,直到所加试样量与预定量之差相近时,极其小心地以左手拇指、中指及掌心拿稳骨匙,以食指摩擦匙柄,让匙里的试样以尽可能少的量慢慢抖入表面皿。这时,既要注意试样抖入量,同时也要注意显示屏的读数,当读数正好等于所需要的量时,立即停止抖入试样,若不慎多加了试样,则用骨匙取出多余的试样(不要放回原试样瓶中)。称好后,用干净的小纸片衬垫取出表面皿,将试样全部转移到接受的容器内。试样若为可溶性盐类,可用少量纯水将沾在表面皿上的粉末吹洗进容器。<br>在进行以上操作时,应特别注意:试样决不能失落在秤盘上和天