Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Bundeskanzlei"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU" showAs="de"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>941.201 </docNumber></p><p><docTitle>Verordnung des EJPD<br/>über Längenmessmittel</docTitle></p><p>(LMmV)<inline name="man-font-weight-normal"><sup><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></sup></inline></p><p>vom 19. März 2006 (Stand am 1. Januar 2021)</p></preface><preamble><p>Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),</p><p>gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 11 Absatz 2, 16 Absatz 2, <br/>17 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006<sup><authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/245" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>941.210</b></ref></p></authorialNote></sup> (Messmittelverordnung),<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I 1 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>).</p></authorialNote></p><p>verordnet:</p></preamble><body><section eId="sec_1"><num>1. Abschnitt: </num><heading>Allgemeine Bestimmungen</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Gegenstand</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para/listintro">Diese Verordnung regelt:</listIntroduction><item eId="art_1/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anforderungen an Längenmessmittel;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel<authorialNote><p> Ausdruck gemäss Ziff. I 1 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>). Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.</p></authorialNote>;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_c"><num>c. </num><p>die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Geltungsbereich</heading><paragraph eId="art_2/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_1/listintro"> Dieser Verordnung unterstehen folgende Längenmessmittel:</listIntroduction><item eId="art_2/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>verkörperte Längenmasse;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>Längenmessmaschinen;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>mehrdimensionale Messmittel;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>Messkluppen;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_e"><num>e. </num><p>Rundholzmessanlagen;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_f"><num>f. </num><p>Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_g"><num>g. </num><p>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen;</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_h"><num>h. </num><p>Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_2"><num>2</num><content><p> Nicht dieser Verordnung unterstehen Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks in den Tanklagern der Logistikbasis der Armee.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Begriffe</heading><paragraph eId="art_3/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para/listintro">In dieser Verordnung bedeuten:</listIntroduction><item eId="art_3/para/lbl_a"><num>a. </num><p><i>verkörpertes Längenmass: </i>Messmittel mit Einteilungsmarken, deren Abstände in gesetzlichen Längenmasseinheiten angegeben sind;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_b"><num>b.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote> </num><p><i>Längenmessmaschine: </i>Messmittel zur Bestimmung der Länge von Gebilden wie Stoffen, Bändern und Kabeln während einer Vorschubbewegung des Messguts;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_c"><num>c. </num><p><i>mehrdimensionales Messmittel: </i>Messmittel zur Bestimmung der Kantenlänge (Länge, Höhe, Breite) des kleinsten umhüllenden Quaders eines Messguts;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_d"><num>d. </num><p><i>Messkluppe: </i>Messmittel zur Bestimmung des Durchmessers von Stämmen und Stammteilen;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_e"><num>e. </num><p><i>Rundholzmessanlage: </i>elektronisches Messmittel zur Bestimmung des Volumens von Rundholz oder Rundholzabschnitten durch Messung eines oder mehrerer Durchmesser und, sofern sie nicht nur für die Messung von Rundholz vorgegebener Länge geeignet ist, der Länge während einer Vorschubbewegung des Messguts;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_f"><num>f.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote> </num><p><i>Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks</i>: Messmittel zur automatischen Bestimmung des Füllstands einer Flüssigkeit in einem stationären Tank in Bezug auf eine vorgegebene Referenzhöhe;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_fbis"><num>f<sup>bis</sup>.<authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote> </num><p><i>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen</i>: Messmittel zur automatischen Bestimmung des Füllstands einer Flüssigkeit in Strassentankwagen in Bezug auf eine vorgegebene Referenzhöhe;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_g"><num>g. </num><p><i>Profilmessanlage für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen: </i>elektronisches Messmittel zur Bestimmung von Höhe, Breite und Länge von schweren Motorwagen während kontrollierter Durchfahrt.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Referenzbedingungen</heading><paragraph eId="art_4/para"><content><p>Die Referenztemperatur beträgt 20 °C, sofern die Herstellerin nichts anderes angibt.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_2"><num>2. Abschnitt: </num><heading>Verkörperte Längenmasse</heading><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_5/para"><content><p>Verkörperte Längenmasse müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 1 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_6/para_1/listintro"> Die Konformität der verkörperten Längenmasse mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 5 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:</listIntroduction><item eId="art_6/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D);</p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D1);</p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F1);</p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);</p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_e"><num>e. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung (Modul H).</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p> Sieht das gewählte Verfahren vor, dass für Lose und Sendungen eine Kopie der Konformitätserklärung ausreicht, so ist diese Bestimmung für verkörperte Längenmasse anwendbar.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_3"><num>3. Abschnitt: </num><heading>Längenmessmaschinen und mehrdimensionale Messmittel<inline name="man-font-weight-normal"><sup><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></sup></inline></heading><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p> Längenmessmaschinen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 Buchstaben A und B der vorliegenden Verordnung erfüllen.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><p> Mehrdimensionale Messmittel müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 2 Buchstaben A und C der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_8/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_8/para_1/listintro"> Die Konformität mechanischer oder elektromechanischer Messmittel mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 7 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:</listIntroduction><item eId="art_8/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt (Modul E);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D1);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_e"><num>e. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage der Qualitätssicherung für das Produkt (Modul E1);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_f"><num>f. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F1);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_g"><num>g. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_h"><num>h. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung (Modul H);</p></item><item eId="art_8/para_1/lbl_i"><num>i. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung, ergänzt durch die Entwurfsprüfung (Modul H1).</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_8/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_8/para_2/listintro"> Die Konformität elektronischer Messmittel oder von Geräten, die Software enthalten, mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 7 wird nach Wahl der Herstellerin nach einem der folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:</listIntroduction><item eId="art_8/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion (Modul D);</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>Bauartprüfung (Modul B), gefolgt von der Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Prüfung der Produkte (Modul F);</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer Einzelprüfung (Modul G);</p></item><item eId="art_8/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>Konformitätserklärung auf der Grundlage einer umfassenden Qualitätssicherung, ergänzt durch die Entwurfsprüfung (Modul H1).</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_9/para_1"><num>1</num><content><p> Mechanische und elektromechanische Messmittel müssen alle sechs Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_2"><num>2</num><content><p> Elektronische Messmittel oder Geräte, die Software enthalten, müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_4"><num>4. Abschnitt: </num><heading>Messkluppen</heading><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_10/para"><content><p>Messkluppen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 3 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><p> Mechanische Messkluppen sind allgemein zugelassen. Sie bedürfen einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><p> Elektronische Messkluppen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p> Die Eichung für mechanische Messkluppen ist unbegrenzt gültig.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p> Elektronische Messkluppen müssen alle sechs Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_5"><num>5. Abschnitt: </num><heading>Rundholzmessanlagen</heading><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_13/para"><content><p>Rundholzmessanlagen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 4 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_14/para"><content><p>Rundholzmessanlagen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b><authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_15/para"><content><p>Rundholzmessanlagen müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden. Die Verwenderin muss zusätzlich ein Kontrollverfahren nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung durchführen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_6"><num>6. Abschnitt: </num><heading>Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks<inline name="man-font-weight-normal"><authorialNote><p> Ausdruck gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>). Die Änderung wurde im ganzen Text berücksichtigt.</p></authorialNote></inline></heading><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p>Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 5 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_17/para"><content><p>Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18"><num><b>Art. 18</b></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_18/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_18/para/listintro">Für Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks kann die Verwenderin zwischen folgenden Verfahren wählen:</listIntroduction><item eId="art_18/para/lbl_a"><num>a. </num><p>Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung alle zwei Jahre durch ein kantonales Eichamt;</p></item><item eId="art_18/para/lbl_b"><num>b. </num><p>Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung alle vier Jahre durch ein kantonales Eichamt, ergänzt durch ein Kontrollverfahren durch die Verwenderin nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung.</p></item></blockList></content></paragraph></article></section><section eId="sec_6_a"><num>6<inline name="man-font-weight-normal"><i>a</i></inline>. Abschnitt:<inline name="man-font-weight-normal"><sup><authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></sup></inline></num><heading>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen</heading><article eId="art_18_a"><num><b>Art. 18</b><i>a</i></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_18_a/para"><content><p>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 5a der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18_b"><num><b>Art. 18</b><i>b</i></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_18_b/para"><content><p>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18_c"><num><b>Art. 18</b><i>c</i></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_18_c/para_1"><num>1</num><content><p> Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_18_c/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_18_c/para_2/listintro"> Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt:</listIntroduction><item eId="art_18_c/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>ein Jahr für die Ersteichung;</p></item><item eId="art_18_c/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>zwei Jahre für die Nacheichungen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_18_c/para_3"><num>3</num><content><p> Das Eidgenössische Institut für Metrologie kann diese Fristen für einzelne Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften der Messmittel dies erlauben oder verlangen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_7"><num>7. Abschnitt:</num><heading>Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen</heading><article eId="art_19"><num><b>Art. 19</b></num><heading>Grundlegende Anforderungen</heading><paragraph eId="art_19/para"><content><p>Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach Anhang 6 der vorliegenden Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_20"><num><b>Art. 20</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_20/para"><content><p>Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_21"><num><b>Art. 21</b></num><heading>Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit</heading><paragraph eId="art_21/para"><content><p>Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen alle zwei Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden. Die Verwenderin muss zusätzlich ein Kontrollverfahren nach Anhang 7 Ziffer 5 der Messmittelverordnung durchführen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_8"><num>8. Abschnitt: </num><heading>Pflichten der Verwenderin</heading><article eId="art_22"><num><b>Art. 22</b></num><paragraph eId="art_22/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_22/para/listintro">Zusätzlich zur Verantwortung nach Artikel 21 Absatz 1 der Messmittelverordnung trägt die Verwenderin auch die Verantwortung dafür, dass:</listIntroduction><item eId="art_22/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anweisungen der Herstellerin zum Einbau und zur Inbetriebnahme des Messmittels befolgt werden;</p></item><item eId="art_22/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Messmittel in Stand gehalten werden und die der Abnützung, Alterung und Verschmutzung unterworfenen Teile periodisch revidiert werden.</p></item></blockList></content></paragraph></article></section><section eId="sec_9"><num>9. Abschnitt: </num><heading>Fehlergrenzen bei Kontrollen</heading><article eId="art_23"><num><b>Art. 23</b></num><paragraph eId="art_23/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_23/para/listintro">Bei Beanstandungen im Sinne von Artikel 29 Absatz 1 der Messmittelverordnung oder bei der amtlichen Kontrolle von Messmitteln ausserhalb der Eichung gelten als Fehlergrenzen:</listIntroduction><item eId="art_23/para/lbl_a"><num>a. </num><p>für Längenmessmittel nach den Abschnitten 2, 3, 6 und 7 die in den Anhängen 1, 2, 5 und 6 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen;</p></item><item eId="art_23/para/lbl_b"><num>b.<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote> </num><p>für Längenmessmittel nach den Abschnitten 4 und 6<i>a</i> das Doppelte der in den Anhängen 3 beziehungsweise 5<i>a</i> der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen.</p></item><item eId="art_23/para/lbl_c"><num>c. </num><p>für Rundholzmessanlagen nach dem 5. Abschnitt das Anderthalbfache der in Anhang 4 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fehlergrenzen.</p></item></blockList></content></paragraph></article></section><section eId="sec_10"><num>10. Abschnitt: </num><heading>Schlussbestimmungen</heading><article eId="art_24"><num><b>Art. 24</b></num><heading>Aufhebung bisherigen Rechts</heading><paragraph eId="art_24/para"><content><p>Die Längenmessmittel-Verordnung vom 8. April 1991<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1991/1306_1306_1306" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>1991</b> 1306</ref>, <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1997/2761_2761_2761" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><b>1997</b> 2761 </ref>Ziff. II Bst. a]</p></authorialNote> wird aufgehoben.</p></content></paragraph></article><article eId="art_25"><num><b>Art. 25</b></num><heading>Übergangsbestimmungen</heading><paragraph eId="art_25/para_1"><num>1</num><content><p> Längenmessmittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden. Sie müssen bei der Nacheichung die Fehlergrenzen nach den bisherigen Bestimmungen einhalten.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_2"><num>2</num><content><p> Längenmessmittel, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_3"><num>3</num><content><p> Rundholzmessanlagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, dürfen noch drei Jahre nach Inbetriebsetzung oder Revision ungeeicht verwendet werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_26"><num><b>Art. 26</b></num><heading>Inkrafttreten</heading><paragraph eId="art_26/para"><content><p>Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2006 in Kraft.</p></content></paragraph></article></section></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 1</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 5)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an verkörperte Längenmasse</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Referenzbedingungen</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Bei Messbändern mit einer Länge ab 5 m sind die Fehlergrenzen einzuhalten, wenn eine Zugkraft von 50 N oder andere von der Herstellerin angegebene und entsprechend auf dem Messband vermerkte Zugkräfte wirken oder im Falle von starren oder halbstarren Längenmassen keine Zugkraft zu berücksichtigen ist.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Eine von 20 °C abweichende Referenztemperatur ist von der Herstellerin auf dem Längenmass entsprechend zu vermerken.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1/listintro">Die Fehlergrenzen (positiv oder negativ in mm) zwischen zwei nicht aufeinander folgenden Einteilungsmarken werden durch die Formel (a + b·<i>L</i>) ausgedrückt; hierbei gilt:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1/bull_u1"><num>– </num><p><i>L</i> ist die auf den nächsten vollen Meter aufgerundete Grösse der zu messenden Länge in m;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1/lbl_2_1/bull_u2"><num>– </num><p>a und b sind der Tabelle 1 zu entnehmen.</p></item></blockList></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u1/bull_u2"><num/><p>Ist der begrenzende Teilungsschritt eine Endfläche, so wird die Fehlergrenze für einen beliebigen Abstand beginnend an diesem Punkt um den in Tabelle 1 angegebenen Wert c erhöht.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 1</p><table border="1"><tr><td><p>Genauigkeitsklasse</p></td><td><p>a (mm)</p></td><td><p>b</p></td><td><p>c (mm)</p></td></tr><tr><td><p>I</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>II</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>III</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>D: Spezialklasse für Peilbänder<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">(1)</sup><br/>Bis einschliesslich 30 m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">(2)</sup></p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>Null</p></td><td><p>Null</p></td></tr><tr><td><p>S: Spezialklasse für Tankbandmasse<br/>Für jeweils 30 m Länge, wenn das Band<br/>auf einer ebenen Fläche aufliegt</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>Null</p></td><td><p>Null</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td colspan="4"><blockList><item><num><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">(1)</sup> </num><p>Gilt für Kombinationen aus Messband und Senkgewicht.</p></item></blockList></td></tr><tr><td colspan="4"><blockList><item><num><sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">(2)</sup> </num><p>Bei einer Nennlänge des Messbandes von über 30 m dürfen die Fehlergrenzen für jeweils 30 m Bandlänge um 0,75 mm erhöht werden.</p></item></blockList></td></tr></table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Peilbänder der Klasse I oder II sind ebenfalls zulässig; in diesem Fall betragen die Fehlergrenzen für jede Länge zwischen zwei Teilungsmarken, von denen sich die eine auf dem Senkgewicht und die andere auf dem Messband befindet, ± 0,6 mm, wenn sich aus der Berechnung der Formel ein Wert unter 0,6 mm ergibt.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u2/bull_u2"><num/><p>Die Fehlergrenze (positiv oder negativ) für die Länge zwischen zwei aufeinander folgenden Teilungsmarken und die höchstzulässigen Unterschiede zwischen zwei aufeinander folgenden Teilungsschritten sind in Tabelle 2 angegeben.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 2</p><table border="1"><tr><td><p>Länge i des <br/>Teilungsschrittes</p></td><td colspan="3"><p>Fehlergrenze oder höchstzulässiger Unterschied in mm<br/>nach Genauigkeitsklasse</p></td></tr><tr><td/><td><p>I</p></td><td><p>II</p></td><td><p>III</p></td></tr><tr><td><p>i ≤ 1 mm</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>1 mm &lt; i ≤ 1 cm</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,6</p></td></tr></table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u3"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_2/list_u3/bull_u1"><num/><p>Die Gelenke von Gliedermassstäben sind so auszulegen, dass zusätzlich zu den oben genannten Abweichungen keine Abweichungen über 0,3 mm bei Klasse II und über 0,5 mm bei Klasse III auftreten.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Werkstoffe</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>Die für verkörperte Längenmasse verwendeten Werkstoffe sind so zu wählen, dass bei Längenänderungen aufgrund von Abweichungen von der Referenztemperatur von bis zu ± 8 °C die Fehlergrenze nicht überschritten wird. Dies gilt nicht für Masse der Klassen S und D, wenn seitens der Herstellerin vorgesehen ist, dass die ermittelten Messwerte nötigenfalls zur Berücksichtigung der Wärmedehnung korrigiert werden müssen.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Längenmasse aus Werkstoffen, deren Abmessungen sich unter dem Einfluss unterschiedlichster relativer Luftfeuchtigkeit wesentlich verändern können, dürfen nur den Klassen II oder III zugeordnet werden.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Markierungen</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_4/bull_u1"><num/><p>Der Nennwert ist auf dem Längenmass zu markieren. Bei Millimetermassstäben sind alle Zentimetermarkierungen zu nummerieren; bei Längenmassen mit Teilungsschritt über 2 cm sind alle Teilungsmarken zu nummerieren.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 2<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 7)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Längenmessmaschinen und mehrdimensionale Messmittel</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Gemeinsame Anforderungen an Längenmessmaschinen und mehrdimensionale Messmittel</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1"><num>1</num><heading>Elektromagnetische Störfestigkeit</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1/listintro">Eine elektromagnetische Störgrösse darf sich auf ein Messmittel zur Messung von Längen und ihrer Kombinationen nur so weit auswirken, dass:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1/bull_u1"><num>– </num><p>die Veränderung des Messergebnisses nicht höher ausfällt als der in Ziffer 1.2 festgelegte Grenzwert;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1/bull_u2"><num>– </num><p>es unmöglich ist, eine Messung durchzuführen;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1/bull_u3"><num>– </num><p>beim Messergebnis kurzzeitige Schwankungen auftreten, die nicht als Messergebnis ausgelegt, gespeichert und übertragen werden können; oder</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_1/bull_u4"><num>– </num><p>beim Messergebnis Schwankungen auftreten, die so gravierend sind, dass sie von allen am Messergebnis Interessierten wahrgenommen werden.</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Der Grenzwert entspricht einem Teilungswert.</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Spezifische Anforderungen an Längenmessmaschinen</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1"><num>1</num><heading>Merkmale des Messguts</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/bull_u1"><num/><p>Textile Flächengebilde sind durch den charakteristischen Faktor K gekennzeichnet. Dieser Faktor berücksichtigt die Dehnbarkeit und die Festigkeit des Messguts und bestimmt sich nach folgender Formel:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/bull_u2"><num/><p>K = ε · (<i>G</i><sub>A</sub> + 2,2 N/m<sup>2</sup>); darin ist ε die relative Dehnung einer 1 m breiten Gewebeprobe bei einer Zugkraft von 10 N, <i>G</i><sub>A</sub> die Festigkeit einer Gewebeprobe in N/m<sup>2</sup>.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2"><num>2</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Bereich: Abmessungen und gegebenenfalls K-Faktor innerhalb der von der Herstellerin für das Messmittel angegebenen Bereiche. Die Bereiche für den K-Faktor sind in Tabelle 1 angegeben:</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 1</p><table border="1"><tr><td><p>Gruppe</p></td><td><p>Bereich von K</p></td><td><p>Messgut</p></td></tr><tr><td><p>I</p></td><td><p>0 &lt; K &lt; 2×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p></td><td><p>geringe Dehnbarkeit</p></td></tr><tr><td><p>II</p></td><td><p>2×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup> &lt; K &lt; 8×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p></td><td><p>mittlere Dehnbarkeit</p></td></tr><tr><td><p>III</p></td><td><p>8×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup> &lt; K &lt; 24×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup></p></td><td><p>hohe Dehnbarkeit</p></td></tr><tr><td><p>IV</p></td><td><p>24×10<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">-2</sup> N/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">2</sup> &lt; K</p></td><td><p>sehr hohe Dehnbarkeit</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Wird das Messgut nicht vom Messmittel vorwärts bewegt, so muss seine Geschwindigkeit in dem von der Herstellerin für das Messmittel festgelegten Bereich liegen.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Ist das Messergebnis abhängig von der Dicke, der Oberflächenbeschaffenheit und der Art der Zuführung wie von einer grossen Rolle oder einem Stapel, so muss die Herstellerin die entsprechenden Beschränkungen angeben.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3"><num>3</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1/bull_u1"><num/><p>Messmittel</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 2</p><table border="1"><tr><td><p>Genauigkeitsklasse</p></td><td><p>Fehlergrenzen</p></td></tr><tr><td><p>I</p></td><td><p>0,125 %, aber nicht weniger als 0,005 <i>L</i><sub>m</sub></p></td></tr><tr><td><p>II</p></td><td><p>0,25 %, aber nicht weniger als 0,01 <i>L</i><sub>m</sub></p></td></tr><tr><td><p>III</p></td><td><p>0,5 %, aber nicht weniger 0,02 <i>L</i><sub>m</sub></p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u2/bull_u1"><num/><p>Hierbei ist <i>L</i><sub>m</sub> die kleinste messbare Länge, d.h. die geringste von der Herstellerin angegebene Länge, für deren Messung das Messmittel bestimmt ist.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u2/bull_u2"><num/><p>Für Prüf- und Kontrollzwecke ist die Länge der verschiedenen Arten von Materialien mit geeigneten Messmitteln wie Messbändern zu messen. Das Messgut ist dabei gerade und ungedehnt auf einer geeigneten Unterlage wie einem geeigneten Tisch auszulegen.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_4"><num>4</num><heading>Sonstige Anforderungen</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/bull_u1"><num/><p>Die Messmittel müssen gewährleisten, dass das Messgut entsprechend der vorgesehenen Dehnbarkeit, für die das Messmittel ausgelegt ist, ungedehnt vermessen wird.</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C"><num>C</num><heading>Spezifische Anforderungen an mehrdimensionale Messmittel</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1"><num>1</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/list_u1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Bereich: Die Abmessungen müssen innerhalb des von der Herstellerin für das Messmittel angegebenen Bereichs liegen.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/list_u1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Mindestabmessung: Die Untergrenze der Mindestabmessung für alle Werte des Teilungsschrittes ist in Tabelle 3 angegeben.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 3</p><table border="1"><tr><td><p>Teilungsschritt (d)</p></td><td><p>Mindestabmessung (Untergrenze)</p></td></tr><tr><td><p>d ≤ 2 cm</p></td><td><p>10 d</p></td></tr><tr><td><p>2 cm &lt; d ≤ 10 cm</p></td><td><p>20 d</p></td></tr><tr><td><p>10 cm &lt; d</p></td><td><p>50 d</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/list_u2/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Geschwindigkeit des Messguts: Die Geschwindigkeit muss innerhalb des von der Herstellerin für das Messmittel angegebenen Bereichs liegen.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2"><num>2</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/bull_u1"><num/><p>Die Fehlergrenzen betragen ± 1,0 d für jede der drei Dimensionen.</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 3</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 10)</p><level eId="annex_3/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Messkluppen</heading><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Messtechnische Eigenschaften</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Messkluppen zur Bestimmung der Durchmesser von Stämmen und Stammteilen bestehen aus einem geraden Lineal, an dessen einem Ende ein zum Lineal senkrecht stehender fester Schenkel angebracht ist, während ein zweiter Schenkel auf dem Lineal gleiten kann. Auf der breiten Fläche des Lineals ist eine Zentimeterteilung angebracht.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Die Länge der Schenkel soll wenigstens der halben Länge des Messbereichs des Lineals gleichkommen. Der bewegliche Schenkel soll unter allen Umständen spielfrei und ohne übermässige Reibung auf dem Lineal gleiten können. Er darf durch mässige, an der Spitze ansetzende Messkraft um nicht mehr als 5 mm aus seiner Parallelstellung zum festen Schenkel verstellt werden.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Der Massstab ist in Zentimeter oder Millimeter eingeteilt und es sind alle Zentimeterteilungsmarken nummeriert.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Die Anzeige elektronischer Messkluppen erfolgt in Zentimetern. Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige mit Millimeter-Auflösung verfügbar sein.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_5"><num>1.5 </num><p>Bei elektronischen Messkluppen sind bei der Erstellung von Holzlisten bezüglich der Rundungsregeln, Rindenabzüge und Qualitätsabzüge die örtlich geltenden Holzhandelsgebräuche zu berücksichtigen.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Die Fehlergrenzen für den Massstab und den Abstand der auseinander geschobenen Kluppenschenkel betragen ± 2 mm.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Die Fehlergrenzen für den Unterschied zwischen den Entfernungen der Spitzen und dem Abstand der Schenkel am Lineal betragen ± 2 mm.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 4</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 13)</p><level eId="annex_4/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Rundholzmessanlagen</heading><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Messtechnische Eigenschaften</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Die Durchmesserbestimmung erfolgt entweder durch Ermittlung des Mittendurchmessers auf halber Länge des Messgutes oder mehrerer Mittendurchmesser auf halber Länge von Messgutabschnitten jeweils gleicher Länge.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Die Durchmessermesseinrichtung muss an jeder Messstelle den Mittelwert aus entweder zwei um 90° zueinander stehenden oder drei um 60° zueinander stehenden Einzeldurchmessern bestimmen.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Zur Vermeidung von Messwertverfälschungen durch Aststummel oder Rindenstücke muss für jede Ermittlung eines Mittendurchmessers an mindestens zwei Messstellen innerhalb eines Bereiches von 20 cm gemessen werden. Als Mittendurchmesser gilt der kleinste innerhalb dieses Bereiches gemessene Durchmesser.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Die Länge des Messgutes wird während der Vorschubbewegung durch den Messförderer ermittelt.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_5"><num>1.5 </num><p>Als Querschnitt des Messgutes oder der Messgutabschnitte gilt der Flächeninhalt eines Kreises mit dem Mittendurchmesser.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6"><num>1.6 </num><p>Als Volumen des Messgutes gilt das Produkt aus Querschnitt und Länge des Messgutes oder die Summe der Volumina der Messgutabschnitte.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_7"><num>1.7 </num><p>Die Messwertauflösung für den Durchmesser darf nicht schlechter als 5 mm, für die Länge nicht schlechter als 1 cm sein.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_8"><num>1.8 </num><p>Bezüglich Rundungsregeln, Zumass, Rindenabzüge und Qualitätsabzüge bei der Erstellung von Holzlisten sind die örtlich geltenden Holzhandelsgebräuche zu berücksichtigen.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_9"><num>1.9 </num><p>Für Prüf- und Kontrollzwecke muss die Ablesung der ungerundeten Einzeldurchmesser möglich sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei einer Umgebungstemperatur von –15 °C bis +45 °C gewährleistet sein.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nennbetriebsspannung gewährleistet sein.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Die Messeinrichtungen müssen gegen Fremdlichtbeeinflussung, die das Messergebnis verfälschen kann, geschützt sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/listintro">Die Fehlergrenzen für den Einzeldurchmesser betragen:</listIntroduction><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u1"><num>– </num><p>für jede einzelne Messung: ± 10 mm;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u2"><num>– </num><p>für den Mittelwert aus 10 bis 20 in verschiedenen Lagen vorgenommenen Einzelmessungen desselben Messguts: ± 2,5 mm.</p></item></blockList></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Die Fehlergrenzen für die gemessene Länge betragen ± 1 % der Messgutlänge, jedoch nicht weniger als 5 cm.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 5<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 16)</p><level eId="annex_5/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks</heading><level eId="annex_5/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Messtechnische Eigenschaften</heading><content><blockList><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Ein Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks besteht mindestens aus einer Vorrichtung zur Ortung des Flüssigkeitsniveaus, einer Übertragungseinheit und einer Anzeige.</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Das Skalenteilungsintervall der Anzeige darf nicht grösser als 1 mm sein.</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Ein Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks kann mehrere Anzeigen, auch eine Fernanzeige haben. Diese sind alle eindeutig zu den ihnen zugeordneten Messmitteln zu kennzeichnen.</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der Peilhöhe verfügbar sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/listintro">Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen gewährleistet sein; diese umfassen:</listIntroduction><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u1"><num>– </num><p>minimale und maximale Temperatur der Flüssigkeit und des Mediums oberhalb der Flüssigkeit;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u2"><num>– </num><p>minimaler und maximaler Druck;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u3"><num>– </num><p>Eigenschaften der Flüssigkeit und des Mediums oberhalb der Flüssigkeit;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u4"><num>– </num><p>minimale und maximale Dichte der Flüssigkeit und des Mediums oberhalb der Flüssigkeit;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u5"><num>– </num><p>Messbereich des Füllstandsmessmittels für stationäre Tanks;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u6"><num>– </num><p>Umgebungsbedingungen.</p></item></blockList></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/listintro">Falls nicht anderweitig vorgegeben, gelten für die maximale und minimale Betriebstemperatur folgende Werte:</listIntroduction><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/bull_u1"><num>– </num><p>–25 °C bis +55 °C für den Betrieb im Freien;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/bull_u2"><num>– </num><p>+5 °C bis +40 °C für den Betrieb im Innern.</p></item></blockList></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nennbetriebsspannung gewährleistet sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_5/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_3/bull_u1"><num/><p/><blockList><listIntroduction eId="annex_5/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/listintro">Die Fehlergrenzen für die angezeigte Peilhöhe betragen:</listIntroduction><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/bull_u1"><num>– </num><p>für das Messmittel vor Installation auf dem Lagerbehälter bei der Bauartprüfung und der – meist werksseitigen – Ersteichung: ± 1 mm;</p></item><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/bull_u2"><num>– </num><p>für das auf dem Lagerbehälter installierte Messmittel bei der Erst- und Nacheichung im Betrieb: ± 4 mm.</p></item></blockList></item></blockList></content></level><level eId="annex_5/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Normative Dokumente</heading><content><blockList><item eId="annex_5/lvl_u1/lvl_4/bull_u1"><num/><p>Die Vorschriften über den Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften der Füllstandsmessmittel für stationäre Tanks gelten als erfüllt, wenn die Messmittel den Anforderungen der Internationalen Empfehlung OIML R 85, Ausgabe 2008<authorialNote><p> Recommandation internationale OIML R 85, Edition 2008 «Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Der Text der Empfehlung kann in französischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für Metrologie, 3003 Bern, gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter www.oiml.org/fr/publications/recommandations abgerufen werden.</p></authorialNote> genügen.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 5a<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Eingefügt durch Ziff. II Abs. 2 der V des EJPD vom 24. Aug. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2020/682" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2020</b> 3759</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 18<i>a</i>)</p><level eId="annex_5_a/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen</heading><level eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Messtechnische Eigenschaften</heading><content><blockList><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Ein Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen besteht mindestens aus einer Vorrichtung zur Ortung des Flüssigkeitsniveaus im Transportbehälter des Strassentankwagens, einer Übertragungseinheit und einer Anzeige.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen müssen den Anforderungen an die Genauigkeitsklasse 0.5 nach Ziffer 5.1.2 der Internationalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009<authorialNote><p> International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with level gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Der Text der Empfehlung kann in englischer Sprache beim Eidgenössischen Institut für Metrologie, 3003 Bern, gegen Verrechnung bezogen, kostenlos eingesehen oder unter www.oiml.org/en/publications/recommendations abgerufen werden.</p></authorialNote> genügen.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Ist der Transportbehälter eines Strassentankwagens in mehrere Messkammern unterteilt, so gelten die messtechnischen Eigenschaften für jedes einzelne Füllstandsmessmittel in jeder Messkammer. </p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Das Nennvolumen <i>V</i><sub>n</sub> eines Transportbehälters oder einer Messkammer entspricht bei Brenn- oder Treibstoffen dem Volumen der Flüssigkeit bei der Referenztemperatur von 15 °C, wenn der Transportbehälter oder die Messkammer bis zu dem maximal zulässigen Flüssigkeitsniveau gefüllt ist. Für alle anderen Flüssigkeiten gilt eine Referenztemperatur von 20 °C.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_5"><num>1.5 </num><p>Die kleinste abgegebene Menge, welche mit einem Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen gemessen werden darf, entspricht der kleinsten Messmenge MMQ (<i>V</i><sub>min</sub>) nach Ziffer 5.1.7 der Internationalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009. Bei Transportbehältern mit mehreren Messkammern muss die kleinste Messmenge MMQ (<i>V</i><sub>min</sub>) für jede Messkammer spezifiziert werden.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6"><num>1.6 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6/listintro">Abhängig von der Art der Lieferung gelten folgende Werte:</listIntroduction><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6/bull_u1"><num>– </num><p>bei Lieferung des gesamten Nennvolumens <i>V</i><sub>n</sub> (Gesamtlieferung):<br/></p><p>Empfindlichkeit Peilhöhenmessung (Auflösung) ≤ 1,5 mm für 1/1000 des gemessenen Volumens;</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_6/bull_u2"><num>– </num><p>bei Lieferung eines Teils des Nennvolumens <i>V</i><sub>n</sub> (Teillieferung):<br/></p><p>erweiterte Unsicherheit Peilhöhenmessung &lt; 0,7 mm,<br/></p><p>Auflösung Peilhöhenmessung &lt; 0,1 mm.</p></item></blockList></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_7"><num>1.7 </num><p>Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der Peilhöhe verfügbar sein.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_8"><num>1.8 </num><p>Für das Typenschild gelten die Anforderungen nach Ziffer 6.1 der Internationalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Es gelten die Betriebsbedingungen nach Ziffer 5.1.1 der Internationalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Für die maximale und minimale Betriebstemperatur gelten folgende Werte: <br/></p><p>–25 °C bis +55 °C.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/listintro">Die Fehlergrenzen für das angezeigte Volumen betragen für die gesamte Messanlage:</listIntroduction><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u1"><num>– </num><p>bei der Ersteichung: ± 0,3% des angezeigten Volumens;</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u2"><num>– </num><p>bei der Nacheichung: ± 0,5% des angezeigten Volumens.</p></item></blockList></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Die Fehlergrenzen für die Temperaturmessung betragen ± 0,5 °C.</p></item><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_3"><num>3.3 </num><p>Die Fehlergrenzen für den Neigungssensor betragen ± 0,3 % der kleinsten Messmenge MMQ (<i>V</i><sub>min</sub>) der jeweiligen Messkammer.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_4"><num>4</num><heading>Normative Dokumente</heading><content><blockList><item eId="annex_5_a/lvl_u1/lvl_4/bull_u1"><num/><p>Die Vorschriften über den Aufbau und die messtechnischen Eigenschaften der Füllstandsmessmittel für Strassentankwagen gelten als erfüllt, wenn die Messmittel den Anforderungen der Internationalen Empfehlung OIML R 80-1, Ausgabe 2009 genügen.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.201"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Längenmessmittel (LMmV)" shortForm="LMmV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (OIMLo)" shortForm="OIMLo"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (OSML)" shortForm="OSML"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/244/20210101/de/xml"/><FRBRdate date="2006-10-30" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2006-03-19" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2021-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 6</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 19)</p><level eId="annex_6/lvl_u1"><heading>Spezifische Anforderungen an Profilmessanlagen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen</heading><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Messtechnische Eigenschaften</heading><content><blockList><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Eine Profilmessanlage für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen besteht aus einer Vorrichtung zur Bestimmung des Querprofils (Höhe, Breite) und der Längsposition des gemessenen Fahrzeuges während dessen Durchfahrt durch die Messanlage mit kontrollierter Geschwindigkeit.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Der Längsabstand der Profilschnitte darf nicht mehr als 2,5 cm betragen.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Die Messanlage ermittelt die maximalen Fahrzeugabmessungen in Höhe, Breite und Länge. Vorstehende Fahrzeugteile nach Artikel 38 Absätze 1 und 1<sup>bis</sup> der Verordnung vom 19. Juni 1995<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>741.41</b></ref></p></authorialNote> über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) müssen identifiziert und aus den Messresultaten ausgeschlossen werden können.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_4"><num>1.4 </num><p>Das Skalenteilungsintervall der Anzeige darf nicht grösser als 1,0 cm sein. </p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_5"><num>1.5 </num><p>Zum Zwecke der Eichung muss eine Anzeige der laufend gemessenen Höhe, Breite und Längsposition des Eichobjekts verfügbar sein. Dafür darf die Messwertauflösung nicht schlechter als 0,5 cm sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Betriebsbedingungen</heading><content><blockList><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +50 °C und bei Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h gewährleistet sein.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei leichtem Regen oder Schneefall gewährleistet sein.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Bei unzulässigen Witterungsbedingungen müssen Fehlmessungen ausgeschlossen sein.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_4"><num>2.4 </num><p>Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse müssen bei Schwankungen der Versorgungsspannung von –15 % bis +10 % der Nennbetriebsspannung gewährleistet sein.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_5"><num>2.5 </num><p>Die Messeinrichtungen müssen gegen Fremdlichtbeeinflussung, die das Messergebnis verfälschen kann, geschützt sein.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_6"><num>2.6 </num><p>Die Abmessungen des Fahrzeugs müssen innerhalb des von der Herstellerin angegebenen Bereichs liegen.</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_7"><num>2.7 </num><p>Die Geschwindigkeit des durch die Messanlage fahrenden Fahrzeugs muss kleiner als die von der Herstellerin angegebene Maximalgeschwindigkeit sein.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Fehlergrenzen</heading><content><blockList><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1"><num/><p/><blockList><listIntroduction eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/listintro">Die Fehlergrenzen für die von der Profilmessanlage angezeigten Werte bei Messung eines Prüfkörpers betragen:</listIntroduction><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/bull_u1"><num>– </num><p>für die Höhe: ± 1,5 cm;</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/bull_u2"><num>– </num><p>für die Breite: ± 1,5 cm;</p></item><item eId="annex_6/lvl_u1/lvl_3/bull_u1/bull_u3"><num>– </num><p>für die Länge: ± 2,5 cm.</p></item></blockList></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>