摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。摇表的种类<br>1、接地摇表<br>测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流电桥,因此摇表的输出是交流电。<br>主要是因为接地电阻测量过程中,被测接地导线和地之间会形成电池,用直流测量会造成误差,同时直流电通过时也会使接地导体产生极化,增加接触电阻。<br>2、兆欧摇表<br>测量绝缘电阻通常使用兆欧摇表,兆欧摇表与万用表不同,兆欧表内电源采用能产生数百伏到数千伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V。低压电气设备一般采用500V等级的表测量。兆欧摇表内的发电机一般均发出交流电,经过整流后变为直流输出。<br>摇表又称兆欧表<br>兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机电机 、表头表头 和三个接线柱接线柱 (即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。<br>摇表的种类<br>1、接地摇表<br>测量接地电阻通常使用接地摇表,接地摇表的工作原理采用的是交流电桥,因此摇表的输出是交流电。<br>这主要是因为接地电阻测量过程中,被测接地导线和地之间会形成电池,用直流测量会造成误差,同时直流电通过时也会使接地导体产生极化,增加接触电阻。<br>2、兆欧摇表<br>测量绝缘电阻通常使用兆欧摇表,兆欧摇表与万用表不同,兆欧表内电源采用能产生数百伏到数千伏电压的手摇发电机,表的电压等级有:500、1000、2500、5000V。低压电气设备一般采用500V等级的表测量。兆欧摇表内的发电机一般均发出交流电,经过整流后变为直流输出。<br>摇表的工作原理<br>1、摇表线路<br>与摇表表针相连的有两个线圈,一个同表内的附加电阻R串联;另一个和被测电阻R串联,然后一起接到手摇发电机上。当手摇动发电机时,两个线圈中同时有电流通过,在两个线圈上产生方向相反的转矩,表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度,这个偏转角度决定于两个电流的比值,附加电阻是不变的,所以电流值仅取决于待测电阻的大小。<br>2、摇表的选用原则<br>(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备