Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser (VFlaW) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.212"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser (VFlaW)" shortForm="VFlaW"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (OLDDA)" shortForm="OLDDA"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (OILAE)" shortForm="OILAE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Bundeskanzlei"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU" showAs="de"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>941.212 </docNumber></p><p><docTitle>Verordnung des EJPD <br/>über Messanlagen und Messmittel <br/>für Flüssigkeiten ausser Wasser</docTitle></p><p>(VFlaW)<inline name="man-font-weight-normal"><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/826" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 4625</ref>).</p></authorialNote></inline></p><p>vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2021)</p></preface><preamble><p>Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),</p><p>gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/245" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>941.210</b></ref></p></authorialNote> (Messmittelverordnung),<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>).</p></authorialNote></p><p>verordnet:</p></preamble><body><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Gegenstand</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para/listintro">Diese Verordnung regelt:</listIntroduction><item eId="art_1/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anforderungen an Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messanlagen und Messmittel;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_c"><num>c. </num><p>die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messanlagen und Messmittel.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Geltungsbereich</heading><paragraph eId="art_2/para"><content><p>Dieser Verordnung unterstehen Messmittel<authorialNote><p> Ausdruck gemäss Ziff. I 7 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>). Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.</p></authorialNote> und Messanlagen, die dafür bestimmt sind, Mengen (Volumen oder Masse) von Flüssigkeiten ausser Wasser kontinuierlich und dynamisch zu messen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Begriffe</heading><paragraph eId="art_3/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para/listintro">In dieser Verordnung bedeuten:</listIntroduction><item eId="art_3/para/lbl_a"><num>a. </num><p><i>Zähler:</i> Messmittel, das für das kontinuierliche Messen, das Speichern und das Anzeigen der Menge einer Flüssigkeit, die den Messwertaufnehmer in einer geschlossenen, vollständig gefüllten Leitung durchfliesst, bei Betriebsbedingungen ausgelegt ist;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_b"><num>b. </num><p><i>Rechenwerk:</i> Teil eines Zählers, der die Ausgangssignale des Messwertaufnehmers oder der Messwertaufnehmer und etwaiger verbundener Messmittel aufnimmt und die Messergebnisse anzeigt;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_c"><num>c. </num><p><i>Verbundenes Messmittel:</i> Messmittel, das mit dem Rechenwerk verbunden ist und zum Zwecke einer Korrektur oder Umwertung bestimmte für die Flüssigkeit charakteristische Grössen misst.</p></item><item eId="art_3/para/lbl_d"><num>d. </num><blockList><listIntroduction eId="art_3/para/lbl_d/listintro"><i>Mengenumwerter:</i> Teil des Rechenwerks, bestehend aus verbundenen Messmitteln, der unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Flüssigkeit wie Temperatur oder Dichte, die mittels der betreffenden verbundenen Messmittel ermittelt werden oder in einem Speicher gespeichert sind, automatisch:</listIntroduction><item eId="art_3/para/lbl_d/lbl_1"><num>1. </num><p>das im Messzustand ermittelte Volumen der Flüssigkeit in ein Volumen im Basiszustand oder in eine Masse umrechnet, oder</p></item><item eId="art_3/para/lbl_d/lbl_2"><num>2. </num><p>die im Messzustand ermittelte Masse der Flüssigkeit in ein Volumen im Messzustand oder in ein Volumen im Basiszustand umrechnet.</p></item></blockList></item><item eId="art_3/para/lbl_e"><num>e. </num><p><i>Messanlage:</i> Messsystem, das den Zähler und alle Einrichtungen umfasst, die erforderlich sind, um eine korrekte Messung zu gewährleisten, oder dazu dienen, die Messvorgänge zu erleichtern.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Bezugsbedingungen</heading><paragraph eId="art_4/para"><content><p>Als Bezugsbedingungen (Basiszustand) für die Bestimmung von Flüssigkeitsmengen gelten:</p><table border="1"><tr><td><blockList><item><num>a. </num><p>Druck</p></item></blockList></td><td><p>101 325 Pa;</p></td></tr><tr><td><blockList><item><num>b. </num><p>Temperatur</p></item></blockList></td><td><p>20 °C im Allgemeinen,<br/>15 °C für Brenn- und Treibstoffe;</p></td></tr><tr><td><blockList><item><num>c. </num><p>Bezugsdichte für Eichgewichte</p></item></blockList></td><td><p>8000 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>.</p></td></tr></table></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Pflicht zur Angabe des Volumens bei Bezugstemperatur</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><p> Beim Handel mit flüssigen Brenn- und Treibstoffen nach Volumen müssen die gehandelte Flüssigkeitsmenge (Volumen) und der Einheitspreis auf die Temperatur von 15 °C bezogen und deklariert werden. Grundlage für die Umrechnung bilden die massgebenden Tabellen, die in den Normen nach Anhang 1 zu finden sind.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p> Die Pflicht zur Mengenangabe bei 15 °C nach Absatz 1 entfällt für den Verkauf von Treibstoffen ab Zapfsäulen an die Endverbraucherin oder den Endverbraucher in den üblichen Mengen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_6/para"><content><p>Messanlagen für Flüssigkeiten müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_7/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_7/para/listintro">Die Konformität der Messanlagen für Flüssigkeiten mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 6 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:</listIntroduction><item eId="art_7/para/lbl_a"><num>a. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);</p></item><item eId="art_7/para/lbl_b"><num>b. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D);</p></item><item eId="art_7/para/lbl_c"><num>c. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung, ergänzt durch eine Entwurfsprüfung (Modul H1);</p></item><item eId="art_7/para/lbl_d"><num>d. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G).</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_8/para_1"><num>1</num><content><p> Messanlagen für Flüssigkeiten müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch die kantonalen Eichämter nachgeeicht werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_1_bis"><num>1bis</num><content><p> Bei Treibstoffzapfanlagen muss die erste Nacheichung im Verlauf des Jahres, das auf das auf dem Typenschild aufgedruckte Jahr folgt, durchgeführt werden.<authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/826" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 4625</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_8/para_2/listintro"> Die Gültigkeitsdauer der Nacheichung beträgt:</listIntroduction><item eId="art_8/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>ein Jahr bei Messanlagen, die im Betrieb zerlegt werden müssen;</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>ein Jahr bei Messanlagen mit Temperaturkompensation, einem Gasmessverhüter oder Gasabscheider;</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>zwei Jahre bei sämtlichen Treibstoffzapfanlagen;</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>zwei Jahre bei allen übrigen Messanlagen.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/826" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 4625</ref>).</p></authorialNote></p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_3"><num>3</num><content><p> Das Eidgenössische Institut für Metrologie<authorialNote><p> Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2004/746" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2004 </b>4937</ref>) auf den 1. Jan. 2013 angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.</p></authorialNote> kann diese Fristen für einzelne Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der verwendeten Messmittel dies erlauben oder verlangen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_4"><num>4</num><content><p> Ausserhalb des festgelegten Messbereichs gelten die Messanlagen nicht als amtlich geprüft.</p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Pflichten der Verwenderin</heading><paragraph eId="art_9/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_9/para/listintro">Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:</listIntroduction><item eId="art_9/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme des Messmittels befolgt werden;</p></item><item eId="art_9/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung und Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Fehlergrenzen bei Kontrollen</heading><paragraph eId="art_10/para"><content><p>Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gilt als Fehlergrenze das Doppelte der im Anhang 2 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Aufhebung bisherigen Rechts</heading><paragraph eId="art_11/para"><content><p>Die Verordnung vom 1. Dezember 1986<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1987/216_216_216" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>1987 </b>216</ref>, <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1997/2761_2761_2761" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><b>1997</b> 2761 </ref>Ziff. II Bst. c]</p></authorialNote> über Messapparate für Flüssigkeiten ausser Wasser wird aufgehoben.</p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Übergangsbestimmungen</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p> Messanlagen für Flüssigkeiten, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p> Messanlagen für Flüssigkeiten, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in den Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Inkrafttreten</heading><paragraph eId="art_13/para"><content><p>Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.</p></content></paragraph></article></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.212"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser (VFlaW)" shortForm="VFlaW"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (OLDDA)" shortForm="OLDDA"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (OILAE)" shortForm="OILAE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 1</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 5 Abs. 1)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Umrechnungstabellen für flüssige Brenn- und Treibstoffe</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/bull_u1"><num>– </num><p>Recommandation Internationale OIML<authorialNote><p> OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale.  Auskunft über OIML-Empfehlungen erteilt das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS), 3003 Bern-Wabern.</p></authorialNote> R 63: Tables de mesure du pétrole, (1994);</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/bull_u2"><num>– </num><p>Internationale Norm ISO 91-1:1992<authorialNote><p> Auskunft über die in diesem Anhang aufgeführten Normen erteilt die Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.</p></authorialNote>: Mineralölmesstafeln; </p><p>Teil 1: Auf Bezugstemperatur von 15 °C und 60 °F basierende Tafeln.</p></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.212"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser (VFlaW)" shortForm="VFlaW"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (OLDDA)" shortForm="OLDDA"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (OILAE)" shortForm="OILAE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/247/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 2<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Bereinigt gemäss Art. 14 der Alkoholbestimmungsverordnung vom 5. Okt. 2010  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2010/664" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2010</b> 4595</ref>) und Ziff. II der V des EJPD vom 20. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021  (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/826" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 4625</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 6)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Messanlagen für Flüssigkeiten ausser Wasser</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Begriffsbestimmungen</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Basiszustand</p><p>Festgelegter Zustand, in den die bei Messbedingungen gemessene Flüssigkeitsmenge umgewertet wird.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Treibstoffzapfanlage</p><p>Messanlage zur Betankung von Motorfahrzeugen, kleinen Booten und kleinen Luftfahrzeugen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Selbstbedienungsanlage</p><p>Anlage, die es dem Kunden oder der Kundin gestattet, eine Messanlage zum Zwecke des Erwerbs einer Flüssigkeit für den Eigenbedarf selbstständig zu nutzen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Selbstbedienungskomponente</p><p>Spezielle Komponente, die zu einer Selbstbedienungsanlage gehört und es einer oder mehreren Messanlagen ermöglicht, in dieser Selbstbedienungsanlage ihre Funktion zu erfüllen.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Kleinste Messmenge (MMQ)</p><p>Kleinste Flüssigkeitsmenge, für die die Messung mit der Messanlage messtechnisch zulässig ist.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Direktanzeige</p><p>Anzeige des Volumens oder der Masse, das bzw. die der Messgrösse entspricht, für deren Messung das Messmittel physikalisch geeignet ist.</p><p>Die Direktanzeige kann mittels eines Mengenumwerters in eine andere Grösse umgewertet werden.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Messanlage mit Unterbrechungsmöglichkeit</p><p>Messanlage, bei der der Flüssigkeitsstrom leicht und schnell unterbrochen werden kann.</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Durchflussbereich</p><p>Bereich zwischen dem Mindestdurchfluss <i>Q</i><i><sub>min</sub></i> und dem Höchstdurchfluss <i>Q</i><i><sub>max</sub></i>.</p></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Messtechnische Anforderungen</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1"><num>1</num><heading>Nennbetriebsbedingungen</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für den Durchflussbereich des Gerätes angeben.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1/bull_u2"><num/><p/><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1/bull_u2/listintro">In Bezug auf den Durchflussbereich sind folgende Bedingungen einzuhalten:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1/bull_u2/lbl_a"><num>a. </num><p>Der Durchflussbereich einer Messanlage muss im Durchflussbereich jedes ihrer Bestandteile insbesondere des Zählers liegen.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u1/bull_u2/lbl_b"><num>b. </num><p>für Zähler und Messanlage:</p></item></blockList></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 1</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Art der Messanlage</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Art der Flüssigkeit</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Mindestverhältnis<br/><i>Q</i><i><sub>max</sub></i><i>/Q</i><i><sub>min</sub></i></p></th></tr><tr><td><p>Treibstoffzapfanlagen</p></td><td><p>kein Flüssiggas</p></td><td><p>10:1</p></td></tr><tr><td/><td><p>Flüssiggas</p></td><td><p>  5:1</p></td></tr><tr><td><p>Messanlage</p></td><td><p>kryogene Flüssigkeiten</p></td><td><p>  5:1</p></td></tr><tr><td><p>Messanlagen in Fernleitungen<br/>und Messanlagen<br/>zur Schiffsbeladung</p></td><td><p>alle Flüssigkeiten</p></td><td><p>bedarfsgerecht</p></td></tr><tr><td><p>Alle übrigen Messanlagen</p></td><td><p>alle Flüssigkeiten</p></td><td><p>  4:1</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2"><num>1.2 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2/listintro">Die Herstellerin muss die Eigenschaften in Nennbetriebsbedingungen angeben der mit dem Gerät zu messenden Flüssigkeit, in dem die Bezeichnung oder die Art der Flüssigkeit oder ihre massgeblichen Merkmale angegeben werden, beispielsweise:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2/bull_u1"><num>– </num><p>Temperaturbereich;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2/bull_u2"><num>– </num><p>Druckbereich;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2/bull_u3"><num>– </num><p>Dichtebereich;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_2/bull_u4"><num>– </num><p>Viskositätsbereich.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Die Herstellerin muss die Nennbetriebsbedingungen für die Stromversorgung angeben: Nennwert der Wechselspannungsversorgung oder die Grenzwerte der Gleichspannungsversorgung.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/list_u2/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Die Herstellerin muss den Basiszustand für umgewertete Mengen angeben.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2"><num>2</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Für Mengen von mindestens 2 L lauten die Fehlergrenzen für Anzeigen wie folgt:</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 2</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th colspan="5" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Genauigkeitsklasse</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>0,3</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>0,5</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1,0</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1,5</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2,5</p></th></tr><tr><td><p>A   Messanlagen</p></td><td><p>0,3 %</p></td><td><p>0,5 %</p></td><td><p>1,0 %</p></td><td><p>1,5 %</p></td><td><p>2,5 %</p></td></tr><tr><td><p>B   Zähler</p></td><td><p>0,2 %</p></td><td><p>0,3 %</p></td><td><p>0,6 %</p></td><td><p>1,0 %</p></td><td><p>1,5 %</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Für Mengen unter 2 L lauten die Fehlergrenzen für Anzeigen wie folgt:</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 3</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Messvolumen V</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Fehlergrenzen</p></th></tr><tr><td><p>V &lt; 0,1 L</p></td><td><p>das Vierfache des Wertes der Tabelle 2, bezogen auf 0,1 L</p></td></tr><tr><td><p>0,1 L ≤ V &lt; 0,2 L</p></td><td><p>das Vierfache des Wertes der Tabelle 2</p></td></tr><tr><td><p>0,2 L ≤ V &lt; 0,4 L</p></td><td><p>das Doppelte des Wertes der Tabelle 2, bezogen auf 0,4 L</p></td></tr><tr><td><p>0,4 L ≤ V &lt; 1 L</p></td><td><p>das Doppelte des Wertes der Tabelle 2</p></td></tr><tr><td><p>1 L ≤ V &lt; 2 L</p></td><td><p>der Wert der Tabelle 2, bezogen auf 2 L</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_3"><num>2.3 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_3/listintro">Unabhängig von der Messmenge wird der Absolutbetrag der Fehlergrenze durch den grösseren der beiden folgenden Werte angegeben:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_3/bull_u1"><num>– </num><p>der Absolutbetrag der in Tabelle 2 oder 3 angegebenen Fehlergrenzen;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_3/bull_u2"><num>– </num><p>der Absolutbetrag der Fehlergrenzen für die kleinste Messmenge <i>E</i><i><sub>min</sub></i>.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_4_1"><num>2.4.1 </num><p>Für kleinste Messmengen ab 2 L gelten die folgenden Bedingungen:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u3"><num> </num><p> </p><p><i>Bedingung 1</i></p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u4"><num/><p><i>E</i><i><sub>min</sub></i> erfüllt die Bedingung: <i>E</i><i><sub>min</sub></i> ≥ 2×<i>R</i>, wobei <i>R</i> der kleinste Teilungswert der Anzeigeeinrichtung ist.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u5"><num> </num><p> </p><p><i>Bedingung 2</i></p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u6"><num/><p/><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u6/listintro"><i>E</i><i><sub>min</sub></i> wird nach folgender Gleichung errechnet: <i>E</i><i><sub>min</sub></i> = (2×<i>MMQ</i>)×(A/100), wobei gilt:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u6/bull_u1"><num>– </num><p><i>MMQ</i> = kleinste Messmenge;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u6/bull_u2"><num>– </num><p>A = Zahlenwert aus Tabelle 2 Buchstabe A.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_4_2"><num>2.4.2 </num><p>Für kleinste Messmengen unter 2 L gilt Bedingung 1 der Ziffer 2.4.1, und <i>E</i><i><sub>min</sub></i> ist gleich dem Doppelten des in Tabelle 3 festgelegten Wertes, der sich auf Tabelle 2 Buchstabe A bezieht.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_5"><num>2.5 </num><p>Umgewertete Anzeige</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u9"><num/><p>Im Falle einer umgewerteten Anzeige gelten die Fehlergrenzen in Tabelle 2 Buchstabe A.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/lbl_2_6"><num>2.6 </num><p>Mengenumwerter</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u11"><num/><p>Die auf einen Mengenumwerter zurückzuführenden Fehlergrenzen bei umgewerteten Anzeigen betragen ± (A–B), wobei A und B die Werte nach Tabelle 2 sind.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12"><num/><p/><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12/listintro">Teile von Umwertern, die getrennt geprüft werden können:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12/lbl_a"><num>a. </num><p>Rechenwerk:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12/bull_u2"><num/><p>Auf Rechenwerke anwendbare positive oder negative Fehlergrenzen für die Anzeigen von Flüssigkeitsmengen betragen ein Zehntel der Fehlergrenzen nach Tabelle 2 Buchstabe A.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12/lbl_b"><num>b. </num><p>Verbundene Messmittel:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u3/bull_u12/bull_u4"><num/><p>Die Genauigkeit verbundener Messmittel muss mindestens die Werte in Tabelle 4 erreichen:</p></item></blockList></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 4</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Fehlergrenzen<br/>für die Messung von</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Genauigkeitsklassen der Messanlagen</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>0,3</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>0,5</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1,0</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1,5</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2,5</p></th></tr><tr><td><p>Temperatur</p></td><td><p>± 0,3 °C</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">± 0,5 °C</p></td><td><p>± 1,0 °C</p></td></tr><tr><td><p>Druck</p></td><td/><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">unter 1 MPa: ± 50 kPa <br/>zwischen 1 und 4 MPa: ± 5 % <br/>über 4 MPa: ± 200 kPa</p></td><td/></tr><tr><td><p>Dichte</p></td><td><p>± 1 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup></p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">± 2 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup></p></td><td><p>± 5 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup></p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u4"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u4/bull_u1"><num/><p>Diese Werte gelten für die Anzeige der charakteristischen Grössen der Flüssigkeit auf dem Mengenumwerter.</p><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u4/bull_u1/lbl_c"><num>c. </num><p>Genauigkeit für die Berechnung</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u4/bull_u1/bull_u2"><num/><p>Die positiven oder negativen Fehlergrenzen für die Berechnung jeder charakteristischen Grösse der Flüssigkeit betragen zwei Fünftel der Werte nach Buchstabe b.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u4/lbl_2_7"><num>2.7 </num><p>Die Anforderung der Ziffer 2.6 Buchstabe a gilt für jede Berechnung, nicht nur für die Umwertung.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3"><num>3</num><heading>Störfestigkeit</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1/listintro">Eine elektromagnetische Störgrösse darf sich auf eine Messanlage nur soweit auswirken, dass:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1/bull_u1"><num>– </num><p>die Veränderung des Messergebnisses nicht höher ausfällt als der Grenzwert nach Ziffer 3.2;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1/bull_u2"><num>– </num><p>die Anzeige des Messergebnisses eine kurzzeitige Änderung zeigt, die nicht als Messergebnis interpretiert, gespeichert oder übertragen werden kann; oder</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1/bull_u3"><num>– </num><p>die Veränderung des Messergebnisses höher ausfällt als der Grenzwert, wobei es dann möglich sein muss, an der Messanlage das unmittelbar vor dem Auftreten des Grenzwertes erfasste Messergebnis wiederherzustellen und den Flüssigkeitsstrom zu unterbrechen.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Der Grenzwert ist der jeweils grössere der folgenden Werte: ein Fünftel der Fehlergrenze für eine bestimmte Messmenge oder <i>E</i><i><sub>min</sub></i>.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_4"><num>4</num><heading>Beständigkeit</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/bull_u1"><num/><p/><p>Nach der Durchführung einer geeigneten Prüfung unter Berücksichtigung des von der Herstellerin veranschlagten Zeitraums muss folgendes Kriterium erfüllt sein:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/bull_u2"><num/><p>Nach der Beständigkeitsprüfung darf die Abweichung des Messergebnisses vom Ausgangsmessergebnis den in Tabelle 2 Buchstabe B für den Zähler angegebenen Wert nicht überschreiten.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5"><num>5</num><heading>Eignung</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_1"><num>5.1 </num><p>Für alle Messmengen, die sich auf die gleiche Messung beziehen, dürfen die von verschiedenen Einrichtungen gelieferten Anzeigen nur um höchstens einen Teilungswert voneinander abweichen, wenn der Teilungswert dieser Einrichtungen gleich gross ist. Sind die Teilungswerte der Einrichtungen unterschiedlich gross, so darf die Abweichung nicht grösser sein als der grösste Teilungswert.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/bull_u2"><num/><p>Bei Selbstbedienungsanlagen müssen die Teilungswerte der Hauptanzeige der Messanlage und die Teilungswerte der Selbstbedienungskomponente gleich sein, und die Messergebnisse dürfen nicht voneinander abweichen.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_2"><num>5.2 </num><p>Es darf nicht möglich sein, die gemessene Menge unter normalen Einsatzbedingungen umzuleiten, sofern diese Umleitung nicht ohne weiteres ersichtlich ist.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_3"><num>5.3 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_3/listintro">Anteile von Luft oder Gas in der Flüssigkeit dürfen nicht zu einer Fehlabweichung führen, die die folgenden Werte überschreitet:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_3/bull_u1"><num>– </num><p>0,5 % für Flüssigkeiten ausser geniessbaren Flüssigkeiten und für Flüssigkeiten mit einer Viskosität von höchstens 1 mPa·s; oder</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u1/lbl_5_3/bull_u2"><num>– </num><p>1 % für geniessbare Flüssigkeiten und für Flüssigkeiten mit einer Viskosität von über 1 mPa·s.</p></item></blockList></item></blockList><p> Es ist jedoch nicht notwendig, dass diese Abweichung kleiner als 1 % der kleinsten Messmenge ist.</p><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_4"><num>5.4 </num><p><i>Messmittel für Direktverkäufe</i></p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_4_1"><num>5.4.1 </num><p>Eine Messanlage für Direktverkäufe muss mit einer Einrichtung zur Nullstellung der Anzeige ausgestattet sein. Eine Umleitung der gemessenen Menge darf nicht möglich sein.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_4_2"><num>5.4.2 </num><p>Die Menge, die Grundlage für den Geschäftsvorgang ist, muss ständig angezeigt werden, bis alle von dem Vorgang betroffenen Parteien das Messergebnis anerkannt haben.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_4_3"><num>5.4.3 </num><p>Messanlagen für Direktverkäufe müssen eine Unterbrechungsmöglichkeit bieten.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_4_4"><num>5.4.4 </num><p>Anteile von Luft oder Gas in der Flüssigkeit dürfen nicht zu einer Fehlabweichung führen, die die in Ziffer 5.3 festgelegten Werte überschreitet.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_5"><num>5.5 </num><p><i>Treibstoffzapfanlagen</i></p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_5_1"><num>5.5.1 </num><p>Anzeigen an Treibstoffzapfanlagen dürfen während einer Messung nicht auf Null gestellt werden können.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_5_2"><num>5.5.2 </num><p>Der Beginn einer neuen Messung darf erst dann möglich sein, nachdem die Anzeige auf Null gestellt worden ist.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/list_u2/lbl_5_5_3"><num>5.5.3 </num><p>Wenn eine Messanlage mit einer Preisanzeige ausgestattet ist, darf die Differenz zwischen dem angezeigten Preis und dem aus dem Grundpreis und der angezeigten Menge errechneten Preis den <i>E</i><i><sub>min</sub></i> entsprechenden Preis nicht überschreiten. Jedoch braucht diese Differenz nicht kleiner zu sein als der kleinste Geldwert.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_6"><num>6</num><heading>Ausfall der Stromversorgung</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_6/bull_u1"><num/><p/><p>Eine Messanlage muss entweder mit einer Notstromversorgung ausgerüstet sein, die bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung die Durchführbarkeit aller Messfunktionen gewährleistet, oder sie muss mit einer Vorrichtung zur Sicherung und Anzeige der vorhandenen Daten ausgerüstet sein, um den Abschluss des laufenden Geschäftsvorgangs zu ermöglichen, und zudem mit einer Vorrichtung, die den Durchfluss im Moment des Ausfalls der Hauptstromversorgung unterbricht.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_7"><num>7</num><heading>Inbetriebnahme</heading><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 5</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Genauigkeits-<br/>klasse</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Arten von Messanlagen</p></th></tr><tr><td><p>0,3</p></td><td><p>Messanlagen in Fernleitungen;</p></td></tr><tr><td/><td><p>Messanlagen für die Alkoholmengenbestimmung</p></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td><p>0,5</p></td><td><p>Alle Messanlagen, die nicht an anderer Stelle in dieser Tabelle genannt werden, insbesondere:</p></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>Treibstoffzapfanlagen (ausser Flüssiggas);</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>Messanlagen auf Strassentankwagen für Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität (≤ 20 mPa·s);</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>Messanlagen zur Be- oder Entladung von Schiffen, Kesselwagen und Tankwagen<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup>;</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>Messanlagen für Milch;</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>Messanlagen zur Betankung von Flugzeugen.</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td><p>1,0</p></td><td><p>Messanlagen für verflüssigtes unter Druck stehendes Gas für Messungen bei Temperaturen gleich oder grösser –10 °C;</p></td></tr><tr><td/><td><p>Messanlagen, die üblicherweise zur Klasse 0,3 oder 0,5 gehören, jedoch für Flüssigkeiten verwendet werden:</p></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>deren Temperatur kleiner als –10 °C oder grösser als +50 °C ist;</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>deren Viskosität höher als 1000 mPa·s ist;</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td><blockList><item><num>– </num><p>deren maximaler Volumendurchfluss nicht höher als 20 L/h ist.</p></item></blockList></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td><p>1,5</p></td><td><p>Messanlagen für verflüssigtes Kohlendioxid;</p></td></tr><tr><td/><td><p>Messanlagen für verflüssigtes unter Druck stehendes Gas, gemessen bei einer Temperatur unter –10 °C <br/>(ausser kryogene Flüssigkeiten).</p></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td><p>Messanlagen für kryogene Flüssigkeiten <br/>(Temperaturen unter –153 °C).</p></td></tr><tr><td/><td/></tr><tr><td colspan="2"><blockList><item><num><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">a</sup> </num><p>Messanlagen zur Be- oder Entladung von Schiffen, Kesselwagen und Tankwagen, die zur Erhebung von Verbrauchsteuern auf Mineralöle verwendet werden, dürfen auch der Genauigkeitsklasse 0,3 angehören. </p></item><item><num/><p>Die Herstellerin kann jedoch für einen bestimmten Messanlagentyp eine bessere Genauigkeit angeben.</p></item></blockList></td></tr></table></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_8"><num>8</num><heading>Masseinheiten</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_8/bull_u1"><num/><p/><p>Die Anzeige der gemessenen Menge muss in ml, cm<sup>3</sup>, L bzw. l, m<sup>3</sup>, g, kg oder t erfolgen.</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>