Verordnung des EJPD vom 9. März 2010 über audiometrische Messmittel (Audiometrieverordnung) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0" xmlns:fedlex="http://fedlex.admin.ch/"><act name="publicLaw"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.216"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie)" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 9 marzo 2010 sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull'audiometria)" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 9. März 2010 über audiometrische Messmittel (Audiometrieverordnung)" shortForm=""/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/xml"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml" fedlex:generator="2024-q4-rel-1.6.5"/></FRBRManifestation></identification><references source="#ch.bk"><TLCOrganization eId="ch.bk" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2" showAs="Bundeskanzlei"/><TLCRole eId="publisher" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher" showAs="Editeur"/><TLCRole eId="rightsHolder" href="http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder" showAs="Détenteur des droits"/><TLCReference name="language" href="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU" showAs="de"/><TLCReference name="format" href="https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml" showAs="xml"/></references></meta><preface><p><docNumber>941.216 </docNumber></p><p><docTitle>Verordnung des EJPD<br/>über audiometrische Messmittel</docTitle></p><p>(Audiometrieverordnung)</p><p>vom 9. März 2010 (Stand am 12. Juni 2018)</p></preface><preamble><p>Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),</p><p>gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 17 Absatz 2, <br/>24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006<authorialNote><p> <ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/245" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">SR <b>941.210</b></ref></p></authorialNote><br/>(Messmittelverordnung),<authorialNote><p> Fassung gemäss Ziff. I 10 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2012/874" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2012</b> 7183</ref>).</p></authorialNote></p><p>verordnet:</p></preamble><body><article eId="art_1"><num><b>Art. 1</b></num><heading>Gegenstand</heading><paragraph eId="art_1/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_1/para/listintro">Diese Verordnung regelt:</listIntroduction><item eId="art_1/para/lbl_a"><num>a. </num><p>die Anforderungen an audiometrische Messmittel;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_b"><num>b. </num><p>das Verfahren für das Inverkehrbringen audiometrischer Messmittel;</p></item><item eId="art_1/para/lbl_c"><num>c. </num><p>die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit audiometrischer Messmittel.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_2"><num><b>Art. 2</b></num><heading>Geltungsbereich</heading><paragraph eId="art_2/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_2/para/listintro">Dieser Verordnung unterstehen Messmittel, die für audiometrische Prüfungen zu gesundheitsrelevanten Zwecken verwendet werden, namentlich:</listIntroduction><item eId="art_2/para/lbl_a"><num>a. </num><p>Audiometer;</p></item><item eId="art_2/para/lbl_b"><num>b. </num><p>Hörprüfkabinen.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_3"><num><b>Art. 3</b></num><heading>Begriffe</heading><paragraph eId="art_3/para"><content><blockList><listIntroduction eId="art_3/para/listintro">In dieser Verordnung bedeuten:</listIntroduction><item eId="art_3/para/lbl_a"><num>a. </num><p><i>audiometrische Prüfung:</i> Prüfung, die der Feststellung der Hörfähigkeit dient;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_b"><num>b. </num><p><i>Audiometer:</i> Messmittel, das der Ermittlung der Hörschwelle für Töne verschiedener Frequenzen oder der Sprachverständlichkeit dient, einschliesslich Geräuschquellen, wie Abspielvorrichtungen mit zugehörigen Tonträgern und Dateien, und Schallwandlern, wie Kopf- und Knochenleitungshörer sowie Lautsprecher für das freie Schallfeld;</p></item><item eId="art_3/para/lbl_c"><num>c. </num><p><i>Hörprüfkabine:</i> schallabsorbierend ausgekleidete Messkabine, in der audiometrische Prüfungen vorgenommen werden.</p></item></blockList></content></paragraph></article><article eId="art_4"><num><b>Art. 4</b></num><heading>Anforderungen</heading><paragraph eId="art_4/para"><content><p>Audiometer und Hörprüfkabinen müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und die entsprechenden Anforderungen nach dem Anhang dieser Verordnung erfüllen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_5"><num><b>Art. 5</b></num><heading>Verfahren für das Inverkehrbringen</heading><paragraph eId="art_5/para_1"><num>1</num><content><p> Audiometer und Hörprüfkabinen bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_5/para_2"><num>2</num><content><p> Bei der Installation einer neuen Hörprüfkabine hat eine Abnahmemessung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie<authorialNote><p> Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2004/746" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2004</b> 4937</ref>) auf den 1. Jan. 2013 angepasst.</p></authorialNote> (METAS) oder eine Eichstelle zu erfolgen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_6"><num><b>Art. 6</b></num><heading>Nacheichung von Audiometern</heading><paragraph eId="art_6/para_1"><num>1</num><content><p> Audiometer müssen jährlich einer Nacheichung nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung unterzogen werden.<authorialNote><p> Die Berichtigung vom 12. Juni 2018 betrifft nur den italienischen Text (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2018/330" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2018 </b>2323</ref>).</p></authorialNote></p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_2"><num>2</num><content><p> Das METAS oder eine Eichstelle führt die Nacheichung durch.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_6/para_3"><num>3</num><content><p> Das METAS kann die Fristen für einzelne Messmittel oder Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften dies erlauben oder verlangen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_7"><num><b>Art. 7</b></num><heading>Nacheichung von Hörprüfkabinen</heading><paragraph eId="art_7/para_1"><num>1</num><content><p> Die Nacheichung von Hörprüfkabinen erfolgt alle sechs Jahre.</p></content></paragraph><paragraph eId="art_7/para_2"><num>2</num><content><p> Wird die Hörprüfkabine baulich verändert, muss eine neue Abnahmemessung nach Artikel 5 Absatz 2 durchgeführt werden.</p></content></paragraph></article><article eId="art_8"><num><b>Art. 8</b></num><heading>Übergangsbestimmung</heading><paragraph eId="art_8/para"><content><p>Messmittel, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, können weiterhin verwendet werden, sofern sie den Anforderungen nach Artikel 4 genügen.</p></content></paragraph></article><article eId="art_9"><num><b>Art. 9</b></num><heading>Inkrafttreten</heading><paragraph eId="art_9/para"><content><p>Diese Verordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft.</p></content></paragraph></article></body><components><component><doc name="annex"><meta><identification source="#ch.bk"><FRBRWork><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRcountry value="CH"/><FRBRnumber value="941.216"/><FRBRname xml:lang="fr" value="Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie)" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="it" value="Ordinanza del DFGP del 9 marzo 2010 sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull'audiometria)" shortForm=""/><FRBRname xml:lang="de" value="Verordnung des EJPD vom 9. März 2010 über audiometrische Messmittel (Audiometrieverordnung)" shortForm=""/><FRBRauthoritative value="true"/></FRBRWork><FRBRExpression><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRlanguage language="de"/></FRBRExpression><FRBRManifestation><FRBRthis value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/xml/main-text"/><FRBRuri value="https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2010/163/20180612/de/xml"/><FRBRdate date="2018-06-12" name="jolux:dateApplicability"/><FRBRdate date="2010-03-09" name="jolux:dateDocument"/><FRBRdate date="2010-04-01" name="jolux:dateEntryInForce"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#publisher"/><FRBRauthor href="#ch.bk" as="#rightsHolder"/><FRBRformat value="xml"/></FRBRManifestation></identification></meta><preface><container name="headerOfAnnex"><block name="heading">Anhang<inline name="man-font-style-normal"><authorialNote><p> Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 19. Nov. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (<ref href="https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2014/758" xmlns:data="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:data" xmlns:tmp="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:temp">AS <b>2014</b> 4549</ref>).</p></authorialNote></inline></block></container></preface><mainBody><p>(Art. 4)</p><level eId="annex_u1/lvl_u1"><heading>Anforderungen an die Eichung von Audiometern<br/>und Hörprüfkabinen</heading><level eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1"><num>1</num><heading>Einleitung</heading><content><blockList><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_1"><num>1.1 </num><p>Die Anforderungen an die Eichung von Audiometern und Hörprüfkabinen finden sich in den untenstehenden Tabellen und Erläuterungen.</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2"><num>1.2 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/listintro">Die folgenden Normen und Empfehlungen können als Vollzugshilfen herangezogen werden:</listIntroduction><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/lbl_a"><num>a. </num><p>OIML International Recommendation R104: Pure Tone Audiometers;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/lbl_b"><num>b. </num><p>OIML International Recommendation R122: Equipment for speech audiometry;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/lbl_c"><num>c. </num><p>IEC 60645-1: Audiometers, Part 1: Pure-tone audiometers;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/lbl_d"><num>d. </num><p>IEC 60645-2: Audiometers, Part 2: Equipment for speech audiometry;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_1/lbl_1_2/lbl_e"><num>e. </num><p>ISO 8253: Acoustics – Audiometric test methods.</p></item></blockList></item></blockList></content></level><level eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2"><num>2</num><heading>Eichung von Audiometern</heading><content><blockList><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1"><num>2.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/listintro">Es werden gemäss den Tabellen 1–4 zwei Eichverfahren mit den Bezeichnungen «A» und «B» unterschieden. Bei jeder Installation, sei es erstmalig nach der Beschaffung oder erneut nach einer Neuinstallation wie bei einem Umzug, werden Audiometer nach beiden Verfahren geeicht. Danach werden sie jährlich, alternierend nach Verfahren A und B, beginnend mit Verfahren A, geeicht. Eine Eichung umfasst Messungen:</listIntroduction><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u1"><num>– </num><p>mit Kopfhörer und künstlichem Ohr für die Luftleitung: Tabelle 1;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u2"><num>– </num><p>mit Knochenhörer und Mastoid für die Knochenleitung: Tabelle 2;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u3"><num>– </num><p>mit Lautsprecher in der Kabine für das Freifeld: Tabelle 3;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_1/bull_u4"><num>– </num><p>mit rein elektrischen Signalen zur Überprüfung der Linearität: Tabelle 4.</p></item></blockList></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2"><num>2.2  </num><blockList><listIntroduction eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/listintro">Zusätzlich sind für die Sprach-Audiometrie die folgenden Prüfungen vorzunehmen, die sowohl mit Kopfhörer als auch im freiem Schallfeld durchzuführen sind:</listIntroduction><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/bull_u1"><num>– </num><p>Überprüfung des Abspielgerätes;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/bull_u2"><num>– </num><p>Kalibrierung der Pegel im Kuppler und im freien Schallfeld für alle verwendeten Tonträger; Falls nötig wird eine Liste mit Einstellwerten für die einzelnen Tonträger erstellt;</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_2/bull_u3"><num>– </num><p>Überprüfung der Störgeräusche in der Kabine, Kontrolle der Lüftungsgeräusche;</p></item></blockList></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_2/lbl_2_3"><num>2.3 </num><p>Für die Eichung des Sprachsignals wird der Pegel in dB SPL angegeben. Die Messung erfolgt mit «Impuls» und linearer Frequenzbewertung. Es werden die Messungen von 10 Sätzen gemittelt.</p></item></blockList><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 1</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Luftleitung: Messungen mit Kopfhörer und künstlichem Ohr</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Signalart</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Parameter</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Messbereich</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Toleranz</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Seite</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Verfahren</p></th></tr><tr><td><p>Sinuston</p></td><td><p>Frequenz</p></td><td><p>125 Hz–8 kHz (11 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 75 und 110 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 5 %</p></td><td><p>Links (L) und rechts (R)</p></td><td><p>A und B</p></td></tr><tr><td/><td><p>Pegel</p></td><td/><td><p>± 3 dB<br/>(125 Hz–4 kHz)<br/>± 5 dB<br/>(4 kHz–8 kHz)</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p>Klirrfaktor</p></td><td><p>125 Hz–4 kHz (9 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 75 und 110 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>2,5 %</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>Schmalbandrauschen</p></td><td><p>Pegel</p></td><td><p>125 Hz–8 kHz (11 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 60 und 80 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 3 dB<br/>(125 Hz–4 kHz)<br/>± 5 dB<br/>(4 kHz–8 kHz)</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>Weisses Rauschen</p></td><td/><td><p>bei einem Pegel zwischen 70 und 90 dB<sub>HL.</sub> Der Sprachpegel muss auf Linear/Impuls gemessen werden. Die Justierung ist ohne Korrekturfaktor auszuführen.</p></td><td><p>± 5 dB</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprachrauschen</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprache</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 2</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Knochenleitung: Messungen mit Knochenhörer und Mastoid</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Signalart</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Parameter</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Messbereich</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Toleranz</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Seite</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Verfahren</p></th></tr><tr><td><p>Sinuston</p></td><td><p>Frequenz</p></td><td><p>250 Hz–6 kHz (8 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 20 und 60 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 5 %</p></td><td><p>Links (L) und rechts (R)</p></td><td><p>A und B</p></td></tr><tr><td/><td><p>Pegel</p></td><td/><td><p>± 3 dB<br/>(250 Hz–4 kHz)<br/>± 5 dB<br/>(4 kHz–6 kHz)</p></td><td/><td/></tr><tr><td/><td><p>Klirrfaktor</p></td><td><p>250 Hz–4 kHz (8 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 20 und 60 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>5,5 %</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>Schmalbandrauschen</p></td><td><p>Pegel</p></td><td><p>250 Hz–6 kHz (8 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 20 und 60 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 3 dB<br/>(250 Hz–4 kHz)<br/>± 5 dB<br/>(4 kHz–6 kHz)</p></td><td/><td><p>freiwillig</p></td></tr><tr><td><p>Weisses Rauschen</p></td><td/><td><p>bei einem Pegel zwischen 20 und 60 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 5 dB</p></td><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprachrauschen</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprache</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 3</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Freifeld: Messungen mit Lautsprecher in der Kabine</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Signalart</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Parameter</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Messbereich</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Toleranz</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Seite</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Verfahren</p></th></tr><tr><td><p>Wobbelton</p></td><td><p>Pegel</p></td><td><p>125 Hz–8 kHz (11 Messpunkte) bei einem Pegel zwischen 60 und 90 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 3 dB<br/>(125 Hz–4 kHz)<br/>± 5 dB<br/>(4 kHz–8 kHz)</p></td><td><p>Links (L) und rechts (R)</p></td><td><p>A</p></td></tr><tr><td><p>Schmalbandrauschen</p></td><td/><td><p>bei einem Pegel zwischen 60 und 90 dB<sub>HL</sub></p></td><td><p>± 5 dB</p></td><td/><td><p>A und B</p></td></tr><tr><td><p>Weisses Rauschen</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprachrauschen</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr><tr><td><p>Sprache</p></td><td/><td/><td/><td/><td/></tr></table><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Tabelle 4</p><p xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration">Elektrische Messungen</p><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Signalart</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Parameter</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Messbereich</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Toleranz</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Seite</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Verfahren</p></th></tr><tr><td><p>Sinuston</p></td><td><p>Linearität</p></td><td><p>20 dB–120 dB<br/>in 5-dB-Schritten</p></td><td><p>± 3 dB über den ganzen Bereich;<br/>± 1 dB für einzelne Schritte</p></td><td><p>Links (L) und rechts (R)</p></td><td><p>B</p></td></tr></table></content></level><level eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3"><num>3</num><heading>Eichung von Hörprüfkabinen</heading><content><blockList><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1"><num>3.1 </num><blockList><listIntroduction eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/listintro">Das maximal tolerierbare Grundgeräusch ergibt sich aus folgenden Anforderungen:</listIntroduction><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u1"><num>– </num><p>Binaurale Freifeldmessungen sollen bis 0 dB HL hinunter möglich sein.</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u2"><num>– </num><p>Die tiefste Testtonfrequenz soll 125 Hz sein können.</p></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_1/bull_u3"><num>– </num><p>Die maximale grundgeräuschbedingte Unsicherheit darf 5 dB erreichen.</p></item></blockList></item><item eId="annex_u1/lvl_u1/lvl_3/lbl_3_2"><num>3.2 </num><p>Es beträgt:</p></item></blockList><table border="1"><tr><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenz<br/>(Hz)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Maximal zulässiger<br/>Grundgeräuschpegel<br/>(dB ref. 20 µPa)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Frequenz<br/>(Hz)</p></th><th xmlns:mig="urn:com:c-moria:legi4ch:xslt:migration"><p>Maximal zulässiger<br/>Grundgeräuschpegel<br/>(dB ref. 20 µPa)</p></th></tr><tr><td><p>31.5</p></td><td><p>60</p></td><td><p>  630</p></td><td><p>13</p></td></tr><tr><td><p>  40</p></td><td><p>52</p></td><td><p>  800</p></td><td><p>12</p></td></tr><tr><td><p>  50</p></td><td><p>46</p></td><td><p>1000</p></td><td><p>12</p></td></tr><tr><td><p>  63</p></td><td><p>40</p></td><td><p>1250</p></td><td><p>12</p></td></tr><tr><td><p>  80</p></td><td><p>35</p></td><td><p>1600</p></td><td><p>13</p></td></tr><tr><td><p>100</p></td><td><p>30</p></td><td><p>2000</p></td><td><p>13</p></td></tr><tr><td><p>125</p></td><td><p>25</p></td><td><p>2500</p></td><td><p>11</p></td></tr><tr><td><p>160</p></td><td><p>22</p></td><td><p>3150</p></td><td><p>  9</p></td></tr><tr><td><p>200</p></td><td><p>20</p></td><td><p>4000</p></td><td><p>  7</p></td></tr><tr><td><p>250</p></td><td><p>18</p></td><td><p>5000</p></td><td><p>  9</p></td></tr><tr><td><p>315</p></td><td><p>16</p></td><td><p>6300</p></td><td><p>14</p></td></tr><tr><td><p>400</p></td><td><p>14</p></td><td><p>8000</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p>500</p></td><td><p>13</p></td><td/><td/></tr></table></content></level></level></mainBody></doc></component></components></act></akomaNtoso>