Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Bundeskanzlei"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU" showAs="de"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>814.542.1 </docNumber></p><p><docTitle>Verordnung des EDI <br/>über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen</docTitle></p><p>(Röntgenverordnung, RöV)</p><p>vom 26. April 2017 (Stand am 6. Februar 2018)</p></preface><preamble><p>Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),</p><p>gestützt auf die Artikel 12 Absatz 4, 36 Absatz 2, 79 Absatz 5, 88, 91 und 100 Absatz 3 der Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/502" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>814.501</b></ref></p></authorialNote> (StSV),</p><p>verordnet:</p></preamble><body><section eId="sec_1"><num>1. Abschnitt: </num><heading>Allgemeine Bestimmungen</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Zweck, Geltungsbereich und Gegenstand</heading><paragraph eId="art_1/para_1"><num>1</num><content><p> Diese Verordnung bezweckt den Schutz vor ionisierender Strahlung von Patientinnen und Patienten, Personal sowie Drittpersonen bei der Inbetriebnahme und bei der Anwendung von medizinischen Röntgensystemen (Röntgensysteme).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para_2/listintro"> Sie gilt für Röntgensysteme mit Röhrenspannungen bis 300 Kilovolt (kV), mit denen Photonenstrahlung mit einer Energie von über 5 Kiloelektronenvolt (keV) künstlich erzeugt wird und die folgenden Zwecken dienen:</listIntroduction><item eId="art_1/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>Diagnose oder Therapie an Menschen oder Tieren; </p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>Schulung oder Demonstration; </p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>Rechtsmedizin oder Pathologie;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_e"><num>e. </num><p>Forschung oder industrielle Anwendungen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para_3/listintro"> Diese Verordnung regelt insbesondere:</listIntroduction><item eId="art_1/para_3/lbl_a"><num>a. </num><p>die Rechtfertigung und Optimierung medizinischer Expositionen (1. Abschnitt);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_b"><num>b. </num><p>den baulichen Strahlenschutz (2. Abschnitt);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_c"><num>c. </num><p>die Inbetriebnahme (3. Abschnitt);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_d"><num>d. </num><p>die Anwendung (4. Abschnitt);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_e"><num>e. </num><p>die Qualitätssicherung, insbesondere die Prüfung und die Wartung (5. Abschnitt).</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_4"><num>4</num><content><p> Für das Inverkehrbringen der Röntgensysteme gilt die Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>812.213</b></ref></p></authorialNote> (MepV). </p></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Begriffe</heading><paragraph eId="art_2/para"><content><p>Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 und den Anhängen 1 und 4 StSV sowie nach Anhang 1 dieser Verordnung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Rechtfertigung </heading><paragraph eId="art_3/para"><content><p>Jede radiologische Untersuchung erfordert eine indikationsbasierte Rechtfertigung nach den Artikeln 28 und 29 StSV. </p></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Optimierung medizinischer Expositionen</heading><paragraph eId="art_4/para_1"><num>1</num><content><p> Die diagnostischen Untersuchungen müssen mit der nach Artikel 32 StSV optimierten Untersuchungstechnik so abgestimmt sein, dass die diagnostisch erforderliche Information mit einer minimalen Dosis gewonnen wird. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_4/para_2/listintro"> Für die Berücksichtigung der Erfahrung und des Stands von Wissenschaft und Technik sind massgebend:</listIntroduction><item eId="art_4/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>die Empfehlungen der internationalen und nationalen Fachorganisationen;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) publizierten diagnostischen Referenzwerte;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>die Wegleitungen des BAG.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_3"><num>3</num><content><p> Die Aufnahmepraxis muss regelmässig überprüft und optimiert werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Instruktion des Personals</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><p> Neueintretendes Personal ist vor der erstmaligen Aufnahme der Arbeit durch die Sachverständige oder den Sachverständigen nach Artikel 16 Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 22. März 1991<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1933_1933_1933" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>814.50</b></ref></p></authorialNote> (Strahlenschutz-Sachverständige) bezüglich der einschlägigen Strahlenschutzregeln zu instruieren.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p> Reinigungspersonal darf nur im Überwachungsbereich arbeiten, wenn es durch eine im Strahlenschutz ausgebildete Person instruiert wurde.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_3"><num>3</num><content><p> Die Instruktionen nach den Absätzen 1 und 2 müssen in angemessenen Zeitabständen aktualisiert werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Medizinphysikerinnen und Medizinphysiker</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><p> Eine Medizinphysikerin oder ein Medizinphysiker ist nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b StSV für die Optimierung, die Weiterbildung und das Qualitätsmanagement bei Anwendungen in der interventionellen Radiologie, in der Computertomografie und in der Fluoroskopie im mittleren Dosisbereich beizuziehen. Dabei sind die internationalen und die nationalen Empfehlungen zu berücksichtigen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p> Der Einbezug von Medizinphysikerinnen und Medizinphysikern nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c StSV bei den übrigen Anwendungen im mittleren und niedrigen Dosisbereich muss auf Verlangen der Aufsichtsbehörde erfolgen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_3"><num>3</num><content><p> Für jede Röntgentherapieanlage ist eine Medizinphysikerin oder ein Medizinphysiker für die Qualitätssicherung nach den Artikeln 26–31 beizuziehen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Spezialanwendungen und technische Neuerungen</heading><paragraph eId="art_7/para"><content><p>Wo in Einzelfällen wegen Spezialanwendungen oder technischer Neuerungen besondere Gründe vorliegen, kann das BAG Abweichungen von den technischen Bestimmungen dieser Verordnung bewilligen, sofern die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller beziehungsweise die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber nachweist, dass der Strahlenschutz durch geeignete Massnahmen gewährleistet ist.</p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Röntgensysteme für andere Zwecke</heading><paragraph eId="art_8/para"><content><p>Für Röntgensysteme, die nicht zur Diagnose oder Therapie an Menschen oder Tieren dienen, gelten die Anforderungen dieser Verordnung für veterinärmedizinische Anlagen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_2"><num>2. Abschnitt: </num><heading>Baulicher Strahlenschutz</heading><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Richtwerte für die Ortsdosis</heading><paragraph eId="art_9/para_1"><num>1</num><content><p> Räume, in denen Röntgenanlagen betrieben werden, müssen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Betriebsparameter so abgeschirmt sein, dass an keiner Stelle ausserhalb dieser Räume, in denen sich nicht beruflich strahlenexponierte Personen dauernd aufhalten können, die Ortsdosis 0,02 mSv in einer Woche übersteigt.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_2"><num>2</num><content><p> In angrenzenden Bereichen, in denen sich nicht beruflich strahlenexponierte Personen nicht dauernd aufhalten, darf die Ortsdosis bis 0,1 mSv in einer Woche betragen. Als solche Bereiche gelten insbesondere Warteräume, Umkleideräume, Toiletten, Gänge, Treppen, Liftschächte, Trottoirs, Strassen, Grünflächen, Gärten sowie Räume ohne fest eingerichteten Arbeitsplatz wie Archiv, Lager oder Keller.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_3"><num>3</num><content><p> Schutzwände im Röntgenraum und die Raumbegrenzungen des Röntgenraums sind so zu bemessen, dass in angrenzenden Bereichen, in denen sich nur beruflich strahlenexponierte Personen aufhalten, die Ortsdosis an keiner Stelle 0,1 mSv in einer Woche übersteigt.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_4"><num>4</num><content><p> An Orten, an denen sich während des Betriebs der Röntgenanlage keine Personen aufhalten können, unterliegt die Ortsdosis keiner Beschränkung.</p></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Grundlage zur Berechnung der Abschirmungen</heading><paragraph eId="art_10/para"><content><p>Der bauliche Strahlenschutz ist auf der Grundlage der zu erwartenden Parameter, namentlich der Betriebsfrequenz der Röntgenanlage, der Röhrenspannung und der Abstände, nach Anhang 3 zu berechnen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Berechnung der Abschirmungen gegen Nutzstrahlung</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><p> Raumbegrenzungen wie Wände, Böden, Decken, Türen und Fenster, die beim vorgesehenen Betrieb von Nutzstrahlung getroffen werden können, sind nach den Anhängen 3, 5 und 10 zu bemessen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><p> Für die Abschirmung von angrenzenden Bereichen nach Artikel 9 Absätze 2 und 3 kann die Abschirmstärke gegen Nutzstrahlung nach den Anhängen 3, 6 und 10 bestimmt werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Berechnung der Abschirmungen gegen Störstrahlung</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p> Die Abschirmstärke von Raumbegrenzungen, die nicht von der Nutzstrahlung getroffen werden, ist aufgrund der Anhänge 3, 7 und 10 zu bemessen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p> Für die Abschirmung von angrenzenden Bereichen nach Artikel 9 Absätze 2 und 3 kann die Abschirmstärke gegen Störstrahlung nach den Anhängen 3, 8 und 10 bestimmt werden. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_3"><num>3</num><content><p> Die Abschirmstärke von Raumbegrenzungen bei Computertomografen ist nach den Anhängen 3, 9 und 10 zu bestimmen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_4"><num>4</num><content><p> Die Abschirmstärke von Raumbegrenzungen bei zahnärztlichen Kleinröntgenanlagen ist nach den Anhängen 3, 7, 8 und 10 zu bestimmen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Bauliche Abschirmungen</heading><paragraph eId="art_13/para_1"><num>1</num><content><p> Auf Türen, Fenstern und Wänden, die zusätzliche Abschirmungen enthalten, ist das Bleiäquivalent dauerhaft anzuschreiben.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_2"><num>2</num><content><p> Bewegliche Vorrichtungen für Fenster zum Schutz gegen Stör- oder Nutzstrahlung, die mehr als 0,5 mm Bleiäquivalent erfordern, sowie Türen, die von Nutzstrahlung getroffen werden, müssen eine elektrische Verriegelung aufweisen, die das Einschalten der Strahlung nur bei korrekter Position der Schutzvorrichtungen bzw. bei vollständig geschlossenen Türen ermöglicht.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_3"><num>3</num><content><p> Ausserhalb von Röntgenräumen muss die Schutzwirkung der nach den Artikeln 11 und 12 bemessenen Abschirmungen bis auf eine Höhe von mindestens 200 cm über Boden gewährleistet sein.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_4"><num>4</num><content><p> Schutzwände und Abschirmungen, die nicht integraler Bestandteil der Röntgenanlage sind, müssen mindestens 200 cm hoch und mindestens 70 cm breit sein. Sie müssen mit dem Raum oder der Röntgenanlage fest verbunden sein.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_5"><num>5</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_5/listintro"> In Intensivpflegestationen müssen fahrbare Schutzwände mit den folgenden Minimalabmessungen und der Aufschrift «Strahlenschutzwand» vorhanden sein und angewendet werden:</listIntroduction><item eId="art_13/para_5/lbl_a"><num>a. </num><p>Höhe </p><p>150 cm;</p></item><item eId="art_13/para_5/lbl_b"><num>b. </num><p>Breite </p><p>100 cm;</p></item><item eId="art_13/para_5/lbl_c"><num>c. </num><p>Schutzwirkung </p><p>0,25 mm Bleiäquivalent.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_6"><num>6</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_6/listintro"> Röntgentherapieanlagen mit Röhrenspannungen über 50 kV müssen in einem Raum installiert sein, der den folgenden Anforderungen genügt:</listIntroduction><item eId="art_13/para_6/lbl_a"><num>a. </num><p>Die Zugangstüren müssen mit Vorrichtungen versehen sein, die beim Öffnen die Bestrahlung unterbrechen; das Einschalten der Strahlung darf nur vom Schaltpult aus möglich sein.</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_b"><num>b. </num><p>Der Raum muss jederzeit verlassen werden können.</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_c"><num>c. </num><p>Der Betrieb der Röntgentherapieanlage muss durch ein hörbares oder sichtbares Signal angezeigt werden.</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_d"><num>d. </num><p>Die Patientin oder der Patient muss während der Bestrahlung mit dem Personal in Sicht- und Sprechverbindung stehen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_7"><num>7</num><content><p> Bei fest installierten Computertomografen muss der Schaltraum vollständig vom Röntgenraum getrennt und bis zur Decke abgeschirmt sein<i>.</i></p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_8"><num>8</num><content><p> Die Patientin oder der Patient muss während der Aufnahme, Durchleuchtung oder Bestrahlung beobachtet werden können.</p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Bedienung der Röntgenanlage</heading><paragraph eId="art_14/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_14/para/listintro">Bei allen ortsfesten Röntgenanlagen sowie bei Röntgentherapieanlagen mit einer Röhrenspannung bis 50 kV muss die Schalteinrichtung so angeordnet sein, dass:</listIntroduction><item eId="art_14/para/lbl_a"><num>a. </num><p>sich die bedienende Person in einer getrennten Kabine, in genügendem Abstand von Röhre und Patientin oder Patient, hinter einer Schutzwand oder hinter einer anderen ausreichenden Abschirmung aufhalten kann; und </p></item><item eId="art_14/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Anforderungen nach Artikel 13 Absatz 8 erfüllt werden können.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b></num><heading>Unterlagen zum bautechnischen Strahlenschutz</heading><paragraph eId="art_15/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_15/para_1/listintro"> Für Räume, in denen Röntgenanlagen betrieben werden sollen, müssen dem BAG mit dem Bewilligungsgesuch Strahlenschutz-Bauzeichnungen mit folgenden Angaben eingereicht werden:</listIntroduction><item eId="art_15/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>einem Grundriss des Röntgenraums im Massstab 1:20 oder 1:50, auf dem eingezeichnet sind: die Anordnung von Röhre(n) und Untersuchungsgerät(en) sowie die Bezugspunkte, die für die Bestimmung der Abstände angenommen wurden;</p></item><item eId="art_15/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>Schnittzeichnungen, falls für die Beurteilung der zu schützenden Bereiche erforderlich;</p></item><item eId="art_15/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>Berechnungstabellen, welche die in Anhang 4 aufgeführten Angaben enthalten.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_2"><num>2</num><content><p> Für Spitäler, Kliniken, und Röntgeninstitute ist auf Verlangen des BAG zusätzlich ein Übersichtsplan (Architektenplan) der Stockwerke (oder ihrer wichtigsten Teile), auf denen sich die Röntgenanlagen befinden, im Massstab 1:100–1:500 einzureichen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_3"><num>3</num><content><p> Für zahnärztliche Kleinröntgenanlagen und Röntgenanlagen für die Knochendensitometrie sind keine Strahlenschutz-Bauzeichnungen erforderlich, sofern in einem Raum nur eine Röntgenanlage betrieben wird und nach den Anhängen 3, 7 und 8 keine Abschirmung erforderlich ist. Für Röntgenanlagen für die Knochendensitometrie ist ein Situationsplan einzureichen, auf dem der Standort der Röntgenanlage ersichtlich ist.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_4"><num>4</num><content><p> Die Planunterlagen sind im Format A4 oder A3 einzureichen. Die Pläne müssen dem BAG massstabsgerecht im Originalformat vorliegen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_5"><num>5</num><content><p> Die Unterlagen müssen durch die Strahlenschutz-Sachverständige oder den Strahlenschutz-Sachverständigen auf ihre Korrektheit geprüft sein.</p></content></paragraph></article><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Kontrolle der Bauausführung</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p>Die oder der Strahlenschutz-Sachverständige kontrolliert, ob die Bauausführung gemäss den bewilligten Strahlenschutz-Bauzeichnungen korrekt erfolgt ist.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_3"><num>3. Abschnitt: </num><heading>Inbetriebnahme</heading><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Betriebsanleitung und Anlagebuch</heading><paragraph eId="art_17/para_1"><num>1</num><content><p> Zu jeder Röntgenanlage hat die Lieferantin oder der Lieferant die Produktinformation nach Artikel 7 MepV<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>812.213</b></ref></p></authorialNote> abzugeben. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_2"><num>2</num><content><p> Die oder der Strahlenschutz-Sachverständige und die Lieferantin oder der Lieferant erstellen zusammen ein Anlagebuch.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_3"><num>3</num><content><p> Die oder der Strahlenschutz-Sachverständige sorgt dafür, dass über die Produktinformation hinaus erforderliche Angaben im Anlagebuch oder in der Betriebsanleitung erfasst werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_4"><num>4</num><content><p> Die oder der Strahlenschutz-Sachverständige sorgt dafür, dass die Produktinformation, das Anlagebuch und die Betriebsanleitung jederzeit verfügbar sind.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_5"><num>5</num><content><p> Eine elektronische Buchführung ist möglich, wenn die Vollständigkeit gewährleistet werden kann.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_6"><num>6</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_17/para_6/listintro"> Die Betriebsanleitung enthält mindestens:</listIntroduction><item eId="art_17/para_6/lbl_a"><num>a. </num><p>Angaben zur Identifikation der Röntgenanlage, der Bildempfangs-, der Bildwiedergabe- und der Bilddokumentationssysteme;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_b"><num>b. </num><p>Anweisungen für den korrekten Betrieb und die korrekte Anwendung der Röntgenanlage, der Bildempfangs-, der Bildwiedergabe- und der Bilddokumentationssysteme;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_c"><num>c. </num><p>die Beschreibung der mit einer Anwendung verknüpften technischen Daten (z. B. Betriebsparameter für verschiedene Betriebsarten wie Aufnahme und Durchleuchtungsarten);</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_d"><num>d. </num><p>Anweisungen für periodischen Unterhalt und Prüfungen, die für alle Komponenten des Röntgensystems erforderlich sind;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_e"><num>e. </num><p>die Konformitätserklärung des Herstellers nach MepV;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_f"><num>f. </num><p>die Herstellerdeklaration zur Zweckbestimmung des Bildwiedergabegeräts für die medizinische Befundung.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_7"><num>7</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_17/para_7/listintro"> Das Anlagebuch enthält mindestens:</listIntroduction><item eId="art_17/para_7/lbl_a"><num>a. </num><p>das Bewilligungsgesuch und Strahlenschutz-Bauzeichnungen;</p></item><item eId="art_17/para_7/lbl_b"><num>b. </num><p>die Bewilligung des BAG für das Einrichten und Betreiben der Röntgenanlage;</p></item><item eId="art_17/para_7/lbl_c"><num>c. </num><p>Protokolle und Angaben über alle durchgeführten Prüfungen und Kontrollen wie Abnahmeprüfung, Konstanzprüfungen, Wartungen, Zustandsprüfungen, Strahlenschutz-Nachkontrollen.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_8"><num>8</num><content><p> Betriebsanleitung und Anlagebuch müssen in der betriebsüblichen Sprache abgefasst sein.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18"><num><b>Art. 1</b><b>8</b></num><heading>Abnahmeprüfung</heading><paragraph eId="art_18/para"><content><p>Die Lieferantin oder der Lieferant eines Röntgensystems führt vor der Übergabe an die Betreiberin oder den Betreiber eine Abnahmeprüfung nach Artikel 100 Absatz 1 Buchstabe a StSV am gesamten Röntgensystem durch. Die Abnahmeprüfung richtet sich nach Artikel 28.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_4"><num>4. Abschnitt: </num><heading>Anwendung</heading><article eId="art_19"><num><b>Art. 19</b></num><heading>Normen, Empfehlungen und Wegleitungen</heading><paragraph eId="art_19/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_19/para/listintro">Bei der Anwendung von Röntgensystemen sind die Erfahrung und der Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen. Insbesondere sind für die Ermittlung der technischen Parameter des Röntgensystems zu berücksichtigen:</listIntroduction><item eId="art_19/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die einschlägigen internationalen und nationalen Normen und Empfehlungen;</p></item><item eId="art_19/para/lbl_b"><num>b. </num><p>die Wegleitungen des BAG.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_20"><num><b>Art. 20</b></num><heading>Dokumentation von Strahlenanwendung und Betriebsauslastung</heading><paragraph eId="art_20/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_1/listintro"> Für jede Röntgentherapieanlage muss eine Dokumentation geführt werden, in der sämtliche Bestrahlungen mit den Personalien der Patientin oder des Patienten sowie die folgenden Expositionsparameter einzutragen sind:</listIntroduction><item eId="art_20/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>Eintrittsdosis;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>Fokus-Haut-Abstand;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>Feldgrösse;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>Bestrahlungsgebiet;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_e"><num>e. </num><p>Dauer der Bestrahlung;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_f"><num>f. </num><p>Röhrenstrom;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_g"><num>g. </num><p>Röhrenspannung;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_h"><num>h. </num><p>Filterung. </p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_2"><num>2</num><content><p> Die Angaben nach Absatz 1 sind zudem in der Krankengeschichte zu hinterlegen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_3"><num>3</num><content><p> Für Röntgensysteme zur Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie müssen die für die Abschätzung der Patientendosis relevanten Dosisgrössen in der Krankengeschichte festgehalten werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_4"><num>4</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_4/listintro"> Für Röntgensysteme für diagnostische Anwendungen im mittleren und im Hochdosisbereich und bei der Mammografie müssen die für die Abschätzung der Patientendosis relevanten Expositionsparameter in der Krankengeschichte festgehalten werden. Diese müssen mindestens umfassen:</listIntroduction><item eId="art_20/para_4/lbl_a"><num>a. </num><p>bei der Radiografie: Art, Organregion, Anzahl Aufnahmen sowie Dosisflächenprodukt (DFP) oder, falls das DFP nicht vorhanden ist, Röhrenspannung (kV), Röhrenstrom-Zeit-Produkt (mAs) und Fokus-Bildempfänger-Distanz;</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_b"><num>b. </num><p>bei der Fluoroskopie: Art, Organregion, Durchleuchtungszeit, Anzahl Aufnahmen, kumulierte Dosis am interventionellen Referenzpunkt (IRP) sowie DFP oder, falls das DFP nicht vorhanden ist, Röhrenspannung (kV), Röhrenstrom (mA) und Fokus-Bildempfänger-Distanz;</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_c"><num>c. </num><p>bei der Computertomografie: Art, Organregion, Volume Computed Tomography Dose Index CTDI<sub>vol</sub> und Dosislängenprodukt (DLP);</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_d"><num>d. </num><p>bei der Mammografie: Art, Anzahl Aufnahmen sowie mittlere Parenchymdosis (AGD) bzw. Einfalldosis K<sub>E</sub> oder, falls die AGD oder die K<sub>E</sub> nicht vorhanden sind, Röhrenspannung (kV), Röhrenstrom-Zeit-Produkt (mAs) und Fokus-Bildempfänger-Distanz.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_5"><num>5</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_5/listintro"> Die Daten sind gemäss den für die Krankengeschichte geltenden Bestimmungen aufzubewahren, mindestens jedoch:</listIntroduction><item eId="art_20/para_5/lbl_a"><num>a. </num><p>für die Daten nach den Absätzen 1 und 3: während 20 Jahren;</p></item><item eId="art_20/para_5/lbl_b"><num>b. </num><p>für die Daten nach Absatz 4: während 10 Jahren.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_6"><num>6</num><content><p> Alle relevanten Daten zur Überprüfung der Betriebsauslastung müssen dem BAG auf Verlangen anlage- und raumbezogen zur Verfügung gestellt werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_21"><num><b>Art. 21</b></num><heading>Unterlagen zur Bauart von Röntgensystemen</heading><paragraph eId="art_21/para"><content><p>Die Lieferantin oder der Lieferant von Röntgensystemen muss zuhanden des BAG die für den Strahlenschutz relevanten Unterlagen bezüglich der Bauart zur Verfügung halten.</p></content></paragraph></article><article eId="art_22"><num><b>Art. 22</b></num><heading>Anzeige der Dosisgrössen in der Humanmedizin</heading><paragraph eId="art_22/para_1"><num>1</num><content><p> Röntgensysteme für diagnostische Untersuchungen im mittleren und im Hochdosisbereich müssen über eine Einrichtung zur Bestimmung und Anzeige des akkumulierten DFP verfügen. Die Anzeige des DFP muss in mGy∙cm<sup>2</sup> und für Anlagen in der interventionellen Radiologie in Gy∙cm<sup>2</sup> erfolgen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_2"><num>2</num><content><p> Röntgensysteme für Untersuchungen in der interventionellen Radiologie müssen zusätzlich über eine Anzeige der kumulierten Dosis am IRP verfügen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_3"><num>3</num><content><p> Computertomografen müssen über eine Anzeige des CTDI<sub>vol</sub> und des DLP verfügen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_4"><num>4</num><content><p> Mammografieanlagen müssen über eine Anzeige der AGD oder der Einfalldosis K<sub>E</sub> verfügen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_23"><num><b>Art. 23</b></num><heading>Dosis und Dosisleistung von Röntgensystemen</heading><paragraph eId="art_23/para_1"><num>1</num><content><p> Ortsfeste Röntgensysteme für Aufnahmen in der Humanmedizin im mittleren und im Hochdosisbereich müssen über eine Belichtungsautomatik (AEC) verfügen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_23/para_2"><num>2</num><content><p> Röntgensysteme für die Durchleuchtung müssen über eine Vorrichtung zur automatischen Regelung der Dosisleistung verfügen, die den Röhrenstrom und die Röhrenspannung regelt. Für Röntgensysteme für die Durchleuchtung, die es der Anwenderin und dem Anwender gestatten, aus mehreren vorprogrammierten Kennlinien zur automatischen Regelung der Dosisleistung auszuwählen, müssen der Verlauf der Kennlinien und die Dosisleistung dokumentiert sein.</p></content></paragraph></article><article eId="art_24"><num><b>Art. 24</b></num><heading>Schutzausrüstungen und Schutzmittel</heading><paragraph eId="art_24/para_1"><num>1</num><content><p> Personen, die sich beim Betrieb von Röntgenanlagen im Röntgenraum in der Nähe der Patientin oder des Patienten oder des Tieres aufhalten müssen, sind durch geeignete Massnahmen zu schützen, in bestimmten Fällen mittels Verwendung von fahrbaren oder festmontierten Schutzausrüstungen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_2"><num>2</num><content><p> Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber muss adäquate Schutzmittel in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen. Mindestens müssen die Schutzmittel nach Anhang 2 vorhanden sein. Der Betrieb muss die sinnvolle Verwendung der Schutzmittel intern regeln.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_3"><num>3</num><content><p> Für Röntgensysteme zur Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie gelten die Anforderungen nach Absatz 2 nicht.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_4"><num>4</num><content><p> Die Schutzmittel müssen gemäss Herstellerangaben sachgerecht gelagert und gereinigt werden. Sie müssen mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_25"><num><b>Art. 25</b></num><heading>Sicherheitsabstände für Personal und Dritte</heading><paragraph eId="art_25/para_1"><num>1</num><content><p> Bei zahnärztlichen Kleinröntgenanlagen sowie bei ortsveränderlichen Röntgenanlagen müssen sich alle Personen wenn immer möglich ausserhalb des Nutzstrahlenbündels in mindestens 2 m Entfernung von der Röntgenröhre und vom durchstrahlten Körper aufhalten.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_2"><num>2</num><content><p> Bei diagnostischen Röntgenuntersuchungen dürfen beruflich strahlenexponierte Personen Kinder, unruhige Patientinnen und Patienten sowie Tiere nur dann festhalten, wenn diese nicht fixiert werden können und keine anderen Personen zum Festhalten zur Verfügung stehen.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_3"><num>3</num><content><p> Beim Betrieb der Röntgentherapieanlage darf sich ausser der Patientin oder dem Patienten niemand im Raum aufhalten. Ausgenommen ist die Oberflächentherapie bis 50 kV.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_5"><num>5. Abschnitt: </num><heading>Qualitätssicherung, Prüfung, Wartung</heading><article eId="art_26"><num><b>Art. 26</b></num><heading>Grundsatz</heading><paragraph eId="art_26/para"><content><p>Die korrekte und optimierte Funktionsweise des gesamten Röntgensystems ist durch ein Qualitätssicherungsprogramm sicherzustellen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_27"><num><b>Art. 27</b></num><heading>Normen, Empfehlungen und Wegleitungen</heading><paragraph eId="art_27/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_27/para_1/listintro"> Bei der Qualitätssicherung, hauptsächlich für die Bereiche Prüfung und Wartung, sind die Erfahrung und der Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen, insbesondere für die Bestimmung des Umfangs und der Periodizität der Qualitätssicherung nach Artikel 100 StSV. Hierfür sind zu berücksichtigen:</listIntroduction><item eId="art_27/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>die einschlägigen internationalen und nationalen Normen;</p></item><item eId="art_27/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>die Empfehlungen nationaler und internationaler Fachorganisationen, insbesondere der Schweizerischen Gesellschaft für Strahlenbiologie und Medizinische Physik (SGSMP<authorialNote><p> www.sgsmp.ch</p></authorialNote>);</p></item><item eId="art_27/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>die Wegleitungen des BAG.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_27/para_2"><num>2</num><content><p> Die minimalen Anforderungen an die Periodizität der Qualitätssicherung richten sich nach Anhang 11.</p></content></paragraph></article><article eId="art_28"><num><b>Art. 28</b></num><heading>Abnahmeprüfung</heading><paragraph eId="art_28/para_1"><num>1</num><content><p> Zur Abnahmeprüfung gehört auch die Ermittlung der Referenzwerte für die spätere Durchführung der Konstanzprüfungen nach Artikel 29. Die Referenzwerte für Röntgentherapieanlagen werden durch die Medizinphysikerin oder den Medizinphysiker ermittelt.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_28/para_2"><num>2</num><content><p> Die Ergebnisse der Prüfung sind im Anlagebuch nach Artikel 17 zu protokollieren.</p></content></paragraph></article><article eId="art_29"><num><b>Art. 29</b></num><heading>Konstanzprüfung</heading><paragraph eId="art_29/para_1"><num>1</num><content><p> Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber sorgt dafür, dass regelmässig Konstanzprüfungen am gesamten Röntgensystem durchgeführt werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_29/para_2"><num>2</num><content><p> Bei Röntgentherapieanlagen sorgt die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber dafür, dass innerhalb der regelmässig stattfindenden Konstanzprüfung eine Überprüfung der sicherheitsrelevanten und der dosisbestimmenden Elemente durch die Medizinphysikerin oder den Medizinphysiker vorgenommen wird.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_29/para_3"><num>3</num><content><p> Die Ergebnisse der Prüfungen sind im Anlagebuch nach Artikel 17 zu protokollieren.</p></content></paragraph></article><article eId="art_30"><num><b>Art. 30</b></num><heading>Wartung, Zustandsprüfung, Strahlenschutz-Nachkontrolle</heading><paragraph eId="art_30/para_1"><num>1</num><content><p> Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber sorgt für den Unterhalt des Röntgensystems, indem sie oder er dieses regelmässig durch technisches Fachpersonal warten und dabei auf seinen Zustand überprüfen lässt (Zustandsprüfung).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_2"><num>2</num><content><p> Die Häufigkeit und der Umfang der Wartung richten sich gemäss MepV<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>812.213</b></ref></p></authorialNote> nach den Angaben des Herstellers.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_3"><num>3</num><content><p> Zur Zustandsprüfung gehört auch die Ermittlung der Referenzwerte für die spätere Durchführung der Konstanzprüfungen nach Artikel 29. Die Referenzwerte für Röntgentherapieanlagen werden durch die Medizinphysikerin oder den Medizinphysiker ermittelt.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_4"><num>4</num><content><p> Nach Reparaturen, Änderungen oder dem Austausch von Komponenten, welche die Dosis oder die Bildqualität beeinflussen, muss je nach Fall eine teilweise oder vollständige Zustandsprüfung durchgeführt werden. Gegebenenfalls sind die Referenzwerte für die Konstanzprüfungen neu zu ermitteln.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_5"><num>5</num><content><p> Anlässlich der Zustandsprüfung ist in Betrieben eine Strahlenschutz-Nachkontrolle durchzuführen. Die Kontrolle muss durch Firmen nach Artikel 189 Buchstabe a StSV durchgeführt werden und die baulichen und operationellen Aspekte umfassen.<authorialNote><p> Berichtigung vom 6. Febr. 2018 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2018/69" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2018</b> 549</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_6"><num>6</num><content><p> Für Röntgensysteme zur Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie gelten die Anforderungen nach Absatz 5 nicht.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_7"><num>7</num><content><p> Die Ergebnisse von Wartung, Zustandsprüfung und Strahlenschutz-Nachkontrolle sind im Anlagebuch nach Artikel 17 zu protokollieren.</p></content></paragraph></article><article eId="art_31"><num><b>Art. 31</b></num><heading>Meldung</heading><paragraph eId="art_31/para_1"><num>1</num><content><p> Die Fachfirma, die nach Artikel 9 Buchstabe g StSV für die Durchführung qualitätssichernder Massnahmen autorisiert wurde, meldet dem BAG die Durchführung und das Resultat der Prüfungen und der Strahlenschutz-Nachkontrollen. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_31/para_2"><num>2</num><content><p> Das BAG legt Umfang, Form und Inhalt der Meldung fest.</p></content></paragraph></article><article eId="art_32"><num><b>Art. 32</b></num><heading>Messmittel</heading><paragraph eId="art_32/para"><content><p>Für die Durchführung der Prüfungen nach den Artikeln 28–30 sind Messmittel zu verwenden, die den Anforderungen der Verordnung des EJPD vom 7. Dezember 2012<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/878" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>941.210.5</b></ref></p></authorialNote> über Messmittel für ionisierende Strahlung (StMmV) genügen.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_6"><num>6. Abschnitt: </num><heading>Schlussbestimmungen</heading><article eId="art_33"><num><b>Art. 33</b></num><heading>Aufhebung eines anderen Erlasses</heading><paragraph eId="art_33/para"><content><p>Die Röntgenverordnung vom 20. Januar 1998<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/1084_1084_1084" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>1998</b> 1084</ref>]</p></authorialNote> wird aufgehoben.</p></content></paragraph></article><article eId="art_34"><num><b>Art. 34</b></num><heading>Bestehende Bewilligungen</heading><paragraph eId="art_34/para_1"><num>1</num><content><p> Die Anforderung nach Artikel 13 Absatz 7 gilt nicht für Computertomografen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung fest installiert wurden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_2"><num>2</num><content><p> Röntgensysteme für Aufnahmen in der Humanmedizin im mittleren und im Hochdosisbereich, deren Installation vor Inkrafttreten dieser Verordnung bewilligt wurde, müssen erst bei Ersatz der Röntgenanlage oder bei einem Generatorwechsel an die Bestimmungen nach Artikel 22 Absatz 1 angepasst werden.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_3"><num>3</num><content><p> Die Anforderung nach Artikel 23 Absatz 1 gilt nicht für Röntgensysteme, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung installiert wurden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_35"><num><b>Art. 35</b></num><heading>Inkrafttreten</heading><paragraph eId="art_35/para"><content><p>Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.</p></content></paragraph></article></section></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 1</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 2)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Begriffsbestimmungen</heading><intro><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Vorbemerkung</p><p>Die Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.</p></intro><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u1"><heading>Abnahmeprüfung</heading><content><p>Prüfung eines zur Lieferung offerierten oder gelieferten Produkts, um festzustellen, ob für die vorgesehene Anwendung die technischen Spezifikationen und Sicherheitserfordernisse erfüllt sind.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u2"><heading>Bildempfangssystem</heading><content><p>Das Bildempfangssystem wandelt das Strahlungsbild in für die weitere Bildverarbeitung geeignete Signale um. Der Begriff umfasst bei digitaler Bildaufzeichnung den Detektor und das Auslesegerät (direkte und indirekte digitale Konversion), bei analoger Bildaufzeichnung den Röntgenfilm und die Filmfoliensysteme.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u3"><heading>Bildwiedergabesystem</heading><content><p>Arbeitsplatz, der aus einem oder mehreren Bildwiedergabegeräten, einem Anzeige-Steuerteil sowie Rechner-Hardware und -Software besteht und Bilder anzeigen kann.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u4"><heading>Bilddokumentationssystem</heading><content><p>Aufzeichnungssystem (z. B. Drucker) für medizinische Bilder in Form von Grauwerten. Bei analoger Bildaufzeichnung umfasst der Begriff auch Filmverarbeitungseinrichtungen (tageslicht- oder dunkelkammerbasierte Systeme).</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u5"><heading>Bruttodichte</heading><content><p>Für homogene Materialien wie Walzblei, Eisenblech, Glasplatten, Gipsplatten, gegossener und verdichteter Beton und Barytbeton sowie Natursteine ist die Bruttodichte gleich der gewöhnlichen Materialdichte in kg/m<sup>3</sup>.</p><p>Für Hohlkörperelemente wie Tonziegel- und Kalksandsteine und gleichartige Bauelemente ist die Bruttodichte diejenige Dichte, die sich aus der Masse des Hohlkörperelementes dividiert durch dessen Volumen ergibt. Das Volumen des Bauelementes berechnet sich aus seinen äusseren Abmessungen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6"><heading>Digitale Volumentomografie</heading><content><p>Bildgebendes Verfahren, das mittels eines dreidimensionalen Kegelstrahls aus einer Anzahl von zweidimensionalen digitalen Röntgenaufnahmen durch Rekonstruktion eine dreidimensionale Volumendarstellung erzeugt.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u7"><heading>Dosisflächenprodukt</heading><content><p>Produkt aus der Schnittfläche durch das Nutzstrahlenbündel und der mittleren Dosis (Luftkerma) in dieser Schnittfläche.</p><p>Zur Messung muss die Schnittfläche des Nutzstrahlenbündels vollständig in den aktiven Bereich der Messkammer fallen. Die Messkammer muss zwischen Fokus und Patientin oder Patient angeordnet sein. Falls die Röntgenanlage über die notwendigen Einrichtungen verfügt, kann das Dosisflächenprodukt auch rechnerisch ermittelt werden.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u8"><heading>Dosislängenprodukt</heading><content><p>Längs einer Achse normal zu dem fächerförmigen Nutzstrahlenbündel integriertes Dosisprofil (Luftkermaprofil) in einem definierten Abstand vom Fokus.</p><p>Das Dosislängenprodukt wird bei Kontrollmessungen an Computertomografen im Isozentrum frei Luft gemessen. Für die Bestimmung während des diagnostischen Betriebs wird das Dosislängenprodukt an einer Stelle zwischen Fokus und Patientin oder Patient gemessen und auf das Isozentrum umgerechnet oder vollständig rechnerisch ermittelt.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u9"><heading>Interventioneller Referenzpunkt</heading><content><p>Für isozentrische Durchleuchtungsanlagen liegt der interventionelle Referenzpunkt auf der Strahlachse in einem Abstand von 15 cm vom Isozentrum in Richtung des Fokus.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u10"><heading>Konstanzprüfung</heading><content><p>Prüfung bestimmter Parameter auf Abweichungen gegenüber Referenzwerten in regelmässigen Abständen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u11"><heading>Nutzstrahlung</heading><content><p>Strahlung innerhalb des Nutzstrahlenbereiches. Der Nutzstrahlenbereich ist der kegel- oder pyramidenförmige Bereich, der durch die Strahlungsquelle (Brennfleck des Röntgenstrahlers) und durch die wirksamen Kanten des Blendensystems festgelegt ist.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u12"><heading>Ortsdosis</heading><content><p>Sie entspricht der Grösse H<sup>∗</sup>(10) (Umgebungs-Äquivalentdosis) bei durchdringungsfähiger Strahlung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u13"><heading>Qualitätssicherung</heading><content><p>Planung, Überwachung, Prüfung und Korrektur der Ausführung eines Produkts oder einer Tätigkeit mit dem Ziel, vorgegebene Qualitätsanforderungen zu erfüllen.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u14"><heading>Radiografie, direkte</heading><content><p>Radiografie mit Bildaufzeichnung in der Bildempfangsebene.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u15"><heading>Radiografie, indirekte</heading><content><p>Radiografie mit Bildaufzeichnung nach einer Übertragung der Information aus der Bildempfangsebene.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u16"><heading>Röhrenspannung</heading><content><p>Scheitelwert der an die Röntgenröhre angelegten Hochspannung.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u17"><heading>Röhrenstrom </heading><content><p>Der Mittelwert der Stromstärke im Hochspannungskreis der Röntgenröhre.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18"><heading>Röntgenanlage</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18/listintro">Als Röntgenanlage gilt die gesamte Anlage, in der Regel bestehend aus:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18/lbl_a"><num>a. </num><p>Röntgenröhre (Strahler) mit Zubehör;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18/lbl_b"><num>b. </num><p>Untersuchungsgeräten;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18/lbl_c"><num>c. </num><p>Hochspannungsgenerator;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18/lbl_d"><num>d. </num><p>mechanischer und elektrischer Ausrüstung zur Bedienung und Bilderzeugung.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u19"><heading>Röntgenanlage, ortsfeste </heading><content><p>Röntgenanlage, die in einem Raum fest installiert ist oder nur in einem bestimmten Raum betrieben wird.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u20"><heading>Röntgenanlage, ortsveränderliche </heading><content><p>Mobile Röntgenanlage, die an verschiedenen Standorten betrieben werden kann.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u21"><heading>Röntgensystem</heading><content><p>Das Röntgensystem besteht aus Röntgenanlage, Bildempfangssystem, Bildwiedergabesystem und Bilddokumentationssystem.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u22"><heading>Röntgentherapieanlage</heading><content><p>Röntgenanlage zur Oberflächen- bzw. Tiefentherapie mit Röhrenspannungen bis zu 300 kV.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u23"><heading>Störstrahlung</heading><content><p>Die gesamte Strahlung ausserhalb des Nutzstrahlenbündels.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u24"><heading>Wartung/Instandhaltung</heading><content><p>Sicherstellung der Funktionalität und Sicherheit einer Einrichtung durch vorbeugende Massnahmen gemäss Herstellerangaben.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u25"><heading>Zustandsprüfung</heading><content><p>Prüfung des Zustands eines in Gebrauch stehenden Produkts und Feststellung der Erfüllung vorgegebener Erfordernisse. Sie wird im Anschluss an eine Wartung oder nach Eingriffen oder Reparaturen durchgeführt.</p></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 2</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 24 Abs. 2)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Schutzmittel</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/listintro">Als Minimalausrüstung an Mitteln zum Schutz von Patientin oder Patient, Personal und Dritten gilt:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a"><num>a. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/listintro">in der Humanmedizin:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_1"><num>1. </num><p>Strahlenschutzschürze, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, zum Schutz des Körpers von Patientin oder Patient, Personal und Dritten, vom Halsansatz bis mindestens 10 cm unterhalb des Knies,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_2"><num>2. </num><p>Gonadenschutzschürze, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz der Patientin oder des Patienten in der Region der Gonaden, von der Gürtellinie bis mindestens 10 cm unterhalb der Gonaden, für Untersuchungen, bei denen die Strahlenschutzschürze nicht verwendet werden kann,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_3"><num>3. </num><p>Hoden- und Ovarienschutz, Bleiäquivalent mindestens 1 mm,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_4"><num>4. </num><p>Thyroidschutz und Bleiglasbrille, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz des Personals in der interventionellen Radiologie,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_5"><num>5. </num><p>Thyroidschutz, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz der Patientin oder des Patienten in der Computertomografie sowie zum Schutz des Personals bei interventionellen Untersuchungen in der Computertomografie;</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b"><num>b. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b/listintro">in der Zahnmedizin:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b/lbl_1"><num>1. </num><p>Geeignete Strahlenschutzschürzen für den jeweiligen Anwendungsbereich, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, vom Halsansatz bis unterhalb der Gonaden, rundum eng am Hals anliegend, mit Anpassungsmöglichkeiten; oder Dental-Schutzschild, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, für zahnärztliche Kleinröntgenanlagen;</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c"><num>c. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/listintro">in der Veterinärmedizin:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_1"><num>1. </num><p>Strahlenschutzschürze, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, vom Halsansatz bis mindestens 10 cm unterhalb des Knies,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_2"><num>2. </num><p>Strahlenschutzhandschuhe, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, zum allseitigen Schutz von Hand und Unterarm,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_3"><num>3. </num><p>Thyroidschutz, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz des Personals.</p></item></blockList></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 3</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 10, 11 Abs. 1 und 2, 12 Abs. 1–4, 15 Abs. 3)</p><level eId="annex_3/lvl_u1"><heading>Grundlagen für die Berechnung der Abschirmungen</heading><content><p>a.  Betriebsfrequenz der Röntgenanlage</p><p>Die in der nachfolgenden Tabelle genannten Betriebsfrequenzen gelten als Minimalanforderung für die aufgeführten Anwendungen. Für alle übrigen Anwendungsbereiche dieser Verordnung sind die Betriebsfrequenzen individuell zu ermitteln.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Typ der Röntgenanlage oder Einsatzort</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Minimale Betriebsfrequenz <br/>in mA·min pro Woche</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Arztpraxis</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Spital/Klinik <br/>Röntgeninstitut</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ortsfeste Röntgenanlage</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Zahnärztliche Kleinröntgenanlagen bis 70 kV</p></td><td><p>3</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>Dentaltomografen-/Fernröntgen </p></td><td><p>30</p></td><td><p>30</p></td></tr><tr><td><p>Digitale Volumentomografen</p></td><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Röntgenanlagen für Aufnahmen und Durchleuchtung</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1000</p></td></tr><tr><td><p>Röntgenanlagen für Aufnahmen</p></td><td><p>30</p></td><td><p>300</p></td></tr><tr><td><p>Oberflächentherapie</p></td><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td></tr><tr><td><p>Tiefentherapie</p></td><td><p>–</p></td><td><p>1000</p></td></tr></table><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Typ der Röntgenanlage oder Einsatzort</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Minimale Betriebsfrequenz <br/>in mA·min pro Woche</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Arztpraxis</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Spital/Klinik <br/>Röntgeninstitut</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ortsveränderliche Röntgenanlage</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Operationsräume und Gipszimmer</p></td><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Intensivpflegestationen und ähnlich genutzte Räume</p></td><td><p>–</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>Ein-/Ausleitung, Reanimation, Schockraum</p></td><td><p>30</p></td><td><p>30</p></td></tr></table><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Computertomografie</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Minimale Betriebsfrequenz <br/>in Gy·cm pro Woche</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Spital / Klinik / Röntgeninstitut</p></th></tr><tr><td><p>Betriebe mit geringer Patientenzahl </p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>Betriebe mit mittlerer Patientenzahl</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Betriebe mit hoher Patientenzahl (z. B. Notfallstation)</p></td><td><p>200</p></td></tr></table><p>b.  Röhrenspannung</p><p>Es ist eine der Verwendung der Röntgenanlage entsprechende mittlere Röhrenspannung zu berücksichtigen, wobei für die Berechnung folgende Werte nicht unterschritten werden dürfen:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Verwendung/Einsatzort</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Minimale Röhrenspannung <br/>in Kilovolt</p></th></tr><tr><td><p>Mammografie</p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>Dentaltomografen-/Fernröntgen</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Digitale Volumentomografie</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Allgemeine Diagnostik (Arztpraxis)</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Universal-Arbeitsplatz</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Interventionelle Radiologie</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>Ausschliesslich Thorax</p></td><td><p>125</p></td></tr><tr><td><p>Ausschliesslich Skelett</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Operationsraum, Ein-/Ausleitung, Gipszimmer</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Schockraum, Intensivpflegestation, Reanimation usw.</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>Oberflächentherapie</p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>Tiefentherapie</p></td><td><p>200</p></td></tr></table><p>c.  Abstände</p><p>Für die Nutzstrahlung sind die Abstände zwischen den gebräuchlichen Positionen des Strahlers und den zu schützenden Bereichen zu verwenden.</p><p>Für die Störstrahlung sind die Abstände zwischen der meist vorkommenden Position der Patientin oder des Patienten (des Streukörpers) und den zu schützenden Bereichen zu verwenden.</p></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 4</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 15 Abs. 1 Bst. c)</p><level eId="annex_4/lvl_u1"><heading>Musterberechnungstabelle</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_4/lvl_u1/listintro">Die Berechnungstabelle muss die unten aufgeführten Angaben enthalten:</listIntroduction><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_a"><num>a. </num><p>Röhrenspannung nach Anhang 3 Buchstabe b;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>Betriebsfrequenz nach Anhang 3 Buchstabe a in mA·min pro Woche bzw. Gy·cm pro Woche;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_c"><num>c. </num><p>Zweckbestimmung der an den Röntgenraum angrenzenden Bereiche nach Artikel 9;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_d"><num>d. </num><p>Richtwerte für die Ortsdosis in den Bereichen nach Artikel 9;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_e"><num>e. </num><p>Angabe von Artikel/Absatz (Art. 9 Abs. 2–4) zur Rechtfertigung der Anwendung der Ortsdosis von 0,1 mSv in einer Woche (reduzierte Abschirmungen);</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_f"><num>f. </num><p>Abstände nach Anhang 3 Buchstabe c mit Angabe, ob Nutzstrahlung (NS) oder Störstrahlung (SS);</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_g"><num>g. </num><p>die nach den Artikeln 10, 11 und 12 erforderlichen Abschirmdicken in Millimeter Bleiäquivalent;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_h"><num>h. </num><p>das für die Raumbegrenzungen (inkl. Türen und Fenster) und für Abschirmungen verwendete Material, dessen Dicke, Bruttodichte und Bleiäquivalent.</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="4" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>a. Röhrenspannung</p><p>(Anh. 3, Bst. b) ______________________ kV</p></th><th colspan="6" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>b. Betriebsfrequenz</p><p>(Anh. 3, Bst. a) ___________________ mA·min/W bzw. Gy·cm/W</p></th><th colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Stockwerk: ______________________</p></th></tr><tr><th colspan="4" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Generator: __________________________</p></th><th colspan="6" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Raumbezeichnung: ______________________________________</p></th><th colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Raumhöhe: ______________________ m</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>c.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>d.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>e.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>f.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>f.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>g.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Pos.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ortsdosis <br/>mSv/W</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Artikel <br/>Absatz</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>NS <br/>m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>SS <br/>m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Erford. Pb-Aeq <br/>mm</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Baustoff</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bruttodichte <br/>kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup></p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Dicke <br/>cm</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Baustoff Pb-Aeq <br/>mm</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Zusätzlich notwendige <br/>Abschirmung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Zusätzlich eingebaute <br/>Abschirmung</p></th></tr><tr><td><p>Boden</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Decke</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 5</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 11 Abs. 1)</p><level eId="annex_5/lvl_u1"><heading>Abschirmung der Nutzstrahlung (0,02 mSv in einer Woche)</heading><content><p>Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden. Für Distanzen kleiner als 1 m und grösser als 60 m dürfen die Abschirmstärken in erster Näherung linear extrapoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Nutzstrahlung auf eine Ortsdosis von 0,02 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,3</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>3,2</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>3,2</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>4,0</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>4,5</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,2</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>6,7</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>5,1</p></td><td><p>4,4</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,2</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>7,3</p></td><td><p>6,6</p></td><td><p>5,8</p></td><td><p>5,0</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,7</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>12,8</p></td><td><p>11,1</p></td><td><p>9,4</p></td><td><p>7,8</p></td><td><p>6,4</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>3,4</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>14,3</p></td><td><p>12,5</p></td><td><p>10,7</p></td><td><p>9,1</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>6,1</p></td><td><p>4,6</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>19,8</p></td><td><p>17,2</p></td><td><p>14,6</p></td><td><p>12,1</p></td><td><p>10,2</p></td><td><p>8,0</p></td><td><p>5,7</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>22,1</p></td><td><p>19,3</p></td><td><p>16,6</p></td><td><p>14,1</p></td><td><p>11,8</p></td><td><p>9,7</p></td><td><p>7,5</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 6</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 11 Abs. 2)</p><level eId="annex_6/lvl_u1"><heading>Abschirmung der Nutzstrahlung (0,10 mSv in einer Woche)</heading><content><p>Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden. Für Distanzen kleiner als 1 m und grösser als 60 m dürfen die Abschirmstärken in erster Näherung linear extrapoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Nutzstrahlung auf eine Ortsdosis von 0,10 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min  pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,3</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>5,8</p></td><td><p>5,0</p></td><td><p>4,2</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,4</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>6,4</p></td><td><p>5,6</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>1,9</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>10,8</p></td><td><p>9,2</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>6,0</p></td><td><p>4,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>1,9</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>12,2</p></td><td><p>10,4</p></td><td><p>8,8</p></td><td><p>7,2</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>2,8</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>16,8</p></td><td><p>14,2</p></td><td><p>11,7</p></td><td><p>9,6</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>5,4</p></td><td><p>3,4</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>18,9</p></td><td><p>16,2</p></td><td><p>13,7</p></td><td><p>11,3</p></td><td><p>9,4</p></td><td><p>7,2</p></td><td><p>4,9</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 7</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 12 Abs. 1 und 4 und 15 Abs. 3)</p><level eId="annex_7/lvl_u1"><heading>Abschirmung der Störstrahlung (0,02 mSv in einer Woche)</heading><content><p>Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden. Für Distanzen kleiner als 1 m und grösser als 60 m dürfen die Abschirmstärken in erster Näherung linear extrapoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Störstrahlung auf eine Ortsdosis von 0,02 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>4,6</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>8,8</p></td><td><p>7,3</p></td><td><p>5,5</p></td><td><p>3,8</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>14,5</p></td><td><p>11,1</p></td><td><p>8,1</p></td><td><p>5,5</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>16,9</p></td><td><p>13,7</p></td><td><p>10,3</p></td><td><p>7,4</p></td><td><p>5,1</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,5</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 8</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 12 Abs. 2 und 4 und 15 Abs. 3)</p><level eId="annex_8/lvl_u1"><heading>Abschirmung der Störstrahlung (0,10 mSv in einer Woche)</heading><content><p>Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden. Für Distanzen kleiner als 1 m und grösser als 60 m dürfen die Abschirmstärken in erster Näherung linear extrapoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Störstrahlung auf eine Ortsdosis von 0,10 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>5,6</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>7,0</p></td><td><p>5,2</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>10,5</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>13,2</p></td><td><p>9,8</p></td><td><p>6,8</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td><p>0,0</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 9</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 12 Abs. 3)</p><level eId="annex_9/lvl_u1"><heading>Abschirmung der Störstrahlung von Computertomografen</heading><content><p>a.  Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Störstrahlung auf eine Ortsdosisleistung von 0,02 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gy·cm pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,50</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,75</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>50</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,75</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,1</p></td></tr></table><p>b.  Abschirmstärken<authorialNote><p> Für Distanzen zwischen den tabellierten Werten dürfen die Abschirmstärken linear interpoliert werden.</p></authorialNote> in Millimeter Bleiäquivalent zur Abschirmung der Störstrahlung auf eine Ortsdosisleistung von 0,10 Millisievert in einer Woche:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röhrenspannung</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Betriebsfrequenz</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Abstand</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gy·cm pro Woche</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>50</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>50</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>0,90</p></td><td><p>0,50</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 10</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 11 Abs. 1 und 2 sowie 12 Abs. 1–4)</p><level eId="annex_10/lvl_u1"><heading>Bleiäquivalent verschiedener Baumaterialien</heading><content><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bleidicke <br/>in mm</p></th><th colspan="8" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Materialdicke<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><authorialNote><p> Bei gleicher Röhrenspannung dürfen für Materialdicken zwischen den tabellierten Werten die Bleidicken linear interpoliert werden.</p></authorialNote></sup> in mm zur Erreichung gleicher Schwächung von Röntgenstrahlung, <br/>erzeugt bei Röhrenspannungen von</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>50 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>75 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>100 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>125 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>150 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>200 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>250 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>300 kV</p></th></tr><tr><td colspan="9"><p>Eisen (Bruttodichte 7800 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>1.1</p></td><td><p>  1.0</p></td><td><p>  0.8</p></td><td><p>  1.4</p></td><td><p>  2.7</p></td><td><p>  2.5</p></td><td><p>  3.0</p></td><td><p>  3.0</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>2.2</p></td><td><p>  2.0</p></td><td><p>  1.6</p></td><td><p>  2.4</p></td><td><p>  5.0</p></td><td><p>  5.0</p></td><td><p>  5.5</p></td><td><p>  5.5</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>3.5</p></td><td><p>  3.3</p></td><td><p>  3.0</p></td><td><p>  4.5</p></td><td><p>  7.7</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>  7.5</p></td><td><p>  8.0</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>4.8</p></td><td><p>  4.7</p></td><td><p>  4.6</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>10.0</p></td><td><p>11.0</p></td><td><p>10.0</p></td><td><p>10.0</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>  6.2</p></td><td><p>  6.4</p></td><td><p>  9.0</p></td><td><p>13.2</p></td><td><p>15.0</p></td><td><p>12.5</p></td><td><p>12.5</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>  7.6</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>11.0</p></td><td><p>16.0</p></td><td><p>17.5</p></td><td><p>14.0</p></td><td><p>14.0</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>  9.0</p></td><td><p>  9.2</p></td><td><p>13.0</p></td><td><p>18.7</p></td><td><p>21.0</p></td><td><p>16.5</p></td><td><p>16.0</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>10.2</p></td><td><p>10.5</p></td><td><p>15.0</p></td><td><p>21.7</p></td><td><p>25.0</p></td><td><p>18.8</p></td><td><p>17.5</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>11.2</p></td><td><p>12.4</p></td><td><p>18.0</p></td><td><p>23.6</p></td><td><p>28.0</p></td><td><p>20.0</p></td><td><p>19.6</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>12.2</p></td><td><p>13.6</p></td><td><p>20.0</p></td><td><p>26.7</p></td><td><p>30.5</p></td><td><p>22.5</p></td><td><p>21.0</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>15.0</p></td><td><p>16.4</p></td><td><p>23.0</p></td><td><p>33.3</p></td><td><p>37.5</p></td><td><p>28.8</p></td><td><p>25.0</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>20.0</p></td><td><p>29.5</p></td><td><p>40.3</p></td><td><p>45.0</p></td><td><p>33.0</p></td><td><p>29.0</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>25.6</p></td><td><p>41.0</p></td><td><p>54.3</p></td><td><p>57.5</p></td><td><p>44.0</p></td><td><p>37.5</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Barytbeton (Bruttodichte 3200 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>  3.2</p></td><td><p>  1.5</p></td><td><p>  1.1</p></td><td><p>  1</p></td><td><p>  1.6</p></td><td><p>    2.4</p></td><td><p>    2.3</p></td><td><p>    2</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>  6.5</p></td><td><p>  2.6</p></td><td><p>  2</p></td><td><p>  2</p></td><td><p>  3.2</p></td><td><p>    4.8</p></td><td><p>    4.4</p></td><td><p>    4</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  3.8</p></td><td><p>  2.8</p></td><td><p>  3.3</p></td><td><p>  5</p></td><td><p>    9</p></td><td><p>    7.7</p></td><td><p>    6.8</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>  4.9</p></td><td><p>  3.8</p></td><td><p>  4.6</p></td><td><p>  7.4</p></td><td><p>  13</p></td><td><p>  10</p></td><td><p>    9</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>  6</p></td><td><p>  4.8</p></td><td><p>  6.6</p></td><td><p>10.4</p></td><td><p>  17.2</p></td><td><p>  13.4</p></td><td><p>  11.7</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>  7</p></td><td><p>  5.8</p></td><td><p>  9</p></td><td><p>13.6</p></td><td><p>  22</p></td><td><p>  16.7</p></td><td><p>  14</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>  8</p></td><td><p>  7</p></td><td><p>10.6</p></td><td><p>17.2</p></td><td><p>  26</p></td><td><p>  19</p></td><td><p>  16.7</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>  9</p></td><td><p>  8.4</p></td><td><p>12.5</p></td><td><p>20.4</p></td><td><p>  30</p></td><td><p>  22.3</p></td><td><p>  18.8</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>11.5</p></td><td><p>10.7</p></td><td><p>16.2</p></td><td><p>26</p></td><td><p>  38</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  24</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>13.2</p></td><td><p>20</p></td><td><p>32</p></td><td><p>  45.4</p></td><td><p>  34.7</p></td><td><p>  29.8</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>17.6</p></td><td><p>27.6</p></td><td><p>44</p></td><td><p>  58</p></td><td><p>  46.7</p></td><td><p>  41.3</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>22</p></td><td><p>35</p></td><td><p>55</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  58</p></td><td><p>  54</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>  81.2</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  64</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>  92</p></td><td><p>  80.7</p></td><td><p>  74.6</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>104</p></td><td><p>  93.3</p></td><td><p>  83.5</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>104</p></td><td><p>  93.3</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>116</p></td><td><p>101</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Glas (Bruttodichte 2500 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,1</p></td><td><p>13</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  7</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  6</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>26</p></td><td><p>18</p></td><td><p>14</p></td><td><p>17</p></td><td><p>20</p></td><td><p>19</p></td><td><p>18</p></td><td><p>12</p></td></tr><tr><td><p>0,3</p></td><td><p>38</p></td><td><p>28</p></td><td><p>21</p></td><td><p>25</p></td><td><p>29</p></td><td><p>28</p></td><td><p>27</p></td><td><p>18</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>48</p></td><td><p>36</p></td><td><p>30</p></td><td><p>34</p></td><td><p>38</p></td><td><p>36</p></td><td><p>33</p></td><td><p>24</p></td></tr><tr><td><p>0,5</p></td><td/><td><p>44</p></td><td><p>37</p></td><td><p>39</p></td><td><p>46</p></td><td><p>43</p></td><td><p>38</p></td><td><p>30</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>34</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>42</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>48</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Beton (Bruttodichte 2100 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>30</p></td><td><p>  22</p></td><td><p>  18</p></td><td><p>  19</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  25</p></td><td><p>  25</p></td><td><p>  20</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  40</p></td><td><p>  51</p></td><td><p>  42</p></td><td><p>  38</p></td><td><p>  30</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>81</p></td><td><p>  65</p></td><td><p>  55</p></td><td><p>  63</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  68</p></td><td><p>  57</p></td><td><p>  45</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>  85</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>  81</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  71</p></td><td><p>  53</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>105</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  98</p></td><td><p>110</p></td><td><p>106</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  64</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>122</p></td><td><p>105</p></td><td><p>112</p></td><td><p>130</p></td><td><p>128</p></td><td><p>  95</p></td><td><p>  75</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>140</p></td><td><p>118</p></td><td><p>128</p></td><td><p>149</p></td><td><p>146</p></td><td><p>108</p></td><td><p>  84</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>153</p></td><td><p>130</p></td><td><p>144</p></td><td><p>167</p></td><td><p>162</p></td><td><p>118</p></td><td><p>  92</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>184</p></td><td><p>155</p></td><td><p>176</p></td><td><p>202</p></td><td><p>194</p></td><td><p>142</p></td><td><p>108</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>185</p></td><td><p>210</p></td><td><p>240</p></td><td><p>225</p></td><td><p>162</p></td><td><p>126</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>244</p></td><td><p>290</p></td><td><p>328</p></td><td><p>281</p></td><td><p>203</p></td><td><p>162</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>306</p></td><td><p>372</p></td><td><p>425</p></td><td><p>333</p></td><td><p>239</p></td><td><p>196</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>383</p></td><td><p>275</p></td><td><p>225</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>433</p></td><td><p>308</p></td><td><p>248</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>484</p></td><td><p>347</p></td><td><p>270</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>383</p></td><td><p>302</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>416</p></td><td><p>327</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Kalksandstein (Bruttodichte 1900 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>  39</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  20</p></td><td><p>  29</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  30</p></td><td><p>  27</p></td><td><p>  20</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  50</p></td><td><p>  61</p></td><td><p>  52</p></td><td><p>  43</p></td><td><p>  34</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>128</p></td><td><p>  82</p></td><td><p>  67</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>  85</p></td><td><p>  78</p></td><td><p>  67</p></td><td><p>  49</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>110</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  99</p></td><td><p>  81</p></td><td><p>  61</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>135</p></td><td><p>107</p></td><td><p>118</p></td><td><p>135</p></td><td><p>123</p></td><td><p>94</p></td><td><p>  73</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>159</p></td><td><p>124</p></td><td><p>135</p></td><td><p>157</p></td><td><p>146</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  84</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>182</p></td><td><p>144</p></td><td><p>151</p></td><td><p>179</p></td><td><p>168</p></td><td><p>123</p></td><td><p>  94</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>202</p></td><td><p>160</p></td><td><p>170</p></td><td><p>202</p></td><td><p>186</p></td><td><p>137</p></td><td><p>105</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>244</p></td><td><p>193</p></td><td><p>206</p></td><td><p>247</p></td><td><p>229</p></td><td><p>164</p></td><td><p>123</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>228</p></td><td><p>249</p></td><td><p>291</p></td><td><p>265</p></td><td><p>188</p></td><td><p>141</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>287</p></td><td><p>341</p></td><td><p>392</p></td><td><p>330</p></td><td><p>237</p></td><td><p>180</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>348</p></td><td><p>437</p></td><td><p>496</p></td><td><p>392</p></td><td><p>276</p></td><td><p>215</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>453</p></td><td><p>323</p></td><td><p>250</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>516</p></td><td><p>360</p></td><td><p>283</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>576</p></td><td><p>404</p></td><td><p>307</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>444</p></td><td><p>344</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>484</p></td><td><p>370</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Backstein (Bruttodichte 1200 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  51</p></td><td><p>  46</p></td><td><p>  35</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>185</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  85</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  88</p></td><td><p>  69</p></td><td><p>  60</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>240</p></td><td><p>138</p></td><td><p>122</p></td><td><p>120</p></td><td><p>130</p></td><td><p>122</p></td><td><p>104</p></td><td><p>  90</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>172</p></td><td><p>160</p></td><td><p>154</p></td><td><p>170</p></td><td><p>154</p></td><td><p>127</p></td><td><p>108</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>208</p></td><td><p>190</p></td><td><p>187</p></td><td><p>212</p></td><td><p>190</p></td><td><p>146</p></td><td><p>130</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>244</p></td><td><p>220</p></td><td><p>212</p></td><td><p>250</p></td><td><p>225</p></td><td><p>167</p></td><td><p>152</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>277</p></td><td><p>245</p></td><td><p>240</p></td><td><p>288</p></td><td><p>269</p></td><td><p>192</p></td><td><p>170</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>315</p></td><td><p>267</p></td><td><p>272</p></td><td><p>320</p></td><td><p>297</p></td><td><p>212</p></td><td><p>190</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>390</p></td><td><p>312</p></td><td><p>323</p></td><td><p>394</p></td><td><p>356</p></td><td><p>260</p></td><td><p>220</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>360</p></td><td><p>400</p></td><td><p>469</p></td><td><p>414</p></td><td><p>298</p></td><td><p>250</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>460</p></td><td><p>530</p></td><td><p>603</p></td><td><p>516</p></td><td><p>375</p></td><td><p>312</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>560</p></td><td><p>672</p></td><td><p>742</p></td><td><p>605</p></td><td><p>433</p></td><td><p>366</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>695</p></td><td><p>500</p></td><td><p>417</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>781</p></td><td><p>560</p></td><td><p>450</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>875</p></td><td><p>625</p></td><td><p>500</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>683</p></td><td><p>542</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>738</p></td><td><p>583</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Gips (Bruttodichte 840 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>  53</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  48</p></td><td><p>  53</p></td><td><p>  52</p></td><td><p>  48</p></td><td><p>  36</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>109</p></td><td><p>  87</p></td><td><p>  74</p></td><td><p>  84</p></td><td><p>  98</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  77</p></td><td><p>  65</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>163</p></td><td><p>131</p></td><td><p>112</p></td><td><p>126</p></td><td><p>148</p></td><td><p>144</p></td><td><p>115</p></td><td><p>  97</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>218</p></td><td><p>173</p></td><td><p>154</p></td><td><p>165</p></td><td><p>183</p></td><td><p>181</p></td><td><p>144</p></td><td><p>128</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>211</p></td><td><p>183</p></td><td><p>200</p></td><td><p>225</p></td><td><p>225</p></td><td><p>168</p></td><td><p>140</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>250</p></td><td><p>216</p></td><td><p>232</p></td><td><p>265</p></td><td><p>264</p></td><td><p>190</p></td><td><p>161</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>289</p></td><td><p>243</p></td><td><p>266</p></td><td><p>308</p></td><td><p>303</p></td><td><p>213</p></td><td><p>182</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>331</p></td><td><p>277</p></td><td><p>304</p></td><td><p>352</p></td><td><p>347</p></td><td><p>243</p></td><td><p>208</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>365</p></td><td><p>309</p></td><td><p>327</p></td><td><p>391</p></td><td><p>386</p></td><td><p>267</p></td><td><p>222</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>394</p></td><td><p>330</p></td><td><p>360</p></td><td><p>424</p></td><td><p>405</p></td><td><p>288</p></td><td><p>240</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>480</p></td><td><p>390</p></td><td><p>440</p></td><td><p>510</p></td><td><p>486</p></td><td><p>336</p></td><td><p>285</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>456</p></td><td><p>525</p></td><td><p>600</p></td><td><p>550</p></td><td><p>400</p></td><td><p>318</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>588</p></td><td><p>684</p></td><td><p>780</p></td><td><p>660</p></td><td><p>480</p></td><td><p>400</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Schaumbeton (Bruttodichte 680 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  72</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>    80</p></td><td><p>  76</p></td><td><p>  64</p></td><td><p>  48</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>186</p></td><td><p>140</p></td><td><p>108</p></td><td><p>135</p></td><td><p>  152</p></td><td><p>125</p></td><td><p>114</p></td><td><p>104</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>278</p></td><td><p>210</p></td><td><p>162</p></td><td><p>203</p></td><td><p>  228</p></td><td><p>187</p></td><td><p>170</p></td><td><p>156</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>352</p></td><td><p>272</p></td><td><p>217</p></td><td><p>256</p></td><td><p>  282</p></td><td><p>248</p></td><td><p>209</p></td><td><p>171</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>333</p></td><td><p>275</p></td><td><p>306</p></td><td><p>  337</p></td><td><p>304</p></td><td><p>244</p></td><td><p>200</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>389</p></td><td><p>317</p></td><td><p>360</p></td><td><p>  396</p></td><td><p>360</p></td><td><p>274</p></td><td><p>230</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>437</p></td><td><p>360</p></td><td><p>397</p></td><td><p>  448</p></td><td><p>410</p></td><td><p>301</p></td><td><p>252</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>499</p></td><td><p>412</p></td><td><p>453</p></td><td><p>  512</p></td><td><p>468</p></td><td><p>344</p></td><td><p>288</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>543</p></td><td><p>448</p></td><td><p>492</p></td><td><p>  561</p></td><td><p>517</p></td><td><p>386</p></td><td><p>309</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>582</p></td><td><p>481</p></td><td><p>532</p></td><td><p>  600</p></td><td><p>548</p></td><td><p>412</p></td><td><p>330</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>690</p></td><td><p>568</p></td><td><p>637</p></td><td><p>  712</p></td><td><p>645</p></td><td><p>472</p></td><td><p>380</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>656</p></td><td><p>735</p></td><td><p>  825</p></td><td><p>735</p></td><td><p>551</p></td><td><p>440</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>821</p></td><td><p>944</p></td><td><p>1042</p></td><td><p>885</p></td><td><p>668</p></td><td><p>545</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/de/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Anhang 11</block></container></preface><mainBody><p>(Art. 27 Abs. 2)</p><level eId="annex_11/lvl_u1"><heading>Anforderungen an die Periodizität der Qualitätssicherung</heading><content><blockList eId="annex_11/lvl_u1/list_u1"><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/lbl_a"><num>a. </num><p>Verantwortlichkeit für die Durchführung der Prüfungen:</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/bull_u2"><num/><p>Die Verantwortlichkeiten zur Veranlassung und Durchführung der qualitätssichernden Massnahmen richten sich nach Artikel 100 Absatz 1 StSV sowie nach den Artikeln 28–30.</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>Minimale Periodizitäten für die Durchführung qualitätssichernder Massnahmen:</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/bull_u4"><num/><p>1. Standardanwendungen:</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röntgenanlage</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bildempfangs-<br/>system</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bildwieder-<br/>gabesystem</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bilddokumentationssystem</p></th></tr><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>D</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>A</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Röntgensysteme für die Humanmedizin<authorialNote><p> Mitgemeint sind: Osteodensitometriesysteme, Digitale Volumentomografiesysteme.</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td></tr><tr><td><p>Röntgensysteme für die Zahnmedizin</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j<authorialNote><p> Bei ausschliesslich für die Verarbeitung von intraoralen Dentalfilmen konzipierten Filmverarbeitungseinrichtungen: 6j.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td><p>Röntgensysteme für die Veterinärmedizin</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j<authorialNote><p> Bei Verarbeitung mittels Handentwicklung in der Veterinärmedizin: 3j.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td colspan="7"><blockList><item><num>AP: </num><p>Abnahmeprüfung nach Artikel 28;</p></item><item><num>KP: </num><p>Konstanzprüfung nach Artikel 29;</p></item><item><num>ZP: </num><p>Zustandsprüfung (im Anschluss an eine Wartung) nach Artikel 30;</p></item></blockList><p>A: Analoge Bildaufzeichnung / D: Digitale Bildaufzeichnung</p><p>6j: alle 6 Jahre / 3j: alle 3 Jahre / j: jährlich / m: monatlich / w: wöchentlich</p></td></tr></table><blockList eId="annex_11/lvl_u1/list_u2"><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u2/bull_u1"><num> </num><p>2. Spezialanwendungen:</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Röntgenanlage</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bildempfangs-<br/>system</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bildwieder-<br/>gabesystem</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Bilddokumentationssystem</p></th></tr><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>D</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>A</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Systeme für die Computertomografie</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3m</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3m</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td></tr><tr><td><p>Dentale Digitale Volumentomografiesysteme</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m<authorialNote><p> Aufgabenteilung zwischen Bewilligungsinhaberin oder Bewilligungsinhaber (monatliche Prüfung) und Fachfirma (jährliche Prüfung).</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j<authorialNote><p> Aufgabenteilung zwischen Bewilligungsinhaberin oder Bewilligungsinhaber (monatliche Prüfung) und Fachfirma (jährliche Prüfung).</p></authorialNote></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td/><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td></tr><tr><td><p>Mammografiesysteme</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">t</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td></tr><tr><td><p>Röntgensysteme für die Interventionelle Radiologie</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">w</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td></tr><tr><td><p>Röntgentherapieanlagen bis 100 kV</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe<authorialNote><p> Aufgabenteilung nach Artikel 6 Absatz 3 zwischen Medizinphysiker und Fachfirma.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j<authorialNote><p> Aufgabenteilung nach Artikel 6 Absatz 3 zwischen Medizinphysiker und Fachfirma.</p></authorialNote></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3j<authorialNote><p> Aufgabenteilung nach Artikel 6 Absatz 3 zwischen Medizinphysiker und Fachfirma.</p></authorialNote></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td><p>Röntgentherapieanlagen über 100 kV</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe<authorialNote><p> Aufgabenteilung nach Artikel 6 Absatz 3 zwischen Medizinphysiker und Fachfirma.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j<authorialNote><p> Aufgabenteilung nach Artikel 6 Absatz 3 zwischen Medizinphysiker und Fachfirma.</p></authorialNote></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td><p>Röntgensysteme zur Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">AP</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">vor Übergabe</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">KP</p></td><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Gemäss SGSMP-Empfehlung</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ZP</p></td><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">j</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr></table><table fedlex:function="layout"><tr><td><blockList><item><num>AP: </num><p>Abnahmeprüfung nach Artikel 28;</p></item><item><num>KP: </num><p>Konstanzprüfung nach Artikel 29;</p></item><item><num>ZP: </num><p>Zustandsprüfung (im Anschluss an eine Wartung) nach Artikel 30;</p></item></blockList><p>A: Analoge Bildaufzeichnung / D: Digitale Bildaufzeichnung</p><p>3j: alle 3 Jahre / j: jährlich / 3m: alle 3 Monate / w: wöchentlich / t: arbeitstäglich</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>