甲醛检测仪看数据是非常简单的,只要把分析好结果打印出来,是一张打印纸,就会看的很清楚,比如甲醛检测结果是多少,显示是合格还是不合格的,也会有甲醛浓度参照表是属于轻度污染还是中度污染等。下面是具体检测看数据方法介绍。甲醛检测仪看数据方法<br>1、机器界面<br>机器打开后显示欢迎使用高精准甲醛检测仪,然后跳至主页面。主页面显示有:测定数值显示区,与“测定”“校零”“打印”选项。<br>2、校零与检测<br>我们可以用向前或者向后来选择测定校零和打印键,使用仪器前首先将仪器校零,取一支方形比色皿加满纯净水,左右透光放入比色槽,盖上盖子选择校零,校零成功点返回退出。并将比色皿取出,再将检测显色后的比色皿放入机器的比色槽,此时光标选择测定,机器即会显示甲醛的测定值。<br>3、打印<br>仪器读出检测数据后,将光标移至打印选项,此时点击确定,机器就会瞬间打印出定制的格式打印出检测数据,其中包括检测时间日期,甲醛浓度值,并自动根据国家标准中对甲醛的限量判断检测结果是否合格。