Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.251"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe)" shortForm="OIMepe"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV)" shortForm="EMmV"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE)" shortForm="OSMisE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2025-q1-rel-1.7.1"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Chancellerie fédérale"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA" showAs="fr"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>941.251 </docNumber></p><p><docTitle>Ordonnance du DFJP<br/>sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques</docTitle></p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">(OIMepe)</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">du 26 août 2015 (État le 1<sup>er</sup> janvier 2018)</p></preface><preamble><p>Le Département fédéral de justice et police (DFJP),</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/245" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>941.210</b></ref></p></authorialNote>,</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">arrête:</p></preamble><body><section eId="sec_1"><num>Section 1</num><heading>Dispositions générales</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Objet</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La présente ordonnance fixe:</listIntroduction><item eId="art_1/para/lbl_a"><num>a. </num><p>les exigences afférentes aux compteurs d’électricité et aux transformateurs de mesure;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_b"><num>b. </num><p>les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_c"><num>c. </num><p>les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Champ d’application</heading><paragraph eId="art_2/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:</listIntroduction><item eId="art_2/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>les compteurs d’électricité destinés à mesurer la consommation ou la livraison d’électricité dans les ménages privés, les arts et métiers et l’industrie légère; </p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_b"><num>b. </num><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_1/lbl_b/listintro">les transformateurs de mesure suivants avec une tension la plus élevée pour le matériel <i>U</i><sub>m</sub> de 52 kV maximum destinés à être installés à l’entrée des compteurs d’électricité selon la let. a:</listIntroduction><item eId="art_2/para_1/lbl_b/lbl_1"><num>1. </num><p>transformateurs de tension,</p></item><item eId="art_2/para_1/lbl_b/lbl_2"><num>2. </num><p>transformateurs de courant avec un courant primaire assigné <i>I</i><sub>pr</sub> de 5 kA au maximum.</p></item></blockList></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_2/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Ne sont pas soumis à la présente ordonnance les compteurs d’électricité utilisés par des clients de passage:</listIntroduction><item eId="art_2/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>aux bornes de recharge pour véhicules électriques;</p></item><item eId="art_2/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>sur les terrains de camping et les installations similaires.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Définitions</heading><paragraph eId="art_3/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Au sens de la présente ordonnance, on entend par:</listIntroduction><item eId="art_3/para/lbl_a"><num>a. </num><p><i>compteur d’électricité:</i> un instrument pour la mesure continue de l’énergie électrique dans un circuit; </p></item><item eId="art_3/para/lbl_b"><num>b. </num><p><i>compteur d’énergie active: </i>un compteur d’électricité déterminant l’énergie active;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_c"><num>c. </num><p><i>transformateur de mesure:</i> un instrument opérant une réduction de courants et de tensions élevés, en des grandeurs de mesure qui peuvent être mesurées directement par le compteur d’électricité;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_d"><num>d. </num><p><i>transformateur de courant:</i> un transformateur de mesure qui mesure l’intensité du courant;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_e"><num>e. </num><p><i>transformateur de tension: </i>un transformateur de mesure qui mesure la tension.</p></item></blockList></content></paragraph></article></section><section eId="sec_2"><num>Section 2</num><heading>Compteurs d’électricité</heading><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Exigences essentielles </heading><paragraph eId="art_4/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_4/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les compteurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes. Les exigences essentielles suivantes doivent par ailleurs être remplies:</listIntroduction><item eId="art_4/para/lbl_a"><num>a. </num><p>pour les compteurs d’énergie active: les exigences fixées à l’annexe 1 de la présente ordonnance;</p></item><item eId="art_4/para/lbl_b"><num>b.<authorialNote><p> Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 31 oct. 2017, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 2018 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2017/775" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2017</b> 7183</ref>).</p></authorialNote> </num><p>pour les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs: les exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Procédure de mise sur le marché</heading><paragraph eId="art_5/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_5/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La conformité des compteurs avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:</listIntroduction><item eId="art_5/para/lbl_a"><num>a. </num><p>examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);</p></item><item eId="art_5/para/lbl_b"><num>b. </num><p>examen de type (module B), complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification des produits (module F);</p></item><item eId="art_5/para/lbl_c"><num>c. </num><p>déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Procédure de maintien de la stabilité de mesure </heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_6/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les compteurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes, effectuée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:</listIntroduction><item eId="art_6/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>les compteurs à dispositif mesureur électronique: tous les dix ans; </p></item><item eId="art_6/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>les compteurs à dispositif mesureur électromécanique: tous les quinze ans.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> METAS peut dans des cas particuliers raccourcir les délais prévus à l’al. 1 lorsqu’il existe le soupçon que la stabilité de mesure n’est plus assurée déjà avant l’échéance du délai. Il peut ordonner des examens complémentaires.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les compteurs peuvent, sur demande de l’utilisateur, être soumis à la procédure de contrôle statistique selon l’annexe 4. Les compteurs soumis à la procédure de contrôle statistique conservent leur validité de la vérification tant que les compteurs de l’échantillon remplissent les exigences fixées à l’annexe 4, let. F. Sont exclus de la procédure de contrôle statistique les compteurs ayant déjà subi une fois la procédure de contrôle statistique et transférés ensuite à la procédure de contrôle selon l’al. 1.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Classes d’exactitude</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les ménages privés, des compteurs d’énergie active de classe d’exactitude A, B ou C peuvent être utilisés. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour la mesure de la consommation d’énergie active dans les arts et métiers ou l’industrie légère, seuls des compteurs d’énergie active des classes d’exactitude B ou C peuvent être utilisés.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_3"><num>Section 3</num><heading>Transformateurs de mesure</heading><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Exigences essentielles </heading><paragraph eId="art_8/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les transformateurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 3 de la présente ordonnance. </p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Procédure de mise sur le marché </heading><paragraph eId="art_9/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Les transformateurs sont soumis à l’approbation ordinaire et à la vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes.</p></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Procédure de maintien de la stabilité de mesure </heading><paragraph eId="art_10/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_10/para_1/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les transformateurs doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, de la manière suivante:</listIntroduction><item eId="art_10/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>les transformateurs inductifs à noyau indivisible: tous les 60 ans; </p></item><item eId="art_10/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>les transformateurs autres que ceux indiqués à la let. a: tous les deux ans.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_10/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Dans la mesure où le type le permet, METAS peut fixer un intervalle différent pour la vérification ultérieure des transformateurs selon l’al. 1, let. b.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_4"><num>Section 4</num><heading>Obligations de l’utilisateur</heading><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Montage, mise en service et entretien des instruments de mesure </heading><paragraph eId="art_11/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_11/para/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, OIMes, mais aussi celle: </listIntroduction><item eId="art_11/para/lbl_a"><num>a. </num><p>de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure et de confier le montage à des personnes disposant des compétences techniques requises;</p></item><item eId="art_11/para/lbl_b"><num>b. </num><p>de faire entretenir l’instrument de mesure et de faire réviser ou remplacer périodiquement les parties soumises à usure et à vieillissement.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Groupes de mesure </heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les groupes de mesure comprenant des compteurs et des transformateurs doivent être réglés de manière à ce que l’énergie nécessaire au fonctionnement du dispositif de mesure ne soit pas mesurée. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Si un groupe de mesure doit être connecté en dérogation à l’al. 1, sa seule consommation propre ne doit pas conduire à un affichage de la consommation d’énergie. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> L’erreur supplémentaire causée par les câbles de connexion et les charges des transformateurs dans de groupes de mesure ne doit pas dépasser 20 % de l’erreur maximale tolérée du compteur.</p></content></paragraph></article><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Registre de contrôle</heading><paragraph eId="art_13/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les utilisateurs tiennent à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans leur domaine d’activité. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_2/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure: </listIntroduction><item eId="art_13/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est utilisée; </p></item><item eId="art_13/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois; </p></item><item eId="art_13/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>où il est en service. </p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les consommateurs d’énergie concernés et les organes chargés de l’exécution du contrôle ultérieur peuvent consulter le registre à tout moment. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les registres doivent être conservés après l’échéance de la validité de la dernière vérification aussi longtemps qu’il existe des créances ouvertes, mais au moins pendant cinq années civiles.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_5"><num>Section 5</num><heading>Dispositions finales</heading><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Abrogation d’un autre acte </heading><paragraph eId="art_14/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2006/252" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2006</b> 1613</ref>, <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><b>2012</b> 7183</ref>]</p></authorialNote> est abrogée.</p></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b></num><heading>Dispositions transitoires </heading><paragraph eId="art_15/para_1"><num>1</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les vérifications de compteurs d’électricité effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pendant la période définie par le droit en vigueur au moment de la vérification.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_2"><num>2</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les vérifications de transformateurs de mesure effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’au 31 décembre 2075.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_3"><num>3</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés avant le 30 octobre 2006 peuvent être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’au 29 octobre 2016. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_4"><num>4</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les compteurs d’électricité et les transformateurs de mesure qui ont été approuvés entre le 30 octobre 2006 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être mis sur le marché et soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, OIMes jusqu’à l’expiration de l’approbation. Après la mise sur le marché, le maintien de la stabilité de mesure est régi par les dispositions de la présente ordonnance; les al. 1 et 2 demeurent réservés.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_5"><num>5</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les compteurs d’électricité équipés de la fonctionnalité de mesure de la puissance ou de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, même s’ils ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente ordonnance concernant ces fonctionnalités. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le maintien de la stabilité de mesure de ces fonctionnalités est régi par les dispositions de la présente ordonnance. L’exécution de la procédure de maintien de la stabilité de mesure est effectuée pour ces fonctionnalités pour la première fois en même temps que la prochaine procédure de maintien de la stabilité de la mesure applicables aux autres fonctionnalités prévue à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_6"><num>6</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_15/para_6/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Les classes d’exactitude des compteurs d’énergie active selon l’ancien droit correspondent aux classes suivantes selon le nouveau droit: </listIntroduction><item eId="art_15/para_6/lbl_a"><num>a. </num><p>la classe 2, classe «compteur ordinaire» et classe «compteur avec transformateurs de mesure», correspond à la classe A; </p></item><item eId="art_15/para_6/lbl_b"><num>b. </num><p>la classe 1 et la classe «compteur de précision» correspondent à la classe B;</p></item><item eId="art_15/para_6/lbl_c"><num>c. </num><p>la classe 0,5 S et la classe 0,2 S correspondent à la classe C.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_7"><num>7</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> Pour la mesure de l’énergie réactive, la classe 1 selon l’ancien droit correspond à la classe 2 selon le nouveau droit.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_8"><num>8</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_15/para_8/listintro" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> S’agissant des compteurs d’énergie active soumis à la procédure de contrôle statistique déjà avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:</listIntroduction><item eId="art_15/para_8/lbl_a"><num>a. </num><p>les lots sont maintenus, même s’ils ne remplissent pas les exigences de l’annexe 4, let. B, ch. 2, de la présente ordonnance; </p></item><item eId="art_15/para_8/lbl_b"><num>b. </num><p>les points d’examen et les erreurs maximales tolérées définis selon l’ancien droit sont valables jusqu’avant le deuxième contrôle par échantillonnage après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; à partir du deuxième contrôle par échantillonnage, c’est la présente ordonnance qui s’applique.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_9"><num>9</num><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"> La première annonce de compteurs d’électricité pour la procédure de contrôle statistique est possible jusqu’au 31 octobre 2015 si la majorité des compteurs d’électricité annoncés a été fabriquée en 2011. L’al. 8 s’applique par analogie.</p></content></paragraph></article><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Entrée en vigueur</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2015.</p></content></paragraph></article></section></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.251"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe)" shortForm="OIMepe"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV)" shortForm="EMmV"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE)" shortForm="OSMisE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 1</block></container></preface><mainBody><p>(art. 4) </p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Exigences spécifiques afférentes aux compteurs d’énergie active</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Définitions</heading><content><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">mesurande connecté à l’entrée du compteur, proportionnel à l’intensité <br/>de courant traversant le circuit de courant;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>st</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">valeur de <i>I </i>déclarée la plus basse à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active avec cos <i>φ</i> = 1 (compteurs polyphasés à charge équilibrée);</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>min</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">valeur de <i>I</i>, au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe d’exactitude du compteur (compteurs polyphasés à charge équilibrée);</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>tr</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">valeur de <i>I</i> au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées les plus faibles correspondant à la classe d’exactitude du compteur;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>n</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>b</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">courant de référence de <i>I</i> pour lequel le compteur à branchement direct a été conçu (<i>I</i><sub>b</sub> = 10 <i>I</i><sub>tr</sub>);</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">I<inline name="man-font-style-normal"><sub>max</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">valeur maximale de <i>I</i> pour laquelle l’erreur se situe dans les erreurs maximales tolérées;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">U</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">mesurande connecté aux entrées du compteur, proportionnel à la tension électrique dans le circuit de courant;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">U<inline name="man-font-style-normal"><sub>n</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">tension de référence de <i>U</i>;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">fréquence de la tension fournie au compteur;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">f<inline name="man-font-style-normal"><sub>n</sub></inline></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">valeur de référence de <i>f</i>;</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">φ</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">=</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">différence de phase <i>φ</i>, entre <i>I</i> et <i>U</i>.</p></td></tr></table></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Exigences spécifiques</heading><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_1"><num>1</num><heading>Classes d’exactitude</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/bull_u1"><num/><p>Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude du compteur. Les classes d’exactitude sont les suivantes: A, B et C.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2"><num>2</num><heading>Conditions de fonctionnement nominales</heading><content><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1/bull_u1"><num/><p>Le fabricant doit spécifier en particulier les conditions de fonctionnement nominales du compteur suivantes:</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Les valeurs <i>f</i><sub>n</sub><i>, U</i><sub>n</sub><i>, I</i><sub>n</sub><i>, I</i><sub>st</sub><i>, I</i><sub>min</sub><i>, I</i><sub>tr</sub> et <i>I</i><sub>max</sub> qui s’appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit remplir les conditions indiquées dans le tableau 1.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 1</p><table border="1"><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe C</p></td></tr><tr><td/><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteurs à branchement direct</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>st</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,05 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,04 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,04 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>min</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,5 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,5 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,3 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 50 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 50 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 50 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td/><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteurs sur transformateur de mesure</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>st</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,06 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,04 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,02 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>min</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,4 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,2 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub><i>*</i></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≤</span><span> 0,2 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>= 20 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>= 20 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>= 20 </span><i><span>I</span></i><sub>tr</sub></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i><span>I</span></i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 1,2 </span><i><span>I</span></i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 1,2 </span><i><span>I</span></i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><span>≥</span><span> 1,2 </span><i><span>I</span></i><sub>n</sub></p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p/></item></blockList></td><td colspan="4"><blockList><item><num>* </num><p><span>La condition </span><i><span>I</span></i><sub><span>min</span></sub><span> </span><span>≤</span><span> 0,4 </span><i><span>I</span></i><sub><span>tr</span></sub><span> s’applique aux compteurs électromécaniques de la classe B.</span></p></item></blockList></td></tr></table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Il faut en outre indiquer les plages de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée spécifiées au ch. 3 du tableau 2. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution publics.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_1"><num>2.2.1 </num><p>Les valeurs de tension et de fréquence doivent au moins se situer dans les limites suivantes:</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/bull_u3"><num/><p>0,9 <i>U</i><sub>n</sub> ≤ <i>U</i> ≤ 1,1 <i>U</i><sub>n</sub>;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/bull_u4"><num/><p>0,98 <i>f</i><sub>n</sub> ≤ <i>f</i> ≤ 1,02 <i>f</i><sub>n</sub>.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_2"><num>2.2.2 </num><p>Le facteur de puissance se situe dans les limites de cos <i>φ</i> = 0,5 inductif à cos <i>φ</i> = 0,8 capacitif.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3"><num>3</num><heading>Erreurs maximales tolérées (EMT)</heading><content><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (<i>a</i>, <i>b</i>, <i>c</i>, …) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’écart de mesure, qui ne doit pas être supérieur à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculé comme suit:</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1/bull_u2"><num/><p>écart de mesure = <sub><img fedlex:original-width="" fedlex:original-height="" fedlex:original-text-width="" fedlex:original-page-width="" src="image/image1.png"/></sub></p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en % ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2. Lorsque le compteur fonctionne dans plusieurs plages de température, les valeurs pertinentes des EMT sont applicables.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u1/bull_u4"><num/><p>Tableau 2: EMT en % dans les conditions de fonctionnement nominales, à courant de charge et à température de fonctionnement définis.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 2</p><table border="1"><tr><td/><td colspan="13"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Températures de fonctionnement</p></td></tr><tr><td/><td/><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">+5 °C à +30 °C</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–10 °C à +5 °C<br/>ou<br/>+30 °C à +40 °C</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–25 °C à –10 °C<br/>ou<br/>+40 °C à +55 °C</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–40 °C à –25 °C<br/>ou<br/>+55 °C à +70 °C</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  Classe de compteur</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td></tr><tr><td/><td colspan="13"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  <i>I</i><sub>min</sub> ≤ <i>I</i> &lt; <i>I</i><sub>tr</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  <i>I</i><sub>tr</sub> ≤ <i>I</i> &lt; <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td></tr><tr><td/><td colspan="13"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  <i>I</i><sub>tr</sub> ≤ <i>I</i> &lt; <i>I</i><sub>max</sub>*</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,7</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">9</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td></tr><tr><td><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p/></item></blockList></td><td colspan="13"><blockList><item><num> * </num><p>Exception: pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de l’intensité de courant pour la charge monophasée est limitée à 5 <i>I</i><sub>tr</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub>.</p></item></blockList></td></tr></table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u2"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/list_u2/lbl_3_3"><num>3.3 </num><p>Le compteur ne doit ni exploiter les EMT ni favoriser systématiquement l’une des parties.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4"><num>4</num><heading>Effet toléré des perturbations</heading><content><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_1"><num>4.1 </num><p>Généralités</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_1_1"><num>4.1.1 </num><p>Pour les compteurs, des conditions d’environnement électromagnétique particulières doivent être remplies. Les compteurs doivent satisfaire aux conditions d’environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux ch. 4.2 et 4.3.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_1_2"><num>4.1.2 </num><p>Les perturbations de longue durée ne doivent pas affecter l’exactitude du compteur au-delà des valeurs limites du ch. 4.2. Les perturbations transitoires peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais après la perturbation le compteur doit surmonter la dégradation ou perte de fonction ou de résultat et l’exactitude ne doit pas être affectée au-delà des valeurs limites selon le ch. 4.3.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_1_3"><num>4.1.3 </num><p>Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_2"><num>4.2 </num><p>Effet de perturbations de longue durée</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/bull_u6"><num/><p>Tableau 3: Valeurs limites pour les perturbations de longue durée</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 3</p><table border="1"><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Perturbations</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Valeurs limites en % <br/>pour les compteurs de la classe</p></td></tr><tr><td/><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">A</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">B</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Séquence de phase inversée</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,3</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés)</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Harmoniques dans les circuits de courant*</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,8</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Courant continu et harmoniques <br/>dans les circuits de courant*</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Salves de transitoires rapides</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Champs magnétiques, champs électromagnétiques HF, perturbations par conduction <br/>introduites par des champs aux fréquences radioélectriques et immunité aux ondes oscillatoires</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1</p></td></tr><tr><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><blockList><item><num><placeholder fedlex:message="E40S10-TAB">[tab]</placeholder></num><p/></item></blockList></td><td colspan="4"><blockList><item><num>* </num><p>pour les compteurs d’électricité électromécaniques, aucune valeur limite n’est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant.</p></item></blockList></td></tr></table><blockList eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2"><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3"><num>4.3 </num><p>Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_1"><num>4.3.1 </num><p>L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation, aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produise des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2"><num>4.3.2 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2/listintro">Dans un délai raisonnable par rapport à la perturbation après la perturbation électromagnétique, le compteur:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2/lbl_a"><num>a. </num><p>doit recommencer à fonctionner dans les limites des EMT; </p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2/lbl_b"><num>b. </num><p>doit sauvegarder toutes les fonctions de mesurage;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2/lbl_c"><num>c. </num><p>doit permettre la récupération de toutes les données de mesurage recueillies immédiatement avant la perturbation;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_2/lbl_d"><num>d. </num><p>ne doit pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique; la valeur de variation critique exprimée en kilowatt-heure est: <i>m</i> × <i>U</i><sub>n</sub> × <i>I</i><sub>max</sub> × 10<sup>-6</sup>, où <i>m</i> est le nombre d’éléments de mesure du compteur; <i>U</i><sub>n</sub> s’exprime en volt et <i>I</i><sub>max</sub> en ampère.</p></item></blockList></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_3_3"><num>4.3.3 </num><p>Pour la surintensité du courant, la valeur limite est de 1,5 %.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5"><num>5</num><heading>Adéquation</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_1"><num>5.1 </num><p>Au-dessous de la tension de fonctionnement nominale, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10 %.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_2"><num>5.2 </num><p>L’affichage de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4000 h à pleine charge (<i>I = I</i><sub>max</sub>,<i> U = U</i><sub>n</sub> et cos<i> φ</i> = 1); l’affichage ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_3"><num>5.3 </num><p>En cas de coupure de courant dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d’au moins quatre mois.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_4"><num>5.4 </num><p>Fonctionnement à vide</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/bull_u5"><num/><p>Si une tension est appliquée sans qu’un courant ne traverse le circuit, le compteur ne doit enregistrer aucune énergie, et ce pour n’importe quelle tension entre 0,8 <i>U</i><sub>n</sub> et 1,1 <i>U</i><sub>n</sub>.</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_5"><num>5.5 </num><p>Démarrage de la mesure</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/bull_u7"><num/><p>Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à <i>U</i> = <i><span>U</span></i><sub><span>n</span></sub><span> et </span>cos<i> φ </i><i>= 1</i> <span>(compteur polyphasé avec charges équilibrées) et un courant égal à </span><i><span>I</span></i><sub><span>st</span></sub>.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_6"><num>6</num><heading>Unités de mesure</heading><content><blockList><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_B/lvl_6/bull_u1"><num/><p>L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowatt-heure ou en mégawatt-heure. Les symboles à utiliser pour ces unités sont «kWh», respectivement «MWh».</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.251"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe)" shortForm="OIMepe"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV)" shortForm="EMmV"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE)" shortForm="OSMisE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 2<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 31 oct. 2017, en vigueur depuis le 1<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">er</sup> janv. 2018 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2017/775" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RO <b>2017</b> 7183</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(art. 4)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Exigences spécifiques applicables aux compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Définitions</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_A/bull_u1"><num/><p>Les définitions applicables sont celles énoncées à l’annexe 1, let. A.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Généralités</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1"><num>1</num><heading>Affichage du résultat</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>S’agissant des instruments de mesure pouvant être lus à distance, il est possible de renoncer au système d’affichage prévu à l’annexe 1, ch. 10.5, OIMes lorsque les conditions énoncées à l’annexe 1, ch. 10.6, OIMes sont remplies.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>S’il est renoncé au système d’affichage prévu à l’annexe 1, ch. 10.5, OIMes, le résultat de mesure avant la lecture à distance est valable en cas de différence pour déterminer le prix à payer.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2"><num>2</num><heading>Marque de conformité</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>La marque de conformité suivante, d’une hauteur minimum de 5 mm, remplace la marque prévue à l’annexe 4, ch. 1.1, OIMes:</p></item></blockList><p><img fedlex:original-width="10" fedlex:original-height="6" fedlex:original-text-width="148" fedlex:original-page-width="108" src="image/image2.png"/></p><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Les autres dispositions de l’annexe 4 OIMes sont applicables.</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C"><num>C</num><heading>Exigences spécifiques pour la mesure de l’énergie réactive</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1"><num>1</num><heading>Classes d’exactitude </heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_1/bull_u1"><num/><p/><p>Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude du compteur. Les classes d’exactitude pour la mesure de l’énergie réactive sont les suivantes: 3 et 2.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2"><num>2</num><heading>Conditions de fonctionnement nominales</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u1/bull_u1"><num/><p>Le fabricant doit spécifier en particulier les conditions de fonctionnement nominales du compteur suivantes:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u1/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Il doit spécifier les valeurs <i>f</i><sub>n</sub>, <i>U</i><sub>n</sub>, <i>I</i><sub>n</sub> ou <i>I</i><sub>b</sub>,<i> I</i><sub>st</sub>, <i>I</i><sub>min</sub> et <i>I</i><sub>max</sub> qui s’appliquent au compteur. Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 1</p><table border="1"><tr><td/><td/><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe 3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Classe 2</p></td></tr><tr><td/><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur à branchement direct</p></td><td colspan="2"/><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><sub>st</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 0,01 <i>I</i><sub>b</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 0,005 <i>I</i><sub>b</sub></p></td></tr><tr><td/><td/><td colspan="3"/><td/></tr><tr><td/><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur sur transformateur de mesure</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><sub>st</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 0,005 <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">≤ 0,003 <i>I</i><sub>n</sub></p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Il doit en outre indiquer les plages de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée selon le ch. 3 du tableau 2. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution publics.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_1"><num>2.2.1 </num><p>Les valeurs de tension et de fréquence doivent au moins se situer dans les limites suivantes:</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2/bull_u3"><num/><p>0,9 <i>U</i><sub>n</sub> ≤ <i>U </i>≤ 1,1 <i>U</i><sub>n</sub>;</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2/bull_u4"><num/><p>0,98 <i>f</i><sub>n</sub> ≤ <i>f </i>≤ 1,02 <i>f</i><sub>n</sub>.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_2/list_u2/lbl_2_2_2"><num>2.2.2 </num><p>Pour la mesure de l’énergie réactive, sin<i> φ</i> se situe dans les limites de sin<i> φ </i>= 1 à sin<i> φ </i>= 0,5 inductif et capacitif.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3"><num>3</num><heading>Erreurs maximales tolérées (EMT)</heading><content><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3/list_u1"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3/list_u1/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>Avec <i>U = U</i><sub>n</sub>, <i>f</i> = <i>f</i><sub>n</sub>, la température nominale, ou, si une telle température n’est pas définie, à 23 °C et en l’absence de perturbations, les erreurs maximales tolérées du tableau 2 ne peuvent pas être dépassées.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3/list_u1/bull_u2"><num/><p>Tableau 2: EMT en % dans les conditions de fonctionnement nominales, à courant de charge et à température de fonctionnement définis.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 2</p><table border="1"><tr><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i></p></td><td/><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sin <i>φ</i> (inductif <br/>ou capacitif)</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Valeurs limites en % pour les compteurs de la classe</p></td></tr><tr><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur à branchement direct</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur sur transformateur <br/>de mesure</p></td><td colspan="2"/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2</p></td></tr><tr><td colspan="8"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur monophasé; compteur polyphasé à charges équilibrées</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,05 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> &lt; 0,1 <i>I</i><sub>b</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,02 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> &lt; 0,05 <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sin <i>φ</i> = 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,05 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sin <i>φ</i> = 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,0</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> &lt; 0,2 <i>I</i><sub>b</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,05 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> &lt; 0,1 <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5 ≤ sin <i>φ</i> &lt; 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5 ≤ sin <i>φ</i> &lt; 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,0</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,25 ≤ sin <i>φ </i>≤ 0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">2,5</p></td></tr><tr><td/><td colspan="3"/><td colspan="2"/><td/><td/></tr><tr><td colspan="8"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Compteur polyphasé fonctionnant à une charge monophasée</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,05 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">sin <i>φ</i> = 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,0</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2 <i>I</i><sub>b</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1 <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5 ≤ sin <i>φ</i> &lt; 1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">4,0</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3,0</p></td></tr></table><blockList eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3/list_u2"><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_3/list_u2/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_4"><num>4</num><heading>Effets tolérés des perturbations</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_4/lbl_4_1"><num>4.1 </num><p>Des conditions d’environnement particulières sont applicables pour les compteurs d’électricité. Le compteur doit satisfaire aux conditions d’environnement électromagnétiques E2 et aux exigences supplémentaires des ch. 4.2 et 4.3.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_4/lbl_4_2"><num>4.2 </num><p>L’exactitude du compteur ne doit pas être altérée exagérément par les perturbations de longue durée. </p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_4/lbl_4_3"><num>4.3 </num><p>Les perturbations transitoires peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat du compteur. Après la perturbation, le compteur doit surmonter la dégradation ou perte de fonction ou de résultat et l’exactitude ne doit pas être altérée exagérément.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_4/lbl_4_4"><num>4.4 </num><p>Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5"><num>5</num><heading>Adéquation</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/lbl_5_1"><num>5.1 </num><p>Le compteur ne doit pas être influencé exagérément lorsque la tension de fonctionnement s’écarte de la tension de fonctionnement nominale. Si la tension de fonctionnement est nettement inférieure à la tension de fonctionnement nominale, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10 %.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/lbl_5_2"><num>5.2 </num><p>L’affichage de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 1500 heures à pleine charge; l’affichage ne doit pas pouvoir être mis à zéro en cours d’utilisation. Est considéré comme un fonctionnement à pleine charge: <i>I = I</i><sub>max</sub>,<i> U = U</i><sub>n</sub> et sin <i>φ = </i>1.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/lbl_5_3"><num>5.3 </num><p>En cas de coupure de courant dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d’au moins quatre mois.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/lbl_5_4"><num>5.4 </num><p>Fonctionnement à vide </p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/bull_u5"><num/><p>Si une tension est appliquée sans qu’un courant ne traverse le circuit, le compteur ne doit enregistrer aucune énergie et ce pour n’importe quelle tension entre 0,8 <i>U</i><sub>n</sub> et 1,1 <i>U</i><sub>n</sub>.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/lbl_5_5"><num>5.5 </num><p>Démarrage de la mesure</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_5/bull_u7"><num/><p>Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à <i>I</i> = <i>I</i><sub>st</sub>, <i>U</i> = <i>U</i><sub>n</sub> et sin<i> φ </i>= 1. Cela vaut pour les compteurs polyphasés à charges équilibrées.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_6"><num>6</num><heading>Unités de mesure</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_C/lvl_6/bull_u1"><num/><p>L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilovar-heure ou en mégavar-heure. Les symboles à utiliser pour ces unités sont «kvarh», respectivement «Mvarh».</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_D"><num>D</num><heading>Exigences spécifiques pour la mesure de la puissance</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_D/lvl_1"><num>1</num><heading>Equipement des compteurs de la fonctionnalité de mesure de la puissance</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_D/lvl_1/bull_u1"><num/><p>Les compteurs peuvent être équipés de la fonctionnalité de mesure de la puissance pour les types de puissance pour lesquels ils disposent aussi de la fonctionnalité de mesure de l’énergie. Les exigences afférentes à la mesure de l’énergie selon l’annexe 1 et la let. C de la présente annexe sont applicables par analogie aux exigences afférentes à la puissance.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_D/lvl_2"><num>2</num><heading>Affichage</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_D/lvl_2/bull_u1"><num/><p>La puissance électrique active mesurée doit être indiquée en watt, en kilowatt ou en mégawatt. Les symboles à utiliser pour ces unités sont «W», «kW», respectivement «MW». La puissance électrique réactive mesurée doit être indiquée en var, en kilovar ou en mégavar. Les symboles à utiliser pour ces unités sont «var», «kvar», respectivement «Mvar».</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E"><num>E</num><heading>Exigences spécifiques afférentes à l’établissement de la courbe de charge</heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_1"><num>1</num><heading>Généralités</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_1/bull_u1"><num/><p>Les compteurs peuvent être équipés de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge pour les types d’énergie et de puissance pour lesquels ils disposent aussi de la fonctionnalité de la mesure de l’énergie ou de la puissance. Un tel compteur détermine une série de mesures en continu dans des périodes de mesure se suivant de manière ininterrompue et enregistre les valeurs mesurées à la fin de chaque période de mesure. Les exigences afférentes à la mesure de l’énergie correspondante selon l’annexe 1 et la let. C de la présente annexe et à la mesure de la puissance correspondante selon la let. D de la présente annexe sont applicables par analogie à l’établissement de la courbe de charge. Les exigences suivantes doivent également être remplies.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2"><num>2</num><heading>Horloge</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Le compteur a besoin d’une horloge interne pour produire la période de mesure. La longueur de la période de mesure ne doit pas plus s’écarter de sa valeur de référence que ce qui est adéquat compte tenu de l’état actuel de la technique.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Les horodatages apposés sur les valeurs de mesure doivent marquer l’ordre dans lequel sont effectuées les mesures. Le compteur, dans la mesure où l’heure de l’appareil est basée sur l’heure légale, doit disposer d’une fonction de synchronisation, qui permet de régler l’heure de l’appareil au maximum une fois par période de mesure. Pour la synchronisation, l’heure de l’appareil peut être modifiée de 30 s au maximum.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Le réglage de l’heure de l’appareil doit être protégé métrologiquement. Les modifications dépassant 30 s sont considérées comme réglages.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_4"><num>2.4 </num><p>La valeur réglée de la durée des périodes de mesure doit être protégé métrologiquement. Lorsque l’heure de l’appareil est basée sur l’heure légale, la grille des périodes de mesure ne doit pas être modifiée de manière à ce que des périodes de mesure soient ajoutées ou supprimées.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_5"><num>2.5 </num><p>Si l’horloge de l’appareil fonctionne avec une tension externe, elle doit disposer d’une réserve, pendant laquelle l’horloge doit continuer de fonctionner sans alimentation de tension externe. Lorsque l’heure de l’appareil est basée sur l’heure légale, le compteur doit reconnaître si la durée d’une interruption de l’alimentation en tension externe a dépassé la réserve garantie. Tout dépassement doit être enregistré.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_2/lbl_2_6"><num>2.6 </num><p>Lorsque l’heure de l’appareil est basée sur l’heure légale et qu’elle dévie plus que ce qui est adéquat compte tenu de l’état de la technique, les valeurs mesurées de toutes les périodes de mesure concernées doivent être marquées comme erronées, de même que les valeurs mesurées des périodes de mesure qui ont été sautées à cause d’une synchronisation ou d’un réglage de l’heure de l’appareil. Les valeurs mesurées de périodes de mesure pendant lesquelles l’horloge de l’appareil a été réglée doivent également être marquées comme erronées.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_3"><num>3</num><heading>Affichage</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>La définition des valeurs de courbe de charge doit être assez grande pour permettre de constater à <i>I ≥ I</i><sub>n</sub> ou <i>I ≥ I</i><sub>b</sub> et <i>U = U</i><sub>n</sub> si les EMT pour la mesure de l’énergie et de la puissance sont respectées pendant une période de mesure. Même à pleine charge, l’affichage ne doit pas revenir à la valeur initiale et il ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Il doit être possible de choisir et d’afficher les valeurs mesurées de périodes de mesure qui servent de base pour le montant à acquitter. Il doit être possible de choisir et d’afficher des intervalles de décompte plus grands. Il doit surtout être possible d’additionner et d’indiquer les périodes de mesure entre le début et la fin de l’intervalle de décompte, les intervalles répétés pendant la période de décompte et les valeurs mesurées au-dessus d’une valeur limite.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_3/lbl_3_3"><num>3.3 </num><p>La somme de toutes les valeurs d’un mesurande doit donner la valeur du registre de somme du même mesurande.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_E/lvl_3/lbl_3_4"><num>3.4 </num><p>Le compteur doit afficher l’heure de l’appareil. Si l’heure de l’appareil est basée sur l’heure légale, et si un écart par rapport à l’heure légale est prévu, généralement en heures pleines comme lorsque on utilise toute l’année l’UTC ou l’HEC, cet écart doit être compréhensible pour les profanes ou expliqué dans la notice d’utilisation.</p></item></blockList></content></level></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F"><num>F</num><heading>Exigences spécifiques applicables aux compteurs d’un système de mesure intelligent </heading><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_1"><num>1</num><heading>Généralités</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_1/bull_u1"><num/><p>Les compteurs utilisés comme éléments d’un système de mesure intelligent selon l’art. 8<i>a</i> de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité<sup><authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/226" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>734.71</b></ref></p></authorialNote></sup> doivent répondre aux exigences prévues par la présente lettre.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_2"><num>2</num><heading>Mesure de l’énergie</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité de mesure de l’énergie active prévue à l’annexe 1.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité de mesure de l’énergie réactive prévue à la let. C de la présente annexe.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_3"><num>3</num><heading>Établissement de la courbe de charge</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge prévue à la let. E de la présente annexe pour la mesure de l’énergie active et pour la mesure de l’énergie réactive.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Les courbes de charge selon le ch. 3.1 doivent être établies pour une période de mesure d’une durée de quinze minutes au moins. En outre, des courbes de charge peuvent être établies pour des périodes de mesure différentes.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_3/lbl_3_3"><num>3.3 </num><p>Les courbes de charge doivent être enregistrées au moins soixante jours dans les compteurs. Cette disposition s’applique également après une coupure de courant.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_4"><num>4</num><heading>Interfaces</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_4/bull_u1"><num/><p>Les compteurs doivent être équipés d’au moins deux interfaces, dont une interface réservée à la communication bidirectionnelle avec le système de traitement des données, ainsi qu’une seconde interface permettant au consommateur de lire au moins les valeurs de mesure au moment de leur saisie ainsi que les courbes de charge visées au ch. 3.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_5"><num>5</num><heading>Consignation des interruptions de l’approvisionnement en électricité</heading><content><blockList><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_5/lbl_5_1"><num>5.1 </num><p>Les compteurs doivent enregistrer et consigner les interruptions de l’approvisionnement en électricité.</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lvl_F/lvl_5/lbl_5_2"><num>5.2 </num><p>Il y a interruption lorsque la valeur efficace d’une tension entre phases au moins, établie sur une période de la tension d’alimentation, est inférieure à un seuil de 10 V maximum, durant au moins une seconde consécutive.</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.251"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe)" shortForm="OIMepe"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV)" shortForm="EMmV"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE)" shortForm="OSMisE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 3</block></container></preface><mainBody><p>(art. 8)</p><level eId="annex_3/lvl_u1"><heading>Exigences spécifiques afférentes aux transformateurs de mesure</heading><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Définitions</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_1"><num>1. </num><p><i>Tension la plus élevée pour le matériel U</i><sub>m</sub><i>:</i> La valeur efficace la plus élevée de la tension entre phases pour laquelle le matériel est spécifié en ce qui concerne notamment son isolement.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_2"><num>2. </num><p><i>Courant primaire I</i><sub>p</sub><i>: </i>Courant qui traverse l’enroulement primaire d’un transformateur de courant.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_3"><num>3. </num><p><i>Courant secondaire I</i><sub>s</sub><i>:</i> Courant qui traverse l’enroulement secondaire d’un transformateur de courant lorsqu’un courant passe dans l’enroulement primaire.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_4"><num>4. </num><p><i>Courant primaire assigné I</i><sub>pr</sub><i>:</i> Valeur du courant primaire d’après laquelle sont déterminées les caractéristiques de fonctionnement d’un transformateur de courant.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_5"><num>5. </num><p><i>Courant secondaire assigné I</i><sub>sr</sub><i>:</i> Valeur du courant secondaire d’après laquelle sont déterminées les caractéristiques de fonctionnement d’un transformateur de courant.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_6"><num>6. </num><p><i>Tension primaire U</i><sub>p</sub><i>: </i>Tension qui est appliquée à l’enroulement primaire d’un transformateur de tension.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_7"><num>7. </num><p><i>Tension secondaire U</i><sub>s</sub><i>:</i> Tension qui apparaît aux bornes de l’enroulement secondaire d’un transformateur de tension lorsqu’une tension est appliquée à l’enroulement primaire.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_8"><num>8. </num><p><i>Tension primaire assignée U</i><sub>pr</sub><i>:</i> Valeur de la tension primaire d’après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement d’un transformateur de tension.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_9"><num>9. </num><p><i>Tension primaire assignée U</i><sub>sr</sub><i>:</i> Valeur de la tension secondaire d’après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement d’un transformateur de tension.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_10"><num>10. </num><p><i>Rapport de transformation k:</i> Rapport entre la tension primaire et la tension secondaire d’un transformateur de tension. Rapport entre le courant primaire et le courant secondaire d’un transformateur de courant.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_11"><num>11. </num><p><i>Déphasage φ:</i> Différence de phase entre la tension primaire et la tension secondaire d’un transformateur de tension. Différence de phase entre le courant primaire et le courant secondaire d’un transformateur de courant.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_12"><num>12. </num><p><i>Puissance de sortie assignée S</i><sub>r</sub><i>:</i> Valeur de la puissance apparente à un facteur de puissance spécifié que le transformateur peut fournir au circuit secondaire à la tension ou au courant secondaire assigné lorsqu’il est raccordé à sa charge assignée. </p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_A/lbl_13"><num>13. </num><p><i>Fréquence assignée f</i><sub>R</sub><i>:</i> Valeur de la fréquence sur laquelle sont basées les exigences de la présente annexe.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Exigences spécifiques</heading><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1"><num>1</num><heading>Classes d’exactitude</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Les classes d’exactitude pour les transformateurs de courant sont définies comme suit:</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/bull_u2"><num/><p>0,5 </p><p>0,5 S </p><p>0,2 </p><p>0,2 S </p><p>0,1</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><p>Les classes d’exactitude pour les transformateurs de tension sont définies comme suit:</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/bull_u4"><num/><p>0,5 </p><p>0,2 </p><p>0,1</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_1/lbl_1_3"><num>1.3 </num><p>Le fabricant doit faire mention de la classe d’exactitude. Si le transformateur comporte plusieurs enroulements, le fabricant doit indiquer pour chaque enroulement la classe d’exactitude correspondante ainsi que la correspondance univoque aux points de connexion. Les transformateurs peuvent disposer d’enroulements supplémentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, dans la mesure où il est aisément reconnaissable que ces enroulements supplémentaires ne sont pas destinés à être branchés à un compteur d’électricité selon l’art. 2, al. 1, let. a.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2"><num>2</num><heading>Conditions de fonctionnement pour les transformateurs de courant</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><p>Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales pour lesquelles le transformateur est dimensionné. En particulier, les courants assignés primaires et secondaires (<i>I</i><sub>pr</sub>, <i>I</i><sub>sr</sub>), la puissance de sortie assignée (<i>S</i><sub>r</sub>), la fréquence assignée (<i>f</i><sub>R</sub>) et la classe d’exactitude doivent être visibles ou déterminables par un seul calcul dans l’une des quatre opérations de base. Le facteur de puissance spécifié doit être facilement déterminable.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2 </num><p>Le fabricant doit indiquer les conditions de fonctionnement sous lesquelles le transformateur de courant doit respecter les EMT définies au ch. 4. </p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_3/listintro">Pour l’intensité de courant primaire <i>I</i><sub>pr</sub>, la plage de fonctionnement des transformateurs est limitée comme suit:</listIntroduction><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_3/lbl_a"><num>a. </num><p>transformateurs de courant des classes 0,5, 0,2 et 0,1: par la valeur minimale <i>I</i><sub>min</sub> d’au maximum 5 % <i>I</i><sub>pr</sub> et par la valeur maximale <i>I</i><sub>max</sub> d’au minimum 120 % <i>I</i><sub>pr</sub>, avec <i>I</i><sub>max</sub> qui ne doit toutefois pas dépasser 6 kA;</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_3/lbl_b"><num>b. </num><p>transformateurs de courant des classes 0,5 S et 0,2 S: par la valeur minimale <i>I</i><sub>min</sub> d’au maximum 1 % <i>I</i><sub>pr</sub> et par la valeur maximale <i>I</i><sub>max</sub> d’au minimum 120 % <i>I</i><sub>pr</sub>, avec <i>I</i><sub>max</sub> qui ne doit toutefois pas dépasser 6 kA. </p></item></blockList></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_2/lbl_2_4"><num>2.4 </num><p>Pour la puissance de sortie, la plage de fonctionnement des transformateurs de courant est limitée par la valeur minimale d’au maximum 25 % <i>S</i><sub>r</sub> ou bien 1 VA, dans la mesure où 25 % <i>S</i><sub>r</sub> est plus petite que 1 VA, et par la valeur maximale d’au minimum 100 % <i>S</i><sub>r</sub>.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_3"><num>3</num><heading>Conditions de fonctionnement pour les transformateurs de tension</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><p>Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales pour lesquelles le transformateur est dimensionné. En particulier, les tensions assignées primaires et secondaires (<i>U</i><sub>pr</sub>,<i> U</i><sub>sr</sub>), la puissance assignée (<i>S</i><sub>r</sub>), la fréquence assignée (<i>f</i><sub>R</sub>) et la classe d’exactitude doivent être visibles ou déterminables par un seul calcul exécuté dans l’une des quatre opérations mathématiques de base. Le facteur de puissance spécifié doit être facilement déterminable.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement à l’intérieur desquelles le transformateur de tension doit satisfaire les erreurs maximales tolérées définies au ch. 4. </p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_3"><num>3.3 </num><p>Pour la tension primaire<i> U</i><sub>p</sub>, la plage de fonctionnement du transformateur de tension est limitée par la valeur minimale <i>U</i><sub>min</sub> d’au maximum 80 % <i>U</i><sub>pr</sub> et par la valeur maximale <i>U</i><sub>max</sub> d’au minimum 120 % <i>U</i><sub>pr</sub>, qui ne doit toutefois pas dépasser <i>U</i><sub>m</sub>. </p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_3/lbl_3_4"><num>3.4 </num><p>Pour la puissance de sortie, la plage de fonctionnement du transformateur de tension est limitée par la valeur minimale d’au maximum 25 % <i>S</i><sub>r</sub> et par la valeur maximale d’au minimum 100 % <i>S</i><sub>r</sub>.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_4"><num>4</num><heading>Erreurs maximales tolérées (EMT)</heading><content><blockList eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1"><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u1/lbl_4_1"><num>4.1 </num><p>Les transformateurs de courant doivent respecter les EMT des tableaux 1 et 2 correspondant à leur classe d’exactitude.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 1</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Plage de courant</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le rapport de <br/>transformation <i>k</i> en %</p></td><td/><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le déphasage <i>φ</i> en minutes</p></td><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td colspan="2"/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td colspan="2"/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5 S</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2 S</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5 S</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2 S</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><sub>min</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> &lt; 5 % <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,75</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">90</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5 % <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> &lt; 20 % <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,75</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,35</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">45</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15</p></td></tr><tr><td/><td/><td colspan="2"/><td/><td colspan="2"/></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20 % <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10</p></td></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 2</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Plage de courant</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le rapport <br/>de transformation <i>k</i> en %</p></td><td/><td/><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le déphasage <i>φ</i> en minutes</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td/><td colspan="3"/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td/><td colspan="3"/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>I</i><sub>min</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> &lt; 20 % <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">1,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,75</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,4</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">90</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20 % <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> &lt; 100 % <i>I</i><sub>n</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,75</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,35</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">45</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">15</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  8</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">100 % <i>I</i><sub>n</sub> ≤ <i>I</i><sub>p</sub> ≤ <i>I</i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">30</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">  5</p></td></tr></table><blockList eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2"><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_4/list_u2/lbl_4_2"><num>4.2 </num><p>Les transformateurs de tension doivent respecter les EMT du tableau 3 correspondant à leur classe d’exactitude </p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tableau 3</p><table border="1"><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Plage de tension</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le rapport <br/>de transformation <i>k</i> en %</p></td><td/><td/><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EMT pour le déphasage <i>φ </i>en minutes</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td/><td colspan="3"/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">classe</p></td><td/><td colspan="3"/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td></tr><tr><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><i>U</i><sub>min</sub> ≤ <i>U</i><sub>p</sub> ≤ <i>U</i><sub>max</sub></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,5</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,2</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">0,1</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">20</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">10</p></td><td colspan="3"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">5</p></td></tr></table></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_5"><num>5</num><heading>Effet toléré des perturbations</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_1"><num>5.1 </num><p>L’exactitude du transformateur ne doit pas être influencée plus que ce qui est adéquat compte tenu de l’état de la technique par des perturbations de longue durée.</p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_5/lbl_5_2"><num>5.2 </num><p>Les perturbations transitoires peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat. Après la perturbation, le compteur doit surmonter la dégradation ou perte de fonction, et l’exactitude ne doit pas être plus affectée que ce qui est adéquat compte tenu de l’état de la technique.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_6"><num>6</num><heading>Adéquation</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_6/bull_u1"><num/><p>Le transformateur doit être conçu de manière à pouvoir être branché à un compteur qui satisfait aux exigences de la présente ordonnance et qui a été mis légalement sur le marché ou qui va l’être de façon imminente.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_7"><num>7</num><heading>Désignation</heading><content><blockList><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_7/lbl_7_1"><num>7.1 </num><p>Toutes les données nécessaires à l’identification et à la caractérisation du transformateur doivent figurer sur le transformateur de manière indélébile, claire et intransférable. </p></item><item eId="annex_3/lvl_u1/lvl_B/lvl_7/lbl_7_2"><num>7.2 </num><p>Les points de connexion du transformateur doivent être indiquées de manière durable et univoque.</p></item></blockList></content></level></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.251"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (OIMepe)" shortForm="OIMepe"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 26. August 2015 über Messmittel für elektrische Energie und Leistung (EMmV)" shortForm="EMmV"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (OSMisE)" shortForm="OSMisE"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="fr"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/578/20180101/fr/xml"/><FRBRdate date="2015-10-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2015-08-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Annexe 4</block></container></preface><mainBody><p>(art. 6, al. 3)</p><level eId="annex_4/lvl_u1"><heading>Procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité</heading><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_A"><num>A</num><heading>Définitions</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_A/bull_u1"><num/><p>1. </p><p><i>Lot:</i> le nombre de compteurs homogènes qui est contrôlé au moyen de la procédure de contrôle statistique.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_A/bull_u2"><num/><p>2. </p><p><i>Echantillon:</i> le sous-ensemble d’un lot qui est choisi pour être contrôlé par sondage.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B"><num>B</num><heading>Exigences applicables aux lots</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/bull_u1"><num/><p>Les compteurs sont réunis pour former un lot selon les critères suivants:</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/lbl_1"><num>1 </num><p>Un lot peut compter au maximum 5000 compteurs. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/lbl_2"><num>2 </num><p>Un lot ne peut contenir que des compteurs du même type, avec la même classe d’exactitude et la même plage de fonctionnement, provenant de deux années de fabrication consécutives au plus. Des compteurs de deux années de fabrication consécutives ne sont admis que lorsque le nombre de compteurs du lot fabriqués dans l’une des deux années n’est pas supérieur à 1000.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/lbl_3"><num>3 </num><p>Des combinaisons de compteurs différents ne sont pas autorisées à l’intérieur d’un même lot. Seules sont autorisées des différences de peu d’importance qui ne peuvent pas avoir d’influence sur le résultat du contrôle d’un échantillon.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/lbl_4"><num>4 </num><p>Un lot peut contenir des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs. Tous les utilisateurs au sein d’un lot sont concernés de manière solidaire par le résultat du contrôle par échantillonnage et par les mesures éventuelles. Les engagements visés à la let. D, ch. 5 notamment, ne peuvent être honorés qu’avec l’assentiment de tous les utilisateurs.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_B/lbl_5"><num>5 </num><p>METAS édicte des directives fixant les modalités administratives concernant en particulier l’annonce, la désignation, la gestion et les mutations de lots, ainsi que l’organisation des contrôles par échantillonnage et l’annonce des résultats des contrôles.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_C"><num>C</num><heading>Préparation du contrôle par échantillonnage</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_C/lbl_1"><num>1 </num><p>L’utilisateur qui veut annoncer de nouveaux compteurs pour la procédure de contrôle statistique doit le faire jusqu’au 30 juin de la quatrième année qui suit la fabrication de la majorité des compteurs annoncés. Le premier contrôle par échantillonnage a lieu cinq ans après l’année de fabrication de la majorité des compteurs contenus dans le lot. Par la suite, les contrôles par échantillonnage sont effectués tous les cinq ans. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_C/lbl_2"><num>2 </num><p>Les lots sont administrés par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité. METAS ou un laboratoire de vérification habilité tire les échantillons, basé sur les listes des lots, au cours du second semestre de l’année qui précède le contrôle par échantillonnage. Si le lot est administré par un laboratoire de vérification habilité celui-ci soumet la liste du lot à METAS. Le tirage des échantillons doit être effectué selon une procédure approuvée par METAS. Sont tirés deux échantillons de 46 compteurs par échantillon, dont six par échantillon servent de compteurs de réserve. Les compteurs de réserve ne peuvent être contrôlés que dans les cas exceptionnels définis à la let. E, ch. 2 et 3.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_C/lbl_3"><num>3 </num><p>L’utilisateur doit mettre à disposition le premier échantillon dans les quatre mois à compter de la notification du tirage des échantillons. Le deuxième échantillon doit, dans la mesure où cela est nécessaire selon la let. D, ch. 3, être mis à disposition dans les deux mois à compter de la notification des résultats du contrôle du premier échantillon. Si l’utilisateur décide de mettre à disposition le deuxième échantillon indépendamment des résultats du contrôle du premier échantillon, il doit mettre à disposition les deux échantillons dans les six mois à compter de la notification du tirage des échantillons. </p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D"><num>D</num><heading>Exigences applicables aux échantillons</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D/lbl_1"><num>1 </num><p>Dans un premier temps, METAS ou un laboratoire de vérification habilité contrôle les 40 compteurs du premier échantillon. Les exigences applicables aux échantillons sont considérées comme remplies si au maximum un compteur ne remplie pas les exigences définies aux annexes 1 et 2. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D/lbl_2"><num>2 </num><p>Si plus de quatre compteurs du premier échantillon ne remplissent pas les exigences définies aux annexes 1 et 2, tous les compteurs du lot doivent être mis hors service selon la let. F, ch. 2. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D/lbl_3"><num>3 </num><p>Si deux, trois ou quatre compteurs du premier échantillon ne remplissent pas les exigences, les 40 compteurs du deuxième échantillon sont aussi contrôlés. Si plus de quatre compteurs des deux échantillons ne remplissent pas les exigences définies aux annexes 1 et 2, tous les compteurs du lot doivent être mis hors service selon la let. F, ch. 2. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D/lbl_4"><num>4 </num><p>METAS peut ordonner des contrôles et investigations supplémentaires si des déviations par rapport au comportement normal des compteurs sont suspectées, notamment si on suppose pour certains types, certaines années de construction ou certains lots, que des compteurs de l’échantillon ne sont pas représentatifs pour tous les compteurs en service du lot concerné. METAS peut exclure certains types, années de construction ou lots de la procédure de contrôle statistique.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_D/lbl_5"><num>5 </num><p>Il peut être renoncé à l’exécution de contrôles selon les ch. 1 et 3 lorsque l’utilisateur s’engage, dans les délais prévus pour la mise à disposition des compteurs selon la let. C, ch. 3, à mettre hors service tous les compteurs du lot concerné selon la let. F, ch. 2.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E"><num>E</num><heading>Exécution du contrôle par échantillonnage</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_1"><num>1 </num><p>Les compteurs de l’échantillon sont contrôlés à l’état plombé. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_2"><num>2 </num><p>Les compteurs portant des signes évidents de détérioration n’ont pas besoin d’être contrôlés. Ils doivent toutefois être signalés à METAS en indiquant la nature de la détérioration. METAS peut autoriser l’utilisation de compteurs de réserve. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/bull_u3"><num/><p>Ne sont considérées comme évidentes que les détériorations décelables par des profanes sans moyen auxiliaire et sans démontage de pièces telles que dégâts d’incendie, dégâts d’eau, panne électronique durable ou défectuosité signalée par le compteur d’une telle manière qu’un profane puisse la déceler sans connaissance préalable de la notice d’utilisation. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_3"><num>3 </num><p>Si un compteur est introuvable ou non démontable l’utilisateur doit le signaler au laboratoire de vérification habilité en indiquant l’adresse d’installation du compteur. Si le lot correspondant est administré par METAS le compteur doit être signalé à METAS. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/bull_u5"><num/><p>METAS peut fixer, pour un cas particulier, comment un compteur introuvable ou non démontable est compté lors de l’évaluation définie à la let. D, ch. 1 à 3. Il peut autoriser le recours à des compteurs de réserve. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_4"><num>4 </num><p>Les contrôles doivent être achevés au plus tard à la fin octobre de l’année du contrôle. Si le lot est administré par un laboratoire de vérification habilité celui-ci transmet les résultats du contrôle à METAS immédiatement après le contrôle de l’échantillon. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_5"><num>5 </num><p>Dans un délai de deux mois à partir de la réception des résultats du contrôle, METAS décide de la suite de la procédure. Jusqu’à la libération du lot par METAS, toute intervention sur les compteurs de l’échantillon est interdite et les plombs de scellage des compteurs de l’échantillon ne doivent pas être brisés. Pendant cette période, les compteurs restent à la disposition de METAS. METAS peut procéder à d’autres investigations soit en mandatant un laboratoire de vérification, soit en les exécutant lui-même. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_6"><num>6 </num><p>Si l’échantillon remplit les exigences, le lot est libéré par METAS dans la mesure où d’éventuels contrôles et investigations supplémentaires selon la let. D, ch. 4 n’ont pas relevé que le type, les années de construction représentées dans le lot ou le lot doivent être exclus de la procédure de contrôle statistique. La libération se fait par écrit.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_7"><num>7 </num><p>Les compteurs de l’échantillon qui ne remplissent pas les exigences doivent être réparés ou retirés de la circulation.</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_E/lbl_8"><num>8 </num><p>L’utilisateur ne peut réviser les compteurs appartenant à des lots existants qu’avec une autorisation de METAS et que sur la base d’un programme approuvé par METAS. </p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_F"><num>F</num><heading>Validité de la vérification</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_F/lbl_1"><num>1 </num><p>Si METAS libère le lot conformément à la let. E, ch. 6, les compteurs du lot libéré sont considérés comme vérifiés pour les cinq prochaines années, dans la mesure où ils restent soumis à la procédure de contrôle statistique. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_F/lbl_2"><num>2 </num><p>Lorsque les échantillons ne remplissent pas les exigences ou lorsqu’il est renoncé aux contrôles visés à la let. D, ch. 5, tous les compteurs du lot concerné doivent être mis hors service jusqu’à la fin de l’année suivant l’année du contrôle au plus tard. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_F/lbl_3"><num>3 </num><p>Une nouvelle mise sur le marché de compteurs retirés de la circulation requiert une vérification selon l’annexe 7, ch. 1, OIMes. </p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_F/lbl_4"><num>4 </num><p>Pour les compteurs qui malgré la prolongation de la validité de leur vérification selon le ch. 1 doivent être remplacés ou dont les lots sont supprimés, METAS peut décider, sur demande de l’utilisateur, que ces compteurs sont considérés comme vérifiés pour une durée maximum de cinq ans. Ces compteurs ne peuvent alors plus être admis dans la procédure de contrôle statistique. </p></item></blockList></content></level><level eId="annex_4/lvl_u1/lvl_G"><num>G</num><heading>Procédures équivalentes</heading><content><blockList><item eId="annex_4/lvl_u1/lvl_G/bull_u1"><num/><p>METAS peut dans des cas particuliers ordonner ou approuver d’autres procédures statistiquement au moins équivalentes.</p></item></blockList></content></level></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>