Vp 是峰值电压。峰值电压(peak voltage): 电压从零电压到最高点的电压称为峰值电压，也就是最大电压。测量电压峰值的表计，可分为测量交直流电压的峰值电压表和测量冲击电压的峰值电压表两类，也有即可测量交直流电压又可测量冲击电压的多用峰值电压表。一般都是数字式仪表。峰值电压表的测量准确度一般为±1%左右。峰值电压表最高量程一般为1kV左右，测量高电压时需和分压器配合使用，即将它和分压器低压臂并联。由于测量球隙和高压示波器测量冲击电压峰值较费时且准确率不高，故可用分压器配合峰值电压表来测量冲击电压的峰值。现今数字存储示波器已趋于广泛应用，在测量波形的同时，在示波器屏幕上可同时显示出峰值。相比之下，峰值电压表的功能已大为下降。在不少场合，只需要测量高电压的峰值，例如绝缘的击穿就仅仅取决于电压的峰值。现已制成的产品有交流峰值电压表和冲击峰值电压表，它们通常均与分压器配合起来使用。 交流峰值电压表的工作原理可分为两类：