composición química de los gases que se están
¿A qué es sensible el medidor Pirani?
Los indicadores de conductividad térmica se basan en el hecho de que la capacidad de un gas para conducir el calor disminuye con la presión. En este tipo de gauge, un filamento de alambre se calienta corriendo corriente a través de él. Un termopar o detector de temperatura de resistencia (RTD) se puede utilizar para medir la temperatura del filamento. Esta temperatura depende de la velocidad a la que el filamento pierde calor con el gas circundante, y por lo tanto en la conductividad térmica. Una variante común es el medidor Pirani que utiliza un filamento de platino como elemento calentado y RTD. Estos indicadores son precisos de 10 torr a 10 − 3 torr, pero son sensibles a la composición química de los gases que se están midiendo.
question: ¿A qué es sensible el medidor Pirani?, answer: composición química de los gases que se están