Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Cancelleria federale"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA" showAs="it"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>814.542.1 </docNumber></p><p><docTitle>Ordinanza del DFI<br/>concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico</docTitle></p><p>(Ordinanza sui raggi X, OrX)</p><p>del 26 aprile 2017 (Stato 6 febbraio 2018)</p></preface><preamble><p>Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),</p><p>visti gli articoli 12 capoverso 4, 36 capoverso 2, 79 capoverso 5, 88, 91 e 100 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 aprile 2017<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/502" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>814.501</b></ref></p></authorialNote> sulla radioprotezione (ORaP),</p><p>ordina:</p></preamble><body><section eId="sec_1"><num>Sezione 1: </num><heading>Disposizioni generali</heading><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Scopo, campo d’applicazione e oggetto</heading><paragraph eId="art_1/para_1"><num>1</num><content><p> La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, il personale e i terzi dalle radiazioni ionizzanti emesse durante la messa in esercizio e l’utilizzazione di sistemi a raggi X per uso medico (sistemi a raggi X).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para_2/listintro"> Si applica a sistemi a raggi X con tensione del tubo fino a 300 kilovolt (kV) che producono artificialmente radiazioni fotoniche di energia superiore a 5 kiloelettronvolt (keV) e che sono utilizzati per i seguenti scopi: </listIntroduction><item eId="art_1/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>diagnosi o terapia su esseri umani o animali;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>controllo del posizionamento, pianificazione e simulazione nella radioterapia;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>formazione o dimostrazione;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_d"><num>d. </num><p>medicina legale o patologia;</p></item><item eId="art_1/para_2/lbl_e"><num>e. </num><p>ricerca o applicazioni industriali.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_3"><num>3</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para_3/listintro"> La presente ordinanza disciplina in particolare:</listIntroduction><item eId="art_1/para_3/lbl_a"><num>a. </num><p>la giustificazione e l’ottimizzazione delle esposizioni mediche (sezione 1);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_b"><num>b. </num><p>le misure edili di radioprotezione (sezione 2);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_c"><num>c. </num><p>la messa in esercizio (sezione 3);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_d"><num>d. </num><p>l’uso (sezione 4);</p></item><item eId="art_1/para_3/lbl_e"><num>e. </num><p>la garanzia della qualità, in particolare il controllo e la manutenzione (sezione 5).</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_1/para_4"><num>4</num><content><p> L’immissione in commercio dei sistemi a raggi X è disciplinata dall’ordinanza del 17 ottobre 2001<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>812.213</b></ref></p></authorialNote> relativa ai dispositivi medici (ODmed).</p></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Definizioni</heading><paragraph eId="art_2/para"><content><p>Sono applicabili le definizioni contenute nell’articolo 2 ORaP e negli allegati 1 e 4 ORaP e quelle dell’allegato 1 della presente ordinanza.</p></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Giustificazione</heading><paragraph eId="art_3/para"><content><p>Ogni esame radiologico necessita di una giustificazione basata su un’indicazione secondo gli articoli 28 e 29 ORaP.</p></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Ottimizzazione di esposizioni mediche</heading><paragraph eId="art_4/para_1"><num>1</num><content><p> Gli esami diagnostici devono essere coordinati secondo la tecnica di esame ottimizzata di cui all’articolo 32 ORaP in modo tale che le informazioni diagnostiche necessarie siano ricavate con l’impiego di dosi minime.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_2"><num>2</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_4/para_2/listintro"> Per tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica sono determinanti:</listIntroduction><item eId="art_4/para_2/lbl_a"><num>a. </num><p>le raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche nazionali e internazionali;</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_b"><num>b. </num><p>i livelli diagnostici di riferimento pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);</p></item><item eId="art_4/para_2/lbl_c"><num>c. </num><p>le guide dell’UFSP.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_4/para_3"><num>3</num><content><p> La prassi radiografica deve essere periodicamente controllata e ottimizzata.</p></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Istruzione del personale</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><p> Prima di prendere servizio, il personale neoassunto deve essere istruito dai periti in merito alle pertinenti regole di radioprotezione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 1991<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1994/1933_1933_1933" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>814.50</b></ref></p></authorialNote> sulla radioprotezione (periti in radioprotezione).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p> Il personale addetto alle pulizie può lavorare nellʼarea sorvegliata soltanto se è stato istruito da una persona con formazione in radioprotezione.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_3"><num>3</num><content><p> Le istruzioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere aggiornate a intervalli adeguati.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Fisici medici</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><p> Per l’ottimizzazione, il perfezionamento e la gestione della qualità per le applicazioni di radiologia interventistica, tomografia computerizzata e fluoroscopia in ambito di dose medio, si deve coinvolgere un fisico medico secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b ORaP. Si deve tenere conto delle raccomandazioni internazionali e nazionali.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p> Il coinvolgimento di fisici medici per le altre applicazioni in ambito di dose medio e debole secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera c ORaP deve avvenire su richiesta dell’autorità di vigilanza.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_3"><num>3</num><content><p> Per ogni impianto a raggi X per uso terapeutico occorre coinvolgere un fisico medico per la garanzia della qualità di cui agli articoli 26–31.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Applicazioni speciali e innovazioni tecniche</heading><paragraph eId="art_7/para"><content><p>Qualora, in singoli casi, sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, l’UFSP può autorizzare deroghe alle disposizioni tecniche della presente ordinanza, purché il richiedente o il titolare della licenza dimostri che la radioprotezione è garantita da misure adeguate.</p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Sistemi a raggi X per altri scopi</heading><paragraph eId="art_8/para"><content><p>Ai sistemi a raggi X non utilizzati a scopo diagnostico o terapeutico su esseri umani o animali si applicano i requisiti della presente ordinanza validi per gli impianti della medicina veterinaria.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_2"><num>Sezione 2: </num><heading>Misure edili di radioprotezione</heading><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Vincoli della dose ambientale</heading><paragraph eId="art_9/para_1"><num>1</num><content><p> I locali nei quali sono in esercizio impianti a raggi X devono essere opportunamente schermati tenendo conto dei parametri di esercizio previsti di modo che in nessun luogo all’esterno di questi locali, dove potrebbero sostare in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale risulti superiore a 0,02 mSv alla settimana.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_2"><num>2</num><content><p> Nelle aree contigue, dove non possono sostare in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale può raggiungere 0,1 mSv alla settimana. Tali aree possono essere, in particolare, sale d’attesa, spogliatoi, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensori, marciapiedi, strade, prati, giardini nonché locali senza posti stabili di lavoro quali archivi, magazzini o cantine.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_3"><num>3</num><content><p> I pannelli di protezione nelle sale di radiologia e le superfici perimetrali delle stesse devono essere dimensionati in modo che in nessun punto dei settori contigui dove soggiornano solo persone professionalmente esposte a radiazioni la dose ambientale possa superare 0,1 mSv alla settimana.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_9/para_4"><num>4</num><content><p> Nei luoghi dove non possono sostare persone durante il funzionamento dell’impianto, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.</p></content></paragraph></article><article eId="art_10"><num><b>Art. 10</b></num><heading>Basi di calcolo delle schermature</heading><paragraph eId="art_10/para"><content><p>Le misure edili di radioprotezione devono essere calcolate sulla base dei parametri prevedibili, segnatamente la frequenza d’esercizio dell’impianto, la tensione del tubo e le distanze secondo l’allegato 3.</p></content></paragraph></article><article eId="art_11"><num><b>Art. 11</b></num><heading>Calcolo delle schermature contro la radiazione diretta</heading><paragraph eId="art_11/para_1"><num>1</num><content><p> Le parti di locali quali pareti, pavimenti, soffitti, porte, finestre, ecc. che possono essere colpite, nelle condizioni d’esercizio previste, da radiazione diretta devono essere dimensionate secondo gli allegati 3, 5 e 10.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_11/para_2"><num>2</num><content><p> Il valore di schermatura delle aree contigue di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 può essere calcolato secondo gli allegati 3, 6 e 10.</p></content></paragraph></article><article eId="art_12"><num><b>Art. 12</b></num><heading>Calcolo delle schermature contro le radiazioni parassite</heading><paragraph eId="art_12/para_1"><num>1</num><content><p> Per tutte le parti di locale che non sono colpite dalla radiazione diretta i valori di schermatura sono calcolati secondo gli allegati 3, 7 e 10.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_2"><num>2</num><content><p> Per la schermatura di aree contigue di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 il valore di schermatura contro le radiazioni parassite può essere calcolato secondo gli allegati 3, 8 e 10.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_3"><num>3</num><content><p> Il valore di schermatura delle pareti di locali in cui si effettuano tomografie computerizzate deve essere calcolato secondo gli allegati 3, 9 e 10.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_12/para_4"><num>4</num><content><p> Il valore di schermatura delle pareti di locali in cui sono in esercizio piccoli impianti ad uso odontoiatrico deve essere calcolato secondo gli allegati 3, 7, 8 e 10.</p></content></paragraph></article><article eId="art_13"><num><b>Art. 13</b></num><heading>Schermature edili</heading><paragraph eId="art_13/para_1"><num>1</num><content><p> L’equivalente di piombo va scritto in modo indelebile su porte, finestre e pareti che contengono schermature supplementari.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_2"><num>2</num><content><p> I dispositivi amovibili per finestre, necessari alla protezione contro le radiazioni parassite e dirette, che richiedono più di 0,5 mm di equivalente di piombo e le porte colpite da radiazione diretta devono essere provvisti di un blocco elettrico che consenta l’inserimento del tubo a raggi X soltanto se il dispositivo di protezione si trova in posizione corretta e se le porte sono completamente chiuse.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_3"><num>3</num><content><p> All’esterno delle sale di radiologia, l’azione protettiva degli schermi calcolati secondo gli articoli 11 e 12 deve essere assicurata sino a un’altezza di almeno 200 cm dal pavimento.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_4"><num>4</num><content><p> I pannelli di protezione e gli schermi non costituenti parte integrante dell’impianto a raggi X devono avere un’altezza di almeno 200 cm e una larghezza di almeno 70 cm. Essi devono essere stabilmente fissati al locale o all’impianto.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_5"><num>5</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_5/listintro"> Nei reparti di terapia intensiva devono essere a disposizione e utilizzati pannelli protettivi mobili. Essi devono recare la scritta «pannello di radioprotezione» e avere le dimensioni minime seguenti:</listIntroduction><item eId="art_13/para_5/lbl_a"><num>a. </num><p>altezza </p><p>150 cm;</p></item><item eId="art_13/para_5/lbl_b"><num>b. </num><p>larghezza </p><p>100 cm;</p></item><item eId="art_13/para_5/lbl_c"><num>c. </num><p>effetto schermante </p><p>0,25 mm di equivalente di piombo.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_6"><num>6</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_13/para_6/listintro"> Gli impianti a raggi X per uso terapeutico con tensioni del tubo superiori a 50 kV devono essere installati in un locale avente i seguenti requisiti:</listIntroduction><item eId="art_13/para_6/lbl_a"><num>a. </num><p>le porte di accesso sono provviste di un dispositivo la cui apertura interrompe l’irradiazione; il reinserimento della funzione è possibile solo dal dispositivo di comando;</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_b"><num>b. </num><p>il locale deve poter essere abbandonato in qualsiasi momento;</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_c"><num>c. </num><p>il funzionamento dell’impianto a raggi X per uso terapeutico deve essere segnalato da un segnale acustico od ottico;</p></item><item eId="art_13/para_6/lbl_d"><num>d. </num><p>il paziente deve essere in collegamento visivo e vocale con il personale durante l’irradiazione.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_7"><num>7</num><content><p> Nei tomografi computerizzati installati fissi il locale di comando deve essere completamente separato e schermato dalla sala di radiologia fino al soffitto.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_13/para_8"><num>8</num><content><p> Il paziente deve poter essere osservato durante la radiografia, la radioscopia o l’irradiazione.</p></content></paragraph></article><article eId="art_14"><num><b>Art. 14</b></num><heading>Comando dell’impianto a raggi X</heading><paragraph eId="art_14/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_14/para/listintro">In tutti gli impianti a raggi X fissi e negli impianti a raggi X per uso terapeutico con tensione del tubo fino a 50 kV, l’interruttore deve essere disposto di modo che:</listIntroduction><item eId="art_14/para/lbl_a"><num>a. </num><p>l’operatore possa sostare in una cabina separata, posta a distanza sufficiente dal tubo e dal paziente, dietro un pannello di protezione o altro dispositivo schermante; e</p></item><item eId="art_14/para/lbl_b"><num>b. </num><p>i requisiti di cui all’articolo 13 capoverso 8 siano soddisfatti.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_15"><num><b>Art. 15</b></num><heading>Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione</heading><paragraph eId="art_15/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_15/para_1/listintro"> Per i locali in cui si prevede l’esercizio di impianti a raggi X, si deve presentare all’UFSP una domanda di licenza corredata dei piani di costruzione relativi alla radioprotezione nonché delle indicazioni seguenti:</listIntroduction><item eId="art_15/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>una pianta del locale in scala 1:20 o 1:50 in cui sono riportati: la disposizione del (dei) tubo(i) a raggi X, dell’(degli) apparecchio(i) di esame nonché dei punti di riferimento considerati per determinare le distanze;</p></item><item eId="art_15/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>disegni in sezione qualora necessari per determinare le aree da proteggere;</p></item><item eId="art_15/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>tabelle di calcolo contenenti i dati riportati nell’allegato 4.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_2"><num>2</num><content><p> Per gli ospedali, le cliniche e gli istituti di radiologia, su richiesta dell’UFSP, deve essere presentata inoltre una pianta d’insieme (pianta d’architetto) dell’intero piano (o delle parti principali dello stesso) in scala 1:100–1:500.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_3"><num>3</num><content><p> Per i piccoli impianti a raggi X adoperati in odontoiatria e per gli impianti a raggi X per la densitometria ossea non sono necessari i piani di costruzione relativi alla radioprotezione, a condizione che sia in esercizio un solo impianto per locale e che non sia necessaria nessuna protezione secondo gli allegati 3, 7 e 8. Per gli impianti a raggi X per la densitometria ossea si deve presentare una pianta nella quale sia visibile la posizione dell’impianto a raggi X.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_4"><num>4</num><content><p> La documentazione relativa ai piani deve essere presentata nel formato A4 o A3. I piani devono essere presentati all’UFSP in formato originale e in scala.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_15/para_5"><num>5</num><content><p> La correttezza della documentazione di radioprotezione deve essere esaminata dal perito in radioprotezione.</p></content></paragraph></article><article eId="art_16"><num><b>Art. 16</b></num><heading>Controllo dell’esecuzione dei lavori</heading><paragraph eId="art_16/para"><content><p>Il perito in radioprotezione controlla che l’esecuzione della costruzione avvenga in maniera corretta, conformemente ai piani di costruzione relativi alla radioprotezione autorizzati.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_3"><num>Sezione 3: </num><heading>Messa in esercizio</heading><article eId="art_17"><num><b>Art. 17</b></num><heading>Istruzioni per lʼuso e libretto di impianto</heading><paragraph eId="art_17/para_1"><num>1</num><content><p> Il fornitore dell’impianto a raggi X deve consegnare l’informazione sui dispositivi di cui all’articolo 7 ODmed<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>812.213</b></ref></p></authorialNote>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_2"><num>2</num><content><p> Il perito in radioprotezione e il fornitore redigono congiuntamente un libretto di impianto.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_3"><num>3</num><content><p> Il perito in radioprotezione provvede affinché i dati necessari oltre alle informazioni sui dispositivi siano registrati nel libretto di impianto o nelle istruzioni per lʼuso.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_4"><num>4</num><content><p> Il perito in radioprotezione provvede affinché le informazioni sui dispositivi, il libretto di impianto e le istruzioni per lʼuso siano sempre disponibili.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_5"><num>5</num><content><p> La gestione in forma elettronica è possibile a condizione che sia garantita la completezza.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_6"><num>6</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_17/para_6/listintro"> Le istruzioni per lʼuso devono comprendere almeno:</listIntroduction><item eId="art_17/para_6/lbl_a"><num>a. </num><p>i dati di identificazione dell’impianto a raggi X, dei sistemi di ricezione, di riproduzione e di documentazione dell’immagine;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_b"><num>b. </num><p>le istruzioni per l’esercizio e l’impiego corretti dell’impianto a raggi X, dei sistemi di ricezione, di riproduzione e di documentazione dell’immagine;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_c"><num>c. </num><p>la descrizione dei dati tecnici legati alle applicazioni (ad es. i parametri d’esercizio per i diversi modi di impiego quali le radiografie e i diversi tipi di radioscopie);</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_d"><num>d. </num><p>le istruzioni relative alla manutenzione e agli esami periodici necessari per assicurare il buon funzionamento di tutti i componenti del sistema a raggi X;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_e"><num>e. </num><p>la dichiarazione di conformità del fabbricante secondo l’ODmed;</p></item><item eId="art_17/para_6/lbl_f"><num>f. </num><p>la dichiarazione del fabbricante sulla destinazione dell’apparecchio di riproduzione dell’immagine per i referti medici.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_7"><num>7</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_17/para_7/listintro"> Il libretto di impianto deve contenere almeno:</listIntroduction><item eId="art_17/para_7/lbl_a"><num>a. </num><p>la domanda di licenza e i piani di costruzione relativi alla radioprotezione;</p></item><item eId="art_17/para_7/lbl_b"><num>b. </num><p>la licenza dell’UFSP per l’installazione e l’esercizio dell’impianto a raggi X;</p></item><item eId="art_17/para_7/lbl_c"><num>c. </num><p>i verbali e i dati relativi a tutti gli esami e ai controlli eseguiti, quali il collaudo, l’esame di stabilità, i lavori di manutenzione, l’esame di condizione e i controlli periodici di radioprotezione.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_17/para_8"><num>8</num><content><p> Le istruzioni per lʼuso e il libretto di impianto devono essere redatti nella lingua usata abitualmente nell’azienda.</p></content></paragraph></article><article eId="art_18"><num><b>Art. 1</b><b>8</b></num><heading>Collaudo</heading><paragraph eId="art_18/para"><content><p>Prima di consegnare il sistema a raggi X all’operatore, il fornitore effettua il collaudo in virtù dell’articolo 100 capoverso 1 lettera a ORaP sull’intero sistema a raggi X. Il collaudo avviene secondo l’articolo 28.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_4"><num>Sezione 4: </num><heading>Uso</heading><article eId="art_19"><num><b>Art. 19</b></num><heading>Norme, raccomandazioni e guide</heading><paragraph eId="art_19/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_19/para/listintro">Per utilizzare i sistemi a raggi X si deve tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica. In particolare, per determinare i parametri tecnici del sistema a raggi X è necessario tenere conto:</listIntroduction><item eId="art_19/para/lbl_a"><num>a. </num><p>delle norme e raccomandazioni internazionali e nazionali in materia;</p></item><item eId="art_19/para/lbl_b"><num>b. </num><p>delle guide dell’UFSP.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_20"><num><b>Art. 20</b></num><heading>Documentazione delle applicazioni radiologiche e del grado di occupazione dell’impianto</heading><paragraph eId="art_20/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_1/listintro"> Per ogni impianto a raggi X per uso terapeutico deve essere tenuta una documentazione nella quale sono riportate tutte le irradiazioni, con i nominativi dei pazienti, e i parametri di esposizione seguenti:</listIntroduction><item eId="art_20/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>dose di introduzione;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>distanza fuoco-epidermide; </p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>grandezza del campo; </p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_d"><num>d. </num><p>zona irradiata;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_e"><num>e. </num><p>durata dell’irradiazione;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_f"><num>f. </num><p>corrente del tubo;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_g"><num>g. </num><p>tensione del tubo;</p></item><item eId="art_20/para_1/lbl_h"><num>h. </num><p>filtrazione. </p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_2"><num>2</num><content><p> I dati di cui al capoverso 1 devono essere depositati nelle cartelle cliniche.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_3"><num>3</num><content><p> Per i sistemi a raggi X per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia si devono registrare nella cartella clinica le grandezze dosimetriche rilevanti per la stima della dose per paziente.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_4"><num>4</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_4/listintro"> Per i sistemi a raggi X per uso diagnostico utilizzati in ambito di dose medio e forte e per la mammografia si devono registrare nella cartella clinica i parametri di esposizione rilevanti per la stima della dose per paziente. Tali parametri devono comprendere almeno:</listIntroduction><item eId="art_20/para_4/lbl_a"><num>a. </num><p>per la radiografia: il tipo, la regione dell’organo, il numero di radiografie nonché il prodotto dose-superficie (PDS) o, se il PDS non è disponibile, la tensione del tubo (kV), il prodotto intensità di corrente-tempo (mAs) e la distanza fuoco-ricevitore d’immagine;</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_b"><num>b. </num><p>per la fluoroscopia: il tipo, la regione dell’organo, il tempo di radioscopia, il numero di radiografie, la dose accumulata nel punto di riferimento interventistico (PRI) nonché il PDS o, se il PDS non è disponibile, la tensione del tubo (kV), la corrente del tubo (mA) e la distanza fuoco-ricevitore d’immagine;</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_c"><num>c. </num><p>per la tomografia computerizzata: il tipo, la regione dell’organo, il Volume Computed Tomography Dose Index CTDI<sub>vol</sub> e il prodotto dose-lunghezza (DLP);</p></item><item eId="art_20/para_4/lbl_d"><num>d. </num><p>per la mammografia: il tipo, il numero di radiografie nonché la dose ghiandolare media (AGD) o la dose incidente K<sub>E</sub> oppure, se l’AGD o la K<sub>E</sub> non sono disponibili, la corrente del tubo (kV), il prodotto intensità di corrente-tempo (mAs) e la distanza fuoco-ricevitore d’immagine.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_5"><num>5</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_20/para_5/listintro"> I dati sono conservati secondo le disposizioni in vigore per le cartelle cliniche, e comunque per almeno:</listIntroduction><item eId="art_20/para_5/lbl_a"><num>a. </num><p>20 anni per i dati di cui ai capoversi 1 e 3;</p></item><item eId="art_20/para_5/lbl_b"><num>b. </num><p>10 anni per i dati di cui al capoverso 4.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_20/para_6"><num>6</num><content><p> Su richiesta devono essere messi a disposizione dell’UFSP tutti i dati rilevanti per verificare il grado di occupazione dell’impianto e concernenti l’impianto e la sua ubicazione.</p></content></paragraph></article><article eId="art_21"><num><b>Art. 21</b></num><heading>Piani di costruzione dei sistemi a raggi X</heading><paragraph eId="art_21/para"><content><p>Il fornitore di sistemi a raggi X deve tenere a disposizione dell’UFSP i piani relativi al tipo di costruzione rilevanti per la radioprotezione.</p></content></paragraph></article><article eId="art_22"><num><b>Art. 22</b></num><heading>Indicazione delle grandezze dosimetriche nella medicina umana</heading><paragraph eId="art_22/para_1"><num>1</num><content><p> I sistemi a raggi X per gli esami diagnostici in ambito di dose medio e forte devono disporre di un dispositivo in grado di definire e di indicare il PDS accumulato. L’indicazione del PDS accumulato deve essere in mGy∙cm<sup>2</sup> e per gli impianti nella radiologia interventistica in Gy∙cm<sup>2</sup>.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_2"><num>2</num><content><p> I sistemi a raggi X per gli esami nella radiologia interventistica devono inoltre disporre di un’indicazione della dose accumulata nel PRI.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_3"><num>3</num><content><p> I tomografi computerizzati devono disporre di un’indicazione del CTDI<sub>vol</sub> e del DLP.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_22/para_4"><num>4</num><content><p> Gli impianti per le mammografie devono disporre di un’indicazione dellʼAGD o della dose incidente K<sub>E.</sub></p></content></paragraph></article><article eId="art_23"><num><b>Art. 23</b></num><heading>Dose e intensità di dose dei sistemi a raggi X</heading><paragraph eId="art_23/para_1"><num>1</num><content><p> I sistemi a raggi X fissi per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte devono disporre di un esposimetro automatico AEC.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_23/para_2"><num>2</num><content><p> Per i sistemi a raggi X per la radioscopia si deve utilizzare un dispositivo di regolazione automatica dell’intensità di dose agente sulla tensione e sulla corrente del tubo. Devono essere documentati l’andamento delle curve caratteristiche e l’intensità di dose dei sistemi a raggi X per la radioscopia che permettono all’operatore di regolare automaticamente l’intensità di dose mediante selezione di una curva caratteristica tra quelle già programmate.</p></content></paragraph></article><article eId="art_24"><num><b>Art. 24</b></num><heading>Dispositivi e mezzi di protezione</heading><paragraph eId="art_24/para_1"><num>1</num><content><p> Le persone costrette a sostare nella sala di radiologia in prossimità del paziente o dell’animale mentre l’impianto è in esercizio devono essere protette mediante l’adozione di misure appropriate, in determinati casi tramite l’impiego di dispositivi di protezione mobili o fissi.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_2"><num>2</num><content><p> Il titolare della licenza deve mettere a disposizione mezzi di protezione adeguati in numero sufficiente. Devono essere predisposti almeno i mezzi di protezione di cui all’allegato 2. L’azienda deve disciplinare internamente l’impiego appropriato dei mezzi di protezione.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_3"><num>3</num><content><p> Ai sistemi a raggi X per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia non si applicano i requisiti di cui al capoverso 2.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_24/para_4"><num>4</num><content><p> I mezzi di protezione devono essere immagazzinati e puliti nel modo appropriato, secondo le istruzioni del fabbricante. Almeno una volta all’anno devono essere sottoposti a un esame per controllarne la funzionalità.</p></content></paragraph></article><article eId="art_25"><num><b>Art. 25</b></num><heading>Distanze di sicurezza per personale e terzi</heading><paragraph eId="art_25/para_1"><num>1</num><content><p> Nel caso di piccoli impianti odontoiatrici e di impianti mobili a raggi X tutte le persone, quando possibile, devono tenersi al di fuori del fascio di radiazione diretta, ad almeno 2 m di distanza dal tubo radiologico e dal corpo irradiato.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_2"><num>2</num><content><p> Nell’effettuare radiografie a scopo diagnostico, le persone professionalmente esposte a radiazioni possono tenere fermi bambini, pazienti irrequieti e animali solo se questi non possono essere immobilizzati in altro modo o se non vi sono altre persone disponibili.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_25/para_3"><num>3</num><content><p> Mentre l’impianto a raggi X per uso terapeutico è in esercizio, nessuno può sostare nel locale, al di fuori del paziente. Fanno eccezione le terapie superficiali con tensioni non superiori a 50 kV.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_5"><num>Sezione 5: </num><heading>Garanzia della qualità, controllo, manutenzione</heading><article eId="art_26"><num><b>Art. 26</b></num><heading>Principio</heading><paragraph eId="art_26/para"><content><p>Il funzionamento corretto e ottimizzato dell’intero sistema a raggi X deve essere garantito mediante un programma di garanzia della qualità.</p></content></paragraph></article><article eId="art_27"><num><b>Art. 27</b></num><heading>Norme, raccomandazioni e guide</heading><paragraph eId="art_27/para_1"><num>1</num><content><blockList><listIntroduction eId="art_27/para_1/listintro"> Per la garanzia della qualità, principalmente per gli ambiti controllo e manutenzione, si deve tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica, in particolare per determinare l’entità e la periodicità della garanzia della qualità secondo l’articolo 100 ORaP. A tal fine è necessario considerare:</listIntroduction><item eId="art_27/para_1/lbl_a"><num>a. </num><p>le norme internazionali e nazionali in materia;</p></item><item eId="art_27/para_1/lbl_b"><num>b. </num><p>le raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche nazionali e internazionali, in particolare quelle della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM<authorialNote><p> www.ssrfm.ch</p></authorialNote>);</p></item><item eId="art_27/para_1/lbl_c"><num>c. </num><p>le guide dell’UFSP.</p></item></blockList></content></paragraph><paragraph eId="art_27/para_2"><num>2</num><content><p> I requisiti minimi per la periodicità della garanzia della qualità sono retti dall’allegato 11.</p></content></paragraph></article><article eId="art_28"><num><b>Art. 28</b></num><heading>Collaudo</heading><paragraph eId="art_28/para_1"><num>1</num><content><p> Il collaudo include anche la determinazione dei livelli di riferimento per i successivi esami di stabilità di cui all’articolo 29. I livelli di riferimento per gli impianti a raggi X per uso terapeutico sono determinati dai fisici medici.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_28/para_2"><num>2</num><content><p> I risultati degli esami devono essere verbalizzati nel libretto di impianto secondo l’articolo 17.</p></content></paragraph></article><article eId="art_29"><num><b>Art. 29</b></num><heading>Esame di stabilità</heading><paragraph eId="art_29/para_1"><num>1</num><content><p> Il titolare della licenza provvede a sottoporre periodicamente ad esami di stabilità l’intero sistema a raggi X.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_29/para_2"><num>2</num><content><p> Il titolare della licenza provvede a sottoporre gli impianti a raggi X per uso terapeutico a una verifica degli elementi rilevanti per la sicurezza e di quelli che servono ad accertare la dose nell’ambito di un esame di stabilità eseguito periodicamente da un fisico medico.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_29/para_3"><num>3</num><content><p> I risultati degli esami devono essere verbalizzati nel libretto di impianto secondo l’articolo 17.</p></content></paragraph></article><article eId="art_30"><num><b>Art. 30</b></num><heading>Manutenzione, esame di condizione, controllo periodico di radioprotezione</heading><paragraph eId="art_30/para_1"><num>1</num><content><p> Il titolare della licenza provvede a sottoporre il sistema a raggi X a manutenzione regolare da parte di personale tecnico qualificato, il quale procede a esaminarne lo stato (esame di condizione).</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_2"><num>2</num><content><p> La frequenza e l’entità della manutenzione sono rette dall’ODmed<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/552" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>812.213</b></ref></p></authorialNote> secondo le indicazioni del fabbricante.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_3"><num>3</num><content><p> L’esame di condizione comprende anche la determinazione dei livelli di riferimento per i successivi esami di stabilità di cui all’articolo 29. I livelli di riferimento per gli impianti a raggi X per uso terapeutico sono determinati da un fisico medico.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_4"><num>4</num><content><p> Le riparazioni, le modifiche o la sostituzione di componenti che influiscono sulla dose o sulla qualità dell’immagine devono essere seguite, a seconda dei casi, da un esame parziale o completo dello stato. Se del caso, si devono determinare di nuovo i livelli di riferimento per gli esami di stabilità.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_5"><num>5</num><content><p> In occasione dell’esame di condizione, nelle aziende va eseguito un controllo periodico di radioprotezione. Il controllo deve essere eseguito dalle aziende di cui all’articolo 189 lettera a ORaP e deve includere gli aspetti relativi alla costruzione e gli aspetti operativi.<authorialNote><p> Correzione del 6 feb. 2018 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2018/69" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>2018</b> 549</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_6"><num>6</num><content><p> Ai sistemi a raggi X per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia non si applicano i requisiti di cui al capoverso 5.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_30/para_7"><num>7</num><content><p> I risultati dei lavori di manutenzione, dell’esame di condizione e del controllo periodico di radioprotezione devono essere verbalizzati nel libretto di impianto secondo l’articolo 17.</p></content></paragraph></article><article eId="art_31"><num><b>Art. 31</b></num><heading>Notifica</heading><paragraph eId="art_31/para_1"><num>1</num><content><p> L’azienda specializzata che, secondo l’articolo 9 lettera g ORaP, è stata autorizzata a realizzare misure atte ad assicurare la qualità, notifica all’UFSP la realizzazione e l’esito degli esami e dei controlli periodici di radioprotezione. </p></content></paragraph><paragraph eId="art_31/para_2"><num>2</num><content><p> L’UFSP determina l’entità, la forma e il contenuto della notifica.</p></content></paragraph></article><article eId="art_32"><num><b>Art. 32</b></num><heading>Strumenti di misurazione</heading><paragraph eId="art_32/para"><content><p>Per gli esami secondo gli articoli 28–30 si devono utilizzare strumenti di misurazione che soddisfano i requisiti dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 2012<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/878" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RS <b>941.210.5</b></ref></p></authorialNote> sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.</p></content></paragraph></article></section><section eId="sec_6"><num>Sezione 6: </num><heading>Disposizioni finali</heading><article eId="art_33"><num><b>Art. 33</b></num><heading>Abrogazione di un altro atto normativo</heading><paragraph eId="art_33/para"><content><p>L’ordinanza del 20 gennaio 1998<authorialNote><p> [<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/1998/1084_1084_1084" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">RU <b>1998</b> 1084</ref>]</p></authorialNote> sui raggi X è abrogata.</p></content></paragraph></article><article eId="art_34"><num><b>Art. 34</b></num><heading>Licenze esistenti</heading><paragraph eId="art_34/para_1"><num>1</num><content><p> Il requisito di cui all’articolo 13 capoverso 7 non si applica ai tomografi computerizzati fissi installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_2"><num>2</num><content><p> I sistemi a raggi X per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte, la cui installazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere resi conformi alle disposizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 solo in caso di sostituzione dell’impianto a raggi X o di un suo generatore.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_34/para_3"><num>3</num><content><p> Il requisito di cui all’articolo 23 capoverso 1 non si applica ai sistemi a raggi X installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.</p></content></paragraph></article><article eId="art_35"><num><b>Art. 35</b></num><heading>Entrata in vigore</heading><paragraph eId="art_35/para"><content><p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.</p></content></paragraph></article></section></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 1</block></container></preface><mainBody><p>(art. 2)</p><level eId="annex_1/lvl_u1"><heading>Definizioni</heading><intro><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Premessa</p><p>I termini sono elencati in ordine alfabetico.</p></intro><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u1"><heading>Collaudo</heading><content><p>Esame condotto su un prodotto offerto o fornito al fine di stabilire se, alla luce dell’applicazione prevista, le specificazioni tecniche e i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u2"><heading>Corrente del tubo</heading><content><p>Valore medio della corrente nel circuito ad alta tensione del tubo radiologico.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u3"><heading>Esame di condizione</heading><content><p>Esame dello stato di un prodotto in uso e verifica dell’adempimento dei requisiti prescritti. Viene eseguito subito dopo una manutenzione, un intervento o una riparazione.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u4"><heading>Esame di stabilità</heading><content><p>Esame periodico di determinati parametri volto a stabilire gli eventuali scarti dai livelli di riferimento.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u5"><heading>Garanzia della qualità</heading><content><p>Progettazione, sorveglianza, esame e correzione durante la fabbricazione di un prodotto o lo svolgimento di un’attività allo scopo di soddisfare i requisiti di qualità prescritti.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6"><heading>Impianto a raggi X</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6/listintro">Per impianto a raggi X si intende l’impianto completo, comprendente di regola:</listIntroduction><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6/lbl_a"><num>a. </num><p>il tubo radiologico (emettitore X) con i relativi accessori;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6/lbl_b"><num>b. </num><p>gli apparecchi d’esame;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6/lbl_c"><num>c. </num><p>il generatore ad alta tensione;</p></item><item eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u6/lbl_d"><num>d. </num><p>il dispositivo meccanico ed elettrico per il comando dell’impianto e la produzione dell’immagine.</p></item></blockList></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u7"><heading>Impianto a raggi X fisso</heading><content><p>Impianto a raggi X installato fisso in un locale oppure utilizzato soltanto in un determinato locale.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u8"><heading>Impianto a raggi X mobile</heading><content><p>Impianto a raggi X mobile che può essere utilizzato in varie posizioni.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u9"><heading>Impianto a raggi X per uso terapeutico</heading><content><p>Impianto a raggi X per terapie in superficie o in profondità con tensione del tubo fino a 300 kV.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u10"><heading>Intensità di dose</heading><content><p>Corrisponde alla grandezza H*(10) (equivalente di dose ambientale) nel caso di radiazioni dotate di potere di penetrazione.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u11"><heading>Manutenzione</heading><content><p>Garanzia della funzionalità e della sicurezza di un dispositivo grazie all’adozione di misure preventive secondo le indicazioni del fabbricante.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u12"><heading>Massa volumica apparente</heading><content><p>Per i materiali omogenei quali il piombo laminato, la lamiera di ferro, le lastre di vetro, le lastre di gesso, il calcestruzzo, il cemento precompresso, il cemento al bario e le pietre naturali, la massa volumica apparente coincide con la densità in kg/m<sup>3</sup>.</p><p>Per i materiali cavi quali i laterizi, le arenarie calcaree e componenti analoghi, la massa volumica apparente è la densità che si ottiene dal rapporto tra la massa del materiale cavo ed il suo volume. Il volume dei componenti si calcola partendo dalle loro dimensioni esterne.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u13"><heading>Prodotto dose-lunghezza</heading><content><p>Profilo della dose (profilo del kerma nell’aria) integrato lungo un asse perpendicolare al fascio di radiazione diretta disposto a ventaglio ad un distanza dal fuoco esattamente definita (Gy∙cm).</p><p>Nelle misurazioni di controllo sulle tomografie computerizzate il prodotto dose-lunghezza viene misurato nell’isocentro all’aria libera, mentre durante gli esami diagnostici viene misurato in un punto tra fuoco e paziente e quindi riportato all’isocentro, oppure ottenuto completamente per calcolo.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u14"><heading>Prodotto dose-superficie</heading><content><p>Prodotto della sezione trasversale del fascio di radiazione diretta e della dose media (kerma nell’aria) su detta sezione.</p><p>Per la misurazione, la sezione trasversale del fascio di radiazione diretta deve cadere interamente nel settore attivo della camera di misura. Quest’ultima deve essere disposta tra il fuoco ed il paziente. Se l’impianto a raggi X dispone dei dispositivi necessari, il prodotto dose-superficie può anche essere ottenuto per calcolo.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u15"><heading>Punto di riferimento interventistico</heading><content><p>Per gli impianti per la radioscopia isocentrici il punto di riferimento interventistico si trova sull’asse della radiazione, a una distanza di 15 cm dall’isocentro, in direzione del fuoco.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u16"><heading>Radiazione diretta</heading><content><p>Radiazione compresa nel settore di radiazione diretta. Il settore di radiazione diretta è il settore conico o piramidale delimitato dall’irradiatore (macchia focale dell’emettitore X) e dai bordi efficaci del diaframma.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u17"><heading>Radiazione parassita</heading><content><p>Tutta la radiazione non facente parte del fascio di radiazione diretta.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u18"><heading>Radiografia diretta</heading><content><p>Radiografia con registrazione dell’immagine sul piano di ricezione della stessa.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u19"><heading>Radiografia indiretta</heading><content><p>Radiografia con registrazione dell’immagine dopo trasmissione dell’informazione contenuta nel piano di ricezione dell’immagine stessa.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u20"><heading>Sistema a raggi X</heading><content><p>Il sistema a raggi X comprende l’impianto a raggi X, il sistema di ricezione dell’immagine, il sistema di riproduzione dell’immagine e il sistema di documentazione dell’immagine.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u21"><heading>Sistema di documentazione dell’immagine</heading><content><p>Sistema di registrazione (per es. stampante) per immagini mediche sotto forma di scale di grigio. In caso di registrazione dell’immagine analogica il concetto include anche i dispositivi di trattamento della pellicola (sistemi basati sulla luce diurna o sulla camera oscura).</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u22"><heading>Sistema di ricezione dell’immagine</heading><content><p>Il sistema di ricezione dell’immagine converte l’immagine della radiazione in segnali idonei per l’ulteriore elaborazione dell’immagine. Nel caso della registrazione dell’immagine digitale il concetto comprende il rilevatore e il lettore (conversione digitale diretta e indiretta), nel caso della registrazione dell’immagine analogica la pellicola radiografica e i sistemi a pellicola con lastra.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u23"><heading>Sistema di riproduzione dell’immagine</heading><content><p>Posto di lavoro in grado di visualizzare immagini costituito da uno o più apparecchi di riproduzione dell’immagine, nonché da un’unità di comando per la visualizzazione e da hardware e software per computer.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u24"><heading>Tensione del tubo</heading><content><p>La tensione di picco applicata al tubo.</p></content></level><level eId="annex_1/lvl_u1/lvl_u25"><heading>Tomografia volumetrica digitale</heading><content><p>Metodica per immagini che, tramite una radiazione conica tridimensionale, genera una rappresentazione volumetrica tridimensionale da un numero di radiografie digitali bidimensionali mediante ricostruzione.</p></content></level></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 2</block></container></preface><mainBody><p>(art. 24 cpv. 2)</p><level eId="annex_2/lvl_u1"><heading>Mezzi di protezione</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/listintro">Per la protezione dei pazienti, del personale e di terzi occorre disporre almeno dei seguenti mezzi di protezione:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a"><num>a. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/listintro">nella medicina umana:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_1"><num>1. </num><p>grembiule di radioprotezione, equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 mm per la protezione del corpo dei pazienti, del personale e di terzi, dal collo fino ad almeno 10 cm sotto le ginocchia,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_2"><num>2. </num><p>grembiule di protezione per le gonadi, equivalente di piombo pari ad almeno 0,5 mm per la protezione del paziente nella regione delle gonadi, dalla vita fino ad almeno 10 cm sotto le gonadi, per lo svolgimento di esami per i quali non può essere impiegato il grembiule intero,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_3"><num>3. </num><p>protezione di testicoli e ovaie, equivalente di piombo pari ad almeno 1 mm,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_4"><num>4. </num><p>protezione della tiroide e occhiali con lenti al piombo, equivalente di piombo pari ad almeno 0,5 mm per la protezione del personale nella radiologia interventistica,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_a/lbl_5"><num>5. </num><p>protezione della tiroide, equivalente di piombo pari ad almeno 0,5 mm per la protezione dei pazienti nella tomografia computerizzata e per la protezione del personale negli esami interventistici di tomografia computerizzata;</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b"><num>b. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b/listintro">nellʼodontoiatria:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_b/lbl_1"><num>1. </num><p>grembiule di radioprotezione idoneo per i singoli ambiti di applicazione, equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 mm, dal collo fino a sotto le gonadi, stretto intorno al collo e adattabile allo stesso oppure schermo protettivo, equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 mm, per piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico;</p></item></blockList></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c"><num>c. </num><blockList><listIntroduction eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/listintro">nella medicina veterinaria:</listIntroduction><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_1"><num>1. </num><p>grembiule di radioprotezione, equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 mm, dal collo fino ad almeno 10 cm sotto le ginocchia,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_2"><num>2. </num><p>guanti di radioprotezione, equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 mm per la protezione completa delle mani e degli avambracci,</p></item><item eId="annex_2/lvl_u1/lbl_c/lbl_3"><num>3. </num><p>protezione della tiroide, equivalente di piombo pari ad almeno 0,5 mm per la protezione del personale.</p></item></blockList></item></blockList></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 3</block></container></preface><mainBody><p>(art. 10, 11 cpv. 1 e 2, 12 cpv. 1–4, 15 cpv. 3)</p><level eId="annex_3/lvl_u1"><heading>Basi di calcolo delle schermature</heading><content><p>a.  Frequenza d’esercizio degli impianti a raggi X</p><p>Le frequenze d’esercizio menzionate nella tabella seguente valgono come requisito minimo per le applicazioni indicate. Per tutti i rimanenti ambiti di applicazione della presente ordinanza le frequenze d’esercizio devono essere determinate individualmente.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tipo di impianto a raggi X o luogo di impiego</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio minima <br/>in mA·min per settimana</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gabinetto medico</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ospedale/Clinica <br/>Istituto di radiologia</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Impianti a raggi X fissi</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>piccoli impianti per uso odontoiatrico fino a 70 kV</p></td><td><p>3</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>tomografi dentali/teleradiografie</p></td><td><p>30</p></td><td><p>30</p></td></tr><tr><td><p>tomografi volumetrici digitali</p></td><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>impianti a raggi X per radiografie e radioscopie</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1000</p></td></tr><tr><td><p>impianti a raggi X per radiografie</p></td><td><p>30</p></td><td><p>300</p></td></tr><tr><td><p>terapie in superficie</p></td><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td></tr><tr><td><p>terapie in profondità</p></td><td><p>–</p></td><td><p>1000</p></td></tr></table><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tipo di impianto a raggi X o luogo di impiego</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio minima <br/>in mA·min per settimana</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gabinetto medico</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ospedale/Clinica <br/>Istituto di radiologia</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Impianti a raggi X mobili</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>sale operatorie e locali per ingessature</p></td><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>reparti di cure intense e locali adibiti a scopi simili</p></td><td><p>–</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>preparazione/risveglio, rianimazione, sala anti-shock</p></td><td><p>30</p></td><td><p>30</p></td></tr></table><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tomografia computerizzata</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio minima <br/>in Gy cm per settimana</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Ospedale / Clinica / Istituto di radiologia</p></th></tr><tr><td><p>aziende con un numero di pazienti basso</p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>aziende con un numero di pazienti medio</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>aziende con un numero di pazienti elevato (p. es. pronto soccorso)</p></td><td><p>200</p></td></tr></table><p>b.  Tensione del tubo</p><p>Si deve prevedere una tensione media del tubo radiologico corrispondente al tipo di impiego dell’impianto a raggi X; per il calcolo non si deve scendere al di sotto dei seguenti valori:</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Applicazione/Luogo di impiego</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione minima <br/>del tubo radiologico <br/>in kV</p></th></tr><tr><td><p>mammografia</p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>tomografi dentali/teleradiografie</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>tomografia volumetrica digitale</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>diagnostica generale (gabinetti medici)</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>posto di lavoro universale</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>radiologia interventistica</p></td><td><p>100</p></td></tr><tr><td><p>uso limitato esclusivamente al torace</p></td><td><p>125</p></td></tr><tr><td><p>uso limitato esclusivamente alla struttura ossea</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>sala operatoria, preparazione/risveglio, locale per ingessature</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>sala anti-shock, reparti di cure intense, rianimazione ecc.</p></td><td><p>75</p></td></tr><tr><td><p>terapie in superficie</p></td><td><p>50</p></td></tr><tr><td><p>terapie in profondità</p></td><td><p>200</p></td></tr></table><p>c.  Distanze</p><p>Per quanto concerne la radiazione diretta, si devono utilizzare le distanze tra le posizioni più frequenti dell’emettitore e le zone da proteggere.</p><p>Per quanto concerne la radiazione parassita, si devono utilizzare le distanze tra la posizione più frequente assunta dal paziente (corpo diffusore) e le zone da proteggere.</p></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 4</block></container></preface><mainBody><p>(art. 15 cpv. 1 lett. c)</p><level eId="annex_4/lvl_u1"><heading>Modello di tabella di calcolo</heading><content><blockList><listIntroduction eId="annex_4/lvl_u1/listintro">La tabella di calcolo deve contenere i dati indicati qui di seguito:</listIntroduction><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_a"><num>a. </num><p>tensione del tubo secondo l’allegato 3 lettera b;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>frequenza di esercizio secondo l’allegato 3 lettera a in mA·min per settimana o in Gy·cm per settimana;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_c"><num>c. </num><p>destinazione delle aree contigue alla sala di radiologia secondo l’articolo 9;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_d"><num>d. </num><p>vincoli della dose ambientale nelle aree secondo l’articolo 9;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_e"><num>e. </num><p>indicazione di articoli/capoversi (art. 9 cpv. 2–4) per giustificare l’utilizzo della dose ambientale di 0,1 mSv/settimana (schermature ridotte);</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_f"><num>f. </num><p>distanze secondo l’allegato 3 lettera c con indicazione del tipo di radiazione: radiazione diretta (RD) o radiazione parassita (RP);</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_g"><num>g. </num><p>spessori degli schermi necessari secondo gli articoli 10, 11 e 12, espressi in mm di equivalente di piombo;</p></item><item eId="annex_4/lvl_u1/lbl_h"><num>h. </num><p>materiale impiegato per gli elementi perimetrali del locale (comprese porte e finestre) e per le schermature, il relativo spessore, la massa volumica apparente e l’equivalente di piombo.</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="4" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>a. Tensione del tubo</p><p>(All. 3 lett. b) _________________________ kV</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>b. Frequenza d’esercizio</p><p>(All. 3 lett. a) _____________________ mA·min/sett. o Gy·cm/sett.</p></th><th colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Piano: _______________________</p></th></tr><tr><th colspan="4" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Generatore: ___________________________</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Denominazione del locale: _________________________________</p></th><th colspan="3" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Altezza locale: ________________ m</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>c.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>d.</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>e.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>f.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>f.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>g.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>h.</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Pos.</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>dose ambientale <br/>mSv/sett.</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>articolo<br/>capoverso</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>RD <br/>(m)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>RP <br/>(m)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>eq. Pb-nec. <br/>(mm)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>materiale da costruzione</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>massa vol. apparente <br/>(kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3)</sup></p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>spessore <br/>(cm)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>eq. Pb del materiale <br/>(mm)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Schermatura <br/>supplementare necessaria</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Schermatura <br/>supplementare integrata</p></th></tr><tr><td><p>Pavimento</p></td><td/><td/><td colspan="2"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Soffitto</p></td><td/><td/><td colspan="2"/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 5</block></container></preface><mainBody><p>(art. 11 cpv. 1)</p><level eId="annex_5/lvl_u1"><heading>Schermatura della radiazione diretta (0,02 mSv alla settimana)</heading><content><p>Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare. Per le distanze inferiori a 1 m e superiori a 60 m, in prima approssimazione gli spessori possono essere ottenuti per estrapolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione diretta ad una intensità di dose ambientale pari a 0,02 mSv alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,3</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>3,2</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>3,2</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>4,0</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>4,5</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,2</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>6,7</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>5,1</p></td><td><p>4,4</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,2</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>7,3</p></td><td><p>6,6</p></td><td><p>5,8</p></td><td><p>5,0</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,7</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>12,8</p></td><td><p>11,1</p></td><td><p>9,4</p></td><td><p>7,8</p></td><td><p>6,4</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>3,4</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>14,3</p></td><td><p>12,5</p></td><td><p>10,7</p></td><td><p>9,1</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>6,1</p></td><td><p>4,6</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>19,8</p></td><td><p>17,2</p></td><td><p>14,6</p></td><td><p>12,1</p></td><td><p>10,2</p></td><td><p>8,0</p></td><td><p>5,7</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>22,1</p></td><td><p>19,3</p></td><td><p>16,6</p></td><td><p>14,1</p></td><td><p>11,8</p></td><td><p>9,7</p></td><td><p>7,5</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 6</block></container></preface><mainBody><p>(art. 11 cpv. 2)</p><level eId="annex_6/lvl_u1"><heading>Schermatura della radiazione diretta (0,10 mSv alla settimana)</heading><content><p>Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare. Per le distanze inferiori a 1 m e superiori a 60 m, in prima approssimazione gli spessori possono essere ottenuti per estrapolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione diretta ad una intensità di dose ambientale pari a 0,10 mSv alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,3</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,0</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,4</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,4</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,3</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>5,8</p></td><td><p>5,0</p></td><td><p>4,2</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,4</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>6,4</p></td><td><p>5,6</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>3,4</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>1,9</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>10,8</p></td><td><p>9,2</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>6,0</p></td><td><p>4,6</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>1,9</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>12,2</p></td><td><p>10,4</p></td><td><p>8,8</p></td><td><p>7,2</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>2,8</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>16,8</p></td><td><p>14,2</p></td><td><p>11,7</p></td><td><p>9,6</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>5,4</p></td><td><p>3,4</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>18,9</p></td><td><p>16,2</p></td><td><p>13,7</p></td><td><p>11,3</p></td><td><p>9,4</p></td><td><p>7,2</p></td><td><p>4,9</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 7</block></container></preface><mainBody><p>(art. 12 cpv. 1 e 4, 15 cpv. 3)</p><level eId="annex_7/lvl_u1"><heading>Schermatura della radiazione parassita (0,02 mSv alla settimana)</heading><content><p>Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare. Per le distanze inferiori a 1 m e superiori a 60 m, in prima approssimazione gli spessori possono essere ottenuti per estrapolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione parassita ad una intensità di dose ambientale pari a 0,02 mSv alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,8</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,4</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,7</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>4,6</p></td><td><p>3,7</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,0</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>5,9</p></td><td><p>4,1</p></td><td><p>2,8</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>8,8</p></td><td><p>7,3</p></td><td><p>5,5</p></td><td><p>3,8</p></td><td><p>2,6</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>14,5</p></td><td><p>11,1</p></td><td><p>8,1</p></td><td><p>5,5</p></td><td><p>3,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>16,9</p></td><td><p>13,7</p></td><td><p>10,3</p></td><td><p>7,4</p></td><td><p>5,1</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,5</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 8</block></container></preface><mainBody><p>(art. 12 cpv. 2 e 4, 15 cpv. 3)</p><level eId="annex_8/lvl_u1"><heading>Schermatura della radiazione parassita (0,10 mSv alla settimana)</heading><content><p>Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare. Per le distanze inferiori a 1 m e superiori a 60 m, in prima approssimazione gli spessori possono essere ottenuti per estrapolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione parassita ad una intensità di dose ambientale pari a 0,10 mSv alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>mA·min per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>  75</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>300</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,5</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>10</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,0</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>30</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,1</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>300</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>1,6</p></td><td><p>1,1</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>2,9</p></td><td><p>2,1</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>3,6</p></td><td><p>2,7</p></td><td><p>1,9</p></td><td><p>1,4</p></td><td><p>0,6</p></td><td><p>0,2</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>5,6</p></td><td><p>3,9</p></td><td><p>2,5</p></td><td><p>0,8</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>7,0</p></td><td><p>5,2</p></td><td><p>3,5</p></td><td><p>2,2</p></td><td><p>0,7</p></td><td><p>0,3</p></td><td><p>0,0</p></td></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>10,5</p></td><td><p>7,6</p></td><td><p>4,9</p></td><td><p>1,5</p></td><td><p>0,9</p></td><td><p>0,0</p></td><td/></tr><tr><td><p>300</p></td><td><p>3000</p></td><td><p>13,2</p></td><td><p>9,8</p></td><td><p>6,8</p></td><td><p>4,3</p></td><td><p>1,3</p></td><td><p>0,0</p></td><td><p>0,0</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 9</block></container></preface><mainBody><p>(art. 12 cpv. 3)</p><level eId="annex_9/lvl_u1"><heading>Schermatura della radiazione parassita di tomografi computerizzati</heading><content><p>a. Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione parassita ad un’intensità di dose ambientale pari a 0,02 mSv alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gy·cm per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,50</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,75</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>50</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,50</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,75</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,1</p></td></tr></table><p>b. Spessore<authorialNote><p> Per le distanze intermedie gli spessori possono essere ottenuti per interpolazione lineare.</p></authorialNote> in millimetri di equivalente di piombo per la schermatura della radiazione parassita ad un’intensità di dose ambientale pari a 0,10 millisievert alla settimana.</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Tensione del tubo</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenza d’esercizio</p></th><th colspan="7" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Distanza</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Gy·cm per settimana</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>1 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>2 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>4 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>8 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>15 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>30 m</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>60 m</p></th></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>50</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>100</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,80</p></td><td><p>0,40</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>120</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>1,00</p></td><td><p>0,60</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>50</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>100</p></td><td><p>2,00</p></td><td><p>1,50</p></td><td><p>0,90</p></td><td><p>0,50</p></td><td><p>0,20</p></td><td><p>0</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>150</p></td><td><p>200</p></td><td><p>2,25</p></td><td><p>1,75</p></td><td><p>1,25</p></td><td><p>0,70</p></td><td><p>0,30</p></td><td><p>0,10</p></td><td><p>0</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 10</block></container></preface><mainBody><p>(art. 11 cpv. 1 e 2, 12 cpv. 1–4)</p><level eId="annex_10/lvl_u1"><heading>Equivalenti di piombo di vari materiali di costruzione</heading><content><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Spessore di piombo in mm</p></th><th colspan="8" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Spessore del materiale<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp"><authorialNote><p> A parità di tensione del tubo, lo spessore del materiale in corrispondenza dei valori intermedi può essere ottenuto per interpolazione lineare.</p></authorialNote></sup> in mm per ottenere una protezione equivalente <br/>alla radiazione emessa ad una tensione del tubo pari a</p></th></tr><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>50 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>75 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>100 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>125 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>150 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>200 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>250 kV</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>300 kV</p></th></tr><tr><td colspan="9"><p>Ferro (massa volumica apparente 7800 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>1.1</p></td><td><p>  1.0</p></td><td><p>  0.8</p></td><td><p>  1.4</p></td><td><p>  2.7</p></td><td><p>  2.5</p></td><td><p>  3.0</p></td><td><p>  3.0</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>2.2</p></td><td><p>  2.0</p></td><td><p>  1.6</p></td><td><p>  2.4</p></td><td><p>  5.0</p></td><td><p>  5.0</p></td><td><p>  5.5</p></td><td><p>  5.5</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>3.5</p></td><td><p>  3.3</p></td><td><p>  3.0</p></td><td><p>  4.5</p></td><td><p>  7.7</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>  7.5</p></td><td><p>  8.0</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>4.8</p></td><td><p>  4.7</p></td><td><p>  4.6</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>10.0</p></td><td><p>11.0</p></td><td><p>10.0</p></td><td><p>10.0</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>  6.2</p></td><td><p>  6.4</p></td><td><p>  9.0</p></td><td><p>13.2</p></td><td><p>15.0</p></td><td><p>12.5</p></td><td><p>12.5</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>  7.6</p></td><td><p>  8.0</p></td><td><p>11.0</p></td><td><p>16.0</p></td><td><p>17.5</p></td><td><p>14.0</p></td><td><p>14.0</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>  9.0</p></td><td><p>  9.2</p></td><td><p>13.0</p></td><td><p>18.7</p></td><td><p>21.0</p></td><td><p>16.5</p></td><td><p>16.0</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>10.2</p></td><td><p>10.5</p></td><td><p>15.0</p></td><td><p>21.7</p></td><td><p>25.0</p></td><td><p>18.8</p></td><td><p>17.5</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>11.2</p></td><td><p>12.4</p></td><td><p>18.0</p></td><td><p>23.6</p></td><td><p>28.0</p></td><td><p>20.0</p></td><td><p>19.6</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>12.2</p></td><td><p>13.6</p></td><td><p>20.0</p></td><td><p>26.7</p></td><td><p>30.5</p></td><td><p>22.5</p></td><td><p>21.0</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>15.0</p></td><td><p>16.4</p></td><td><p>23.0</p></td><td><p>33.3</p></td><td><p>37.5</p></td><td><p>28.8</p></td><td><p>25.0</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>20.0</p></td><td><p>29.5</p></td><td><p>40.3</p></td><td><p>45.0</p></td><td><p>33.0</p></td><td><p>29.0</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>25.6</p></td><td><p>41.0</p></td><td><p>54.3</p></td><td><p>57.5</p></td><td><p>44.0</p></td><td><p>37.5</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Cemento al bario (massa volumica apparente 3200 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>  3.2</p></td><td><p>  1.5</p></td><td><p>  1.1</p></td><td><p>  1</p></td><td><p>  1.6</p></td><td><p>    2.4</p></td><td><p>    2.3</p></td><td><p>    2</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>  6.5</p></td><td><p>  2.6</p></td><td><p>  2</p></td><td><p>  2</p></td><td><p>  3.2</p></td><td><p>    4.8</p></td><td><p>    4.4</p></td><td><p>    4</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  3.8</p></td><td><p>  2.8</p></td><td><p>  3.3</p></td><td><p>  5</p></td><td><p>    9</p></td><td><p>    7.7</p></td><td><p>    6.8</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>  4.9</p></td><td><p>  3.8</p></td><td><p>  4.6</p></td><td><p>  7.4</p></td><td><p>  13</p></td><td><p>  10</p></td><td><p>    9</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>  6</p></td><td><p>  4.8</p></td><td><p>  6.6</p></td><td><p>10.4</p></td><td><p>  17.2</p></td><td><p>  13.4</p></td><td><p>  11.7</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>  7</p></td><td><p>  5.8</p></td><td><p>  9</p></td><td><p>13.6</p></td><td><p>  22</p></td><td><p>  16.7</p></td><td><p>  14</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>  8</p></td><td><p>  7</p></td><td><p>10.6</p></td><td><p>17.2</p></td><td><p>  26</p></td><td><p>  19</p></td><td><p>  16.7</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>  9</p></td><td><p>  8.4</p></td><td><p>12.5</p></td><td><p>20.4</p></td><td><p>  30</p></td><td><p>  22.3</p></td><td><p>  18.8</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>11.5</p></td><td><p>10.7</p></td><td><p>16.2</p></td><td><p>26</p></td><td><p>  38</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  24</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>13.2</p></td><td><p>20</p></td><td><p>32</p></td><td><p>  45.4</p></td><td><p>  34.7</p></td><td><p>  29.8</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>17.6</p></td><td><p>27.6</p></td><td><p>44</p></td><td><p>  58</p></td><td><p>  46.7</p></td><td><p>  41.3</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>22</p></td><td><p>35</p></td><td><p>55</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  58</p></td><td><p>  54</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>  81.2</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  64</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>  92</p></td><td><p>  80.7</p></td><td><p>  74.6</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>104</p></td><td><p>  93.3</p></td><td><p>  83.5</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>104</p></td><td><p>  93.3</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>116</p></td><td><p>101</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Vetro (massa volumica apparente 2500 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,1</p></td><td><p>13</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  7</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>  6</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>26</p></td><td><p>18</p></td><td><p>14</p></td><td><p>17</p></td><td><p>20</p></td><td><p>19</p></td><td><p>18</p></td><td><p>12</p></td></tr><tr><td><p>0,3</p></td><td><p>38</p></td><td><p>28</p></td><td><p>21</p></td><td><p>25</p></td><td><p>29</p></td><td><p>28</p></td><td><p>27</p></td><td><p>18</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>48</p></td><td><p>36</p></td><td><p>30</p></td><td><p>34</p></td><td><p>38</p></td><td><p>36</p></td><td><p>33</p></td><td><p>24</p></td></tr><tr><td><p>0,5</p></td><td/><td><p>44</p></td><td><p>37</p></td><td><p>39</p></td><td><p>46</p></td><td><p>43</p></td><td><p>38</p></td><td><p>30</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>34</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>42</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>48</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Calcestruzzo (massa volumica apparente 2100 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>30</p></td><td><p>  22</p></td><td><p>  18</p></td><td><p>  19</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  25</p></td><td><p>  25</p></td><td><p>  20</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  40</p></td><td><p>  51</p></td><td><p>  42</p></td><td><p>  38</p></td><td><p>  30</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>81</p></td><td><p>  65</p></td><td><p>  55</p></td><td><p>  63</p></td><td><p>  70</p></td><td><p>  68</p></td><td><p>  57</p></td><td><p>  45</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>  85</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>  81</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  71</p></td><td><p>  53</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>105</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  98</p></td><td><p>110</p></td><td><p>106</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  64</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>122</p></td><td><p>105</p></td><td><p>112</p></td><td><p>130</p></td><td><p>128</p></td><td><p>  95</p></td><td><p>  75</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>140</p></td><td><p>118</p></td><td><p>128</p></td><td><p>149</p></td><td><p>146</p></td><td><p>108</p></td><td><p>  84</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>153</p></td><td><p>130</p></td><td><p>144</p></td><td><p>167</p></td><td><p>162</p></td><td><p>118</p></td><td><p>  92</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>184</p></td><td><p>155</p></td><td><p>176</p></td><td><p>202</p></td><td><p>194</p></td><td><p>142</p></td><td><p>108</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>185</p></td><td><p>210</p></td><td><p>240</p></td><td><p>225</p></td><td><p>162</p></td><td><p>126</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>244</p></td><td><p>290</p></td><td><p>328</p></td><td><p>281</p></td><td><p>203</p></td><td><p>162</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>306</p></td><td><p>372</p></td><td><p>425</p></td><td><p>333</p></td><td><p>239</p></td><td><p>196</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>383</p></td><td><p>275</p></td><td><p>225</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>433</p></td><td><p>308</p></td><td><p>248</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>484</p></td><td><p>347</p></td><td><p>270</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>383</p></td><td><p>302</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>416</p></td><td><p>327</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Arenaria calcarea (massa volumica apparente 1900 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>  39</p></td><td><p>  28</p></td><td><p>  20</p></td><td><p>  29</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  30</p></td><td><p>  27</p></td><td><p>  20</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  50</p></td><td><p>  61</p></td><td><p>  52</p></td><td><p>  43</p></td><td><p>  34</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>128</p></td><td><p>  82</p></td><td><p>  67</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>  85</p></td><td><p>  78</p></td><td><p>  67</p></td><td><p>  49</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>110</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  99</p></td><td><p>  81</p></td><td><p>  61</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>135</p></td><td><p>107</p></td><td><p>118</p></td><td><p>135</p></td><td><p>123</p></td><td><p>94</p></td><td><p>  73</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>159</p></td><td><p>124</p></td><td><p>135</p></td><td><p>157</p></td><td><p>146</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  84</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>182</p></td><td><p>144</p></td><td><p>151</p></td><td><p>179</p></td><td><p>168</p></td><td><p>123</p></td><td><p>  94</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>202</p></td><td><p>160</p></td><td><p>170</p></td><td><p>202</p></td><td><p>186</p></td><td><p>137</p></td><td><p>105</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>244</p></td><td><p>193</p></td><td><p>206</p></td><td><p>247</p></td><td><p>229</p></td><td><p>164</p></td><td><p>123</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>228</p></td><td><p>249</p></td><td><p>291</p></td><td><p>265</p></td><td><p>188</p></td><td><p>141</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>287</p></td><td><p>341</p></td><td><p>392</p></td><td><p>330</p></td><td><p>237</p></td><td><p>180</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>348</p></td><td><p>437</p></td><td><p>496</p></td><td><p>392</p></td><td><p>276</p></td><td><p>215</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>453</p></td><td><p>323</p></td><td><p>250</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>516</p></td><td><p>360</p></td><td><p>283</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>576</p></td><td><p>404</p></td><td><p>307</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>444</p></td><td><p>344</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>484</p></td><td><p>370</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Mattone (massa volumica apparente 1200 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>  0,25</p></td><td><p>110</p></td><td><p>  56</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  51</p></td><td><p>  46</p></td><td><p>  35</p></td></tr><tr><td><p>  0,5</p></td><td><p>185</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  83</p></td><td><p>  85</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  88</p></td><td><p>  69</p></td><td><p>  60</p></td></tr><tr><td><p>  0,75</p></td><td><p>240</p></td><td><p>138</p></td><td><p>122</p></td><td><p>120</p></td><td><p>130</p></td><td><p>122</p></td><td><p>104</p></td><td><p>  90</p></td></tr><tr><td><p>  1</p></td><td/><td><p>172</p></td><td><p>160</p></td><td><p>154</p></td><td><p>170</p></td><td><p>154</p></td><td><p>127</p></td><td><p>108</p></td></tr><tr><td><p>  1,25</p></td><td/><td><p>208</p></td><td><p>190</p></td><td><p>187</p></td><td><p>212</p></td><td><p>190</p></td><td><p>146</p></td><td><p>130</p></td></tr><tr><td><p>  1,5</p></td><td/><td><p>244</p></td><td><p>220</p></td><td><p>212</p></td><td><p>250</p></td><td><p>225</p></td><td><p>167</p></td><td><p>152</p></td></tr><tr><td><p>  1,75</p></td><td/><td><p>277</p></td><td><p>245</p></td><td><p>240</p></td><td><p>288</p></td><td><p>269</p></td><td><p>192</p></td><td><p>170</p></td></tr><tr><td><p>  2</p></td><td/><td><p>315</p></td><td><p>267</p></td><td><p>272</p></td><td><p>320</p></td><td><p>297</p></td><td><p>212</p></td><td><p>190</p></td></tr><tr><td><p>  2,5</p></td><td/><td><p>390</p></td><td><p>312</p></td><td><p>323</p></td><td><p>394</p></td><td><p>356</p></td><td><p>260</p></td><td><p>220</p></td></tr><tr><td><p>  3</p></td><td/><td/><td><p>360</p></td><td><p>400</p></td><td><p>469</p></td><td><p>414</p></td><td><p>298</p></td><td><p>250</p></td></tr><tr><td><p>  4</p></td><td/><td/><td><p>460</p></td><td><p>530</p></td><td><p>603</p></td><td><p>516</p></td><td><p>375</p></td><td><p>312</p></td></tr><tr><td><p>  5</p></td><td/><td/><td><p>560</p></td><td><p>672</p></td><td><p>742</p></td><td><p>605</p></td><td><p>433</p></td><td><p>366</p></td></tr><tr><td><p>  6</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>695</p></td><td><p>500</p></td><td><p>417</p></td></tr><tr><td><p>  7</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>781</p></td><td><p>560</p></td><td><p>450</p></td></tr><tr><td><p>  8</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>875</p></td><td><p>625</p></td><td><p>500</p></td></tr><tr><td><p>  9</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>683</p></td><td><p>542</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td/><td/><td/><td/><td/><td/><td><p>738</p></td><td><p>583</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Gesso (massa volumica apparente 840 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>  53</p></td><td><p>  44</p></td><td><p>  36</p></td><td><p>  48</p></td><td><p>  53</p></td><td><p>  52</p></td><td><p>  48</p></td><td><p>  36</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>109</p></td><td><p>  87</p></td><td><p>  74</p></td><td><p>  84</p></td><td><p>  98</p></td><td><p>  96</p></td><td><p>  77</p></td><td><p>  65</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>163</p></td><td><p>131</p></td><td><p>112</p></td><td><p>126</p></td><td><p>148</p></td><td><p>144</p></td><td><p>115</p></td><td><p>  97</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>218</p></td><td><p>173</p></td><td><p>154</p></td><td><p>165</p></td><td><p>183</p></td><td><p>181</p></td><td><p>144</p></td><td><p>128</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>211</p></td><td><p>183</p></td><td><p>200</p></td><td><p>225</p></td><td><p>225</p></td><td><p>168</p></td><td><p>140</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>250</p></td><td><p>216</p></td><td><p>232</p></td><td><p>265</p></td><td><p>264</p></td><td><p>190</p></td><td><p>161</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>289</p></td><td><p>243</p></td><td><p>266</p></td><td><p>308</p></td><td><p>303</p></td><td><p>213</p></td><td><p>182</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>331</p></td><td><p>277</p></td><td><p>304</p></td><td><p>352</p></td><td><p>347</p></td><td><p>243</p></td><td><p>208</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>365</p></td><td><p>309</p></td><td><p>327</p></td><td><p>391</p></td><td><p>386</p></td><td><p>267</p></td><td><p>222</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>394</p></td><td><p>330</p></td><td><p>360</p></td><td><p>424</p></td><td><p>405</p></td><td><p>288</p></td><td><p>240</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>480</p></td><td><p>390</p></td><td><p>440</p></td><td><p>510</p></td><td><p>486</p></td><td><p>336</p></td><td><p>285</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>456</p></td><td><p>525</p></td><td><p>600</p></td><td><p>550</p></td><td><p>400</p></td><td><p>318</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>588</p></td><td><p>684</p></td><td><p>780</p></td><td><p>660</p></td><td><p>480</p></td><td><p>400</p></td></tr><tr><td colspan="9"><p>Calcestruzzo cellulare (massa volumica apparente 680 kg/m<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">3</sup>)</p></td></tr><tr><td><p>0,2</p></td><td><p>  90</p></td><td><p>  72</p></td><td><p>  54</p></td><td><p>  75</p></td><td><p>    80</p></td><td><p>  76</p></td><td><p>  64</p></td><td><p>  48</p></td></tr><tr><td><p>0,4</p></td><td><p>186</p></td><td><p>140</p></td><td><p>108</p></td><td><p>135</p></td><td><p>  152</p></td><td><p>125</p></td><td><p>114</p></td><td><p>104</p></td></tr><tr><td><p>0,6</p></td><td><p>278</p></td><td><p>210</p></td><td><p>162</p></td><td><p>203</p></td><td><p>  228</p></td><td><p>187</p></td><td><p>170</p></td><td><p>156</p></td></tr><tr><td><p>0,8</p></td><td><p>352</p></td><td><p>272</p></td><td><p>217</p></td><td><p>256</p></td><td><p>  282</p></td><td><p>248</p></td><td><p>209</p></td><td><p>171</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td/><td><p>333</p></td><td><p>275</p></td><td><p>306</p></td><td><p>  337</p></td><td><p>304</p></td><td><p>244</p></td><td><p>200</p></td></tr><tr><td><p>1,2</p></td><td/><td><p>389</p></td><td><p>317</p></td><td><p>360</p></td><td><p>  396</p></td><td><p>360</p></td><td><p>274</p></td><td><p>230</p></td></tr><tr><td><p>1,4</p></td><td/><td><p>437</p></td><td><p>360</p></td><td><p>397</p></td><td><p>  448</p></td><td><p>410</p></td><td><p>301</p></td><td><p>252</p></td></tr><tr><td><p>1,6</p></td><td/><td><p>499</p></td><td><p>412</p></td><td><p>453</p></td><td><p>  512</p></td><td><p>468</p></td><td><p>344</p></td><td><p>288</p></td></tr><tr><td><p>1,8</p></td><td/><td><p>543</p></td><td><p>448</p></td><td><p>492</p></td><td><p>  561</p></td><td><p>517</p></td><td><p>386</p></td><td><p>309</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td/><td><p>582</p></td><td><p>481</p></td><td><p>532</p></td><td><p>  600</p></td><td><p>548</p></td><td><p>412</p></td><td><p>330</p></td></tr><tr><td><p>2,5</p></td><td/><td><p>690</p></td><td><p>568</p></td><td><p>637</p></td><td><p>  712</p></td><td><p>645</p></td><td><p>472</p></td><td><p>380</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td/><td/><td><p>656</p></td><td><p>735</p></td><td><p>  825</p></td><td><p>735</p></td><td><p>551</p></td><td><p>440</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td/><td/><td><p>821</p></td><td><p>944</p></td><td><p>1042</p></td><td><p>885</p></td><td><p>668</p></td><td><p>545</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="814.542.1"/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgensystemen (Röntgenverordnung, RöV)" shortForm="RöV"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)" shortForm="OrX"/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="it"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/508/20180206/it/xml"/><FRBRdate date="2018-02-06" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2018-01-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRdate date="2017-04-26" name="jolux:dateDocument"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="num">Allegato 11</block></container></preface><mainBody><p>(art. 27 cpv. 2)</p><level eId="annex_11/lvl_u1"><heading>Requisiti sulla periodicità della garanzia della qualità</heading><content><blockList eId="annex_11/lvl_u1/list_u1"><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/lbl_a"><num>a. </num><p>Responsabilità per lo svolgimento dei controlli:</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/bull_u2"><num/><p>Le responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento delle misure per garantire la qualità sono disciplinate dall’articolo 100 capoverso 1 ORaP e dagli articoli 28–30.</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/lbl_b"><num>b. </num><p>Periodicità minime per lo svolgimento delle misure atte ad assicurare la qualità:</p></item><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u1/bull_u4"><num/><p>1. Applicazioni standard</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Impianto <br/>a raggi X</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>ricezione</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>riproduzione <br/>dell’immagine</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>documentazione <br/>dell’immagine</p></th></tr><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>D</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>A</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Sistemi a raggi X per la medicina umana<authorialNote><p> Compresi i sistemi per l’osteodensitometria e i sistemi per la tomografia volumetrica digitale.</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td></tr><tr><td><p>Sistemi a raggi X per l’odontoiatria</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a<authorialNote><p> Per i dispositivi di trattamento concepiti esclusivamente per lo sviluppo di pellicole intraorali in odontoiatria: 6a.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td><p>Sistemi a raggi X per la medicina veterinaria</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="5"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a<authorialNote><p> Per l’elaborazione mediante sviluppo manuale in medicina veterinaria: 3j.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td colspan="7"><blockList><item><num>C: </num><p>collaudo secondo l’articolo 28;</p></item><item><num>ES: </num><p>esame di stabilità secondo l’articolo 29;</p></item><item><num>EDC: </num><p>esame di condizione (in seguito a una manutenzione) secondo l’articolo 30;</p></item></blockList><p>A: registrazione dell’immagine analogica / D: registrazione dell’immagine digitale</p><p>6a: ogni 6 anni / 3a: ogni 3 anni / a: annualmente / 3m: ogni 3 mesi / s: settimanalmente</p></td></tr></table><blockList eId="annex_11/lvl_u1/list_u2"><item eId="annex_11/lvl_u1/list_u2/bull_u1"><num/><p>2 Applicazioni speciali</p></item></blockList><table border="1"><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Impianto <br/>a raggi X</p></th><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>ricezione</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>riproduzione <br/>dell’immagine</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Sistema di <br/>documentazione <br/>dell’immagine</p></th></tr><tr><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th colspan="2" xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>D</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>A</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"/></tr><tr><td><p>Sistemi per la tomografia computerizzata</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3m</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3m</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td></tr><tr><td><p>Sistemi per la tomografia volumetrica dentale digitale</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">m<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il titolare della licenza (esame mensile) e l’azienda specializzata (esame annuale).</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il titolare della licenza (esame mensile) e l’azienda specializzata (esame annuale).</p></authorialNote></p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td/><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">6a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td></tr><tr><td><p>Sistemi per la mammografia</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">g</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td></tr><tr><td><p>Sistemi a raggi X per la radiologia interventistica</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">s</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td></tr><tr><td><p>Impianti a raggi X per uso terapeutico fino a 100 kV</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il fisico medico secondo l’articolo 6 capoverso 3 e l’azienda specializzata.</p></authorialNote></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il fisico medico secondo l’articolo 6 capoverso 3 e l’azienda specializzata.</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">3a<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il fisico medico secondo l’articolo 6 capoverso 3 e l’azienda specializzata.</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td><p>Impianti a raggi X per uso terapeutico oltre i 100 kV</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna<sup xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">20</sup></p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="2"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a<authorialNote><p> Ripartizione dei compiti tra il fisico medico secondo l’articolo 6 capoverso 3 e l’azienda specializzata.</p></authorialNote></p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">–</p></td></tr><tr><td><p>Sistemi a raggi X per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia</p></td><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">C</p></td><td colspan="6"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">prima della consegna</p></td></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">ES</p></td><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Secondo la raccomandazione della SSRFM</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">EDC</p></td><td colspan="4"><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">a</p></td><td/><td/></tr></table><table fedlex:function="layout"><tr><td><blockList><item><num>C: </num><p>collaudo secondo l’articolo 28</p></item><item><num>ES: </num><p>esame di stabilità secondo l’articolo 29;</p></item><item><num>EDC: </num><p>esame di condizione (in seguito a una manutenzione) secondo l’articolo 30;</p></item></blockList><p>A: registrazione dell’immagine analogica / D: registrazione dell’immagine digitale</p><p>6a: ogni 6 anni / 3a: ogni 3 anni / a: annualmente / 3m: ogni 3 mesi / s: settimanalmente /g: ogni giorno lavorativo</p></td></tr></table></content></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>