Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über die Personen- und Umgebungsdosimetrie (Dosimetrieverordnung)
RS 814.501.43
Etat le: 2018-01-01

814.501.43

Verordnung des EDI
über die Personen- und Umgebungsdosimetrie

(Dosimetrieverordnung)

vom 26. April 2017 (Stand am 1. Januar 2018)

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), im Einvernehmen
mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat,

gestützt auf Artikel 53 Absatz 4, 61 Absätze 4 und 5, 77, 167 Absatz 4 sowie
191 Absatz 5 der Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017

SR 814.501

(StSV),

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1Gegenstand

Diese Verordnung regelt die technischen Bestimmungen zur Personen- und Umgebungsdosimetrie und legt die Anforderungen an die Dosimetriesysteme fest.

Art. 2Begriffsbestimmungen

Für diese Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 und den Anhängen 1 und 4 der StSV und zusätzlich diejenigen nach Anhang 1 dieser Verordnung.

Art. 3Aufsicht

Die anerkennenden Behörden nach Artikel 68 StSV beaufsichtigen die Personendosimetriestellen.

Art. 4Gegenstand der Anerkennung einer PersonendosimetriestelleDie Anerkennung der Personendosimetriestelle erstreckt sich insbesondere auf folgende Gegenstände:
a.

Festlegung der Messgrössen;

b.

Strahlenarten und Radionuklide, die gemessen werden;

c.

Messmethoden, die angewendet werden;

d.

Format der Dosismeldung.

Art. 5Veröffentlichung der Anerkennung

Die anerkennenden Behörden veröffentlichen die Liste der anerkannten Personendosimetriestellen.

Art. 6Erfassung der wesentlichen Strahlungskomponenten1

Kann die effektive Dosis durch Photonen- oder Neutronenstrahlung nachweisbar nicht mehr als 10 Prozent zur gesamten Jahresdosis einer Person beitragen, so kann im Einverständnis mit der Aufsichtsbehörde die individuelle Ermittlung dieses Strahlenanteils entfallen.

2

Die Erfassung der effektiven Dosis durch Inkorporation in Kontrollbereichen gemäss Artikel 80 Absatz 1 StSV wird in den nuklidspezifischen Datenblättern in Anhang 15 geregelt.

3

Für Arbeiten in Zonen nach Artikel 82 StSV kann die individuelle Ermittlung der effektiven Dosis durch Inkorporation im Einverständnis mit der Aufsichtsbehörde für die Nuklide entfallen, die zusammen nicht mehr als 1 mSv zur gesamten Jahresdosis einer Person beitragen können.

4

Wird in einem Arbeitsbereich nach Artikel 81 StSV bei einer Tätigkeit mit offenen radioaktiven Quellen der jährliche nuklidspezifische Umsatz von 200 Bewilligungsgrenzen (LA) oder, bei Tätigkeiten mit flüchtigen oder gasförmigen Quellen, von 20 Bewilligungsgrenzen überschritten, muss eine Inkorporationsüberwachung nach Artikel 33 durchgeführt werden.

Art. 7Dosimetrie verpflichteter Personen bei erhöhter Radioaktivität1

Die ermittelten Dosiswerte von verpflichteten Personen sind zu protokollieren und zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit verfügbar zu halten.

2

Die Dosimetrie kann von einer anerkannten Personendosimetriestelle durchgeführt werden.

3

Wird eine Inkorporation vermutet, so ist eine Inkorporationsüberwachung nach Artikel 33 vorzunehmen.

4

In hinreichend bekannten und homogenen Strahlenfeldern kann auf eine individuelle Dosismessung verzichtet werden, wenn die Dosis rechnerisch ermittelt wird.

2. Kapitel: Externe Bestrahlung von Personen

1. Abschnitt: Durchführung der Dosimetrie

Art. 8Tragweise des Dosimeters1

Das Ganzkörperdosimeter muss auf Brusthöhe, bei schwangeren Frauen auf Bauchhöhe getragen werden.

2

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall eine andere Trageweise vorschreiben.

Art. 9Tragen mehrerer Dosimeter1

Die überwachten Personen müssen mehrere Dosimeter tragen, wenn der Dosiswert eines einzigen Dosimeters infolge der Inhomogenität des Strahlenfeldes für die Bestimmung der effektiven Dosis nicht repräsentativ ist.

2 Die Aufsichtsbehörde legt im Einzelfall fest:
a.

wie die effektive Dosis aufgrund der Teilkörperdosen zu ermitteln ist;

b.

wie die Meldung an die Personendosimetriestelle zu erfolgen hat.

3

Für beruflich strahlenexponierte Personen, die sich während Arbeiten in der interventionellen Radiologie in unmittelbarer Nähe der Patientin oder des Patienten aufhalten müssen, ist das Tragen eines zweiten Dosimeters obligatorisch.

4

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall verlangen, dass bei weiteren Tätigkeiten ein zweites Dosimeter getragen werden muss.

Art. 10Tragweise mit Strahlenschutzschürze1

Das Dosimeter muss unter der Strahlenschutzschürze auf Brusthöhe getragen werden. Bei Verwendung eines zweiten Dosimeters muss dieses über der Strahlenschutzschürze auf Brusthöhe getragen werden. Es ist durch die Personendosimetriestelle speziell zu kennzeichnen.

2 Mit zwei Dosimetern wird die totale Personendosis wie folgt berechnet:

Htotal(10) = Hunter(10) + a ∙ Hüber(10)

Htotal(0,07) = Hunter(0,07) + Hüber(0,07)

wobei Hunter die unter der Strahlenschutzschürze und Hüber die über der Strahlenschutzschürze gemessene Dosis bedeutet und a = 0,1, wenn die Strahlenschutzschürze die Schilddrüse nicht schützt bzw. a = 0,05, wenn sie sie schützt.

3 Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber meldet der Personendosimetriestelle:
a.

die Personen, die ein zweites Dosimeter benötigen;

b.

ob diese Personen einen Schilddrüsenschutz tragen.

4

Die Personendosimetriestelle berechnet die totale Personendosis und meldet Hunter, Hüber und Htotal dem Betrieb und dem zentralen Dosisregister.

Art. 11Augenlinsendosis1

Die Augenlinsendosis wird der mit dem Ganzkörperdosimeter gemessenen Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) gleichgesetzt. Alternativ kann sie mit einem Augenlinsendosimeter gemessen und gemeldet werden.

2

In inhomogenen Strahlenfeldern, in denen die Ganzkörperdosis für die Augenlinsendosis nicht repräsentativ ist, kann die Aufsichtsbehörde im Einzelfall verlangen, dass ein zweites Dosimeter in Augennähe getragen wird.

3

Werden zwei Ganzkörperdosimeter mit Strahlenschutzschürze getragen, so entspricht die Augenlinsendosis der totalen Oberflächen-Personendosis Htotal(0,07) gemäss Artikel 10 Absatz 2.

4 Beim Tragen einer Schutzbrille bestimmt die oder der Sachverständige im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde einen individuellen Korrekturfaktor fL < 1 und teilt diesen der Personendosimetriestelle mit. Die Personendosimetriestelle berechnet und meldet die individuelle Augenlinsendosis dem Betrieb und dem zentralen Dosisregister wie folgt:

Ein Ganzkörperdosimeter: HAugenlinse = fL * Hp(0,07)

Zwei Ganzkörperdosimeter mit Strahlenschutzschürze:

HAugenlinse = Hunter(0,07) + fL * Hüber(0,07)

wobei die Werte Hunter(0,07) und Hüber(0,07) gemäss Artikel 10 Absatz 2 festgelegt werden.

5 Beim Tragen eines Augenlinsendosimeters über der Schutzbrille berechnet und meldet die Personendosimetriestelle die individuelle Augenlinsendosis dem Betrieb und dem zentralen Dosisregister wie folgt:

HAugenlinse = fL * Hp(0,07) oder

HAugenlinse = fL * Hp(3)

Art. 12Extremitätendosimeter1 Bei Tätigkeiten mit Strahlungsquellen, bei denen im Bereich der Hände hohe Dosisleistungen auftreten können, muss zusätzlich ein Extremitätendosimeter getragen werden. Dies ist insbesondere bei folgenden Tätigkeiten der Fall:
a.

Manipulationen in Arbeitsbereichen mit γ-Strahler bei einem Umsatz über 200 LA pro Jahr;

b.

Manipulationen in Arbeitsbereichen mit β-Strahler mit Eβ max > 1 MeV im Arbeitsbereich Typ B oder bei einem Umsatz über 200 LA pro Jahr;

c.

Untersuchungen im Hochdosisbereich der interventionellen Radiologie;

d.

Justierungsarbeiten an analytischen Röntgenanlagen.

2

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall verlangen, dass bei weiteren Tätigkeiten, bei denen die Extremitätendosis pro Jahr über 25 mSv betragen kann, ein Extremitätendosimeter getragen werden muss.

3

Ein Extremitätendosimeter muss möglichst an derjenigen Stelle getragen werden, an der die höchste Dosis zu erwarten ist.

Art. 13Ermittlung der Extremitätendosis bei der Handhabung offener Quellen1 Bei der Handhabung offener Quellen wird die Extremitätendosis mit einem Korrekturfaktor aus der Fingerringdosis wie folgt berechnet:

HExtr = fE * Hp(0,07)

wobei Hp(0,07) die Fingerringdosis ist und fE der Korrekturfaktor. Der Korrekturfaktor beträgt fE = 5.

2

Mit Einverständnis der Aufsichtsbehörde kann die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber individuelle Korrekturfaktoren mittels geeigneter Messungen festlegen und verwenden.

3

Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber meldet der Personendosimetriestelle die Personen, die mit offenen Quellen arbeiten, und deren individuelle Korrekturfaktoren.

4

Die Personendosimetriestelle berechnet die individuelle Extremitätendosis und meldet Hp(0,07), fE und HExtr dem Betrieb und dem zentralen Dosisregister.

Art. 14Aktive Personendosimeter als ZweitdosimeterDie Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen verlangen, dass aktive Personendosimeter (APD) eingesetzt werden, insbesondere wenn:
a.

eine zeitnahe Expositionskontrolle der Personen im Strahlenfeld sicherzustellen ist (Jobdosimetrie);

b.

Massnahmen beim Erreichen oder Überschreiten von Alarmschwellen einzuleiten sind;

c.

strahlenexponierte Personen in Echtzeit über die Dosis, die sie während einer Tätigkeit erhalten, zu informieren und zu sensibilisieren sind;

d.

das Verhalten exponierter Personen im Strahlenfeld zu optimieren und damit die Individual- und Kollektivdosis zu senken sind;

e.

zur Sicherstellung des Dosisgrenzwertes für das ungeborene Kind eine zeitnahe Überwachung der Dosis angezeigt ist.

Art. 15Verlängerung der MessperiodeEine Verlängerung der Messperiode nach Artikel 61 Absatz 2 StSV über einen Monat hinaus ist mit Einverständnis der Aufsichtsbehörde möglich, insbesondere wenn:
a.

die betroffenen Personen zusätzlich durch direkt ablesbare Personendosimetriesysteme überwacht werden; oder

b.

eine Ortsdosimetrie mit Anzeige der Dosisleistung oder einem Alarm existiert.

2. Abschnitt: Technische Anforderungen an Dosimetriesysteme

Art. 16Allgemeine Anforderungen

Die Messsysteme nach Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe d StSV müssen die Bestimmung der operationellen Grössen nach Anhang 4 StSV für die Personendosimetrie bei externer Bestrahlung ermöglichen.

Art. 17Anforderungen unter routinemässigen Bedingungen

Die Abweichung des unter routinemässigen Bedingungen ermittelten Dosiswertes Hm vom Sollwert der operationellen Grösse Ht muss für Photonenstrahlung innerhalb der in Anhang 2 festgelegten Schranken liegen.

Art. 18Anforderungen für die Anerkennung1

Die Dosimetriesysteme müssen die Anforderungen nach den Anhängen 3–9 erfüllen.

2

Die Abweichung des ermittelten Dosiswerts vom Sollwert unter Referenzbedingungen nach Artikel 22 darf nicht mehr als 10 Prozent betragen.

3

Die anerkennende Behörde kann im Einzelfall für die Ermittlung der Dosis die Anwendung eines Normalisierungsfaktors relativ zu den Referenzbedingungen erlauben, falls die Dosimeter in einem bekannten Strahlenfeld getragen werden, das sich erheblich vom Referenzstrahlenfeld unterscheidet.

4 Die anerkennende Behörde kann bezüglich der Energieabhängigkeit oder des Messbereichs Abweichungen von den Anforderungen gemäss den Anhängen 3–9 erlauben. Dazu muss von der Betreiberin oder vom Betreiber der Personendosimetriestelle nachgewiesen werden, dass:
a.

ihr oder sein Dosimetriesystem in Strahlenfeldern eingesetzt wird, die nur in einem Teilenergiebereich einen signifikanten Dosisbeitrag liefern; oder

b.

während der Strahlenexposition durch physikalische Gründe oder technische Massnahmen die Überschreitung eines bestimmten Dosishöchstwertes nicht möglich ist.

Art. 19Zusätzliche Anforderungen für die Anerkennung von APD1

Ein APD muss nach den anerkannten Regeln der Technik typengeprüft sein.

2

Durch geeignete Massnahmen und Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass die Dosisdaten bis zum Transfer in den Datenspeicher der Personendosimetriestelle nicht gelöscht werden können.

3

Die Dosisleistungsabhängigkeit der Dosismessung, gegebenenfalls auch für gepulste Strahlung, muss spezifiziert sein.

4

Das Dosimeter muss den Anforderungen am Einsatzort gerecht werden.

Art. 20Anforderungen an APD als Zweitdosimeter1 Die Anforderungen an zusätzliche APD nach Artikel 14 werden von der Aufsichtsbehörde für konkrete Anwendungen festgelegt. Die Anforderungen umfassen:
a.

die minimalen Messanforderungen;

b.

die Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit;

c.

die Einstellung von Alarmschwellen;

d.

die Qualitätssicherung.

2

Die mit einem APD ermittelten Dosiswerte müssen nach einem Arbeitseinsatz ausgewertet und registriert werden.

Art. 21Vergleichsmessungen1

Bei den Vergleichsmessungen nach Artikel 70 Absatz 2 StSV muss die Messgenauigkeit unter Referenzbedingungen nach Artikel 22 überprüft werden.

2

Liegen die ermittelten Dosiswerte bei Referenzbedingungen ausserhalb von 10 Prozent des Sollwertes, so muss die Personendosimetriestelle die Ursache abklären und allenfalls eine Neukalibrierung des Dosimetriesystems vornehmen.

3

Werden bei Vergleichsmessungen ergänzende Tests durchgeführt, so müssen die Anforderungen nach Artikel 17 und den Anhängen 3–9 unter Berücksichtigung allfälliger Ausnahmen gemäss Artikel 18 Absätze 3 und 4 erfüllt sein.

3. Abschnitt: Definitionen und technische Festlegungen

Art. 22ReferenzbedingungenDie Referenzbedingungen sind am Phantom nach Artikel 23 im Dosisbereich zwischen 2 und 10 mSv definiert für Strahlenfelder folgender Quellen:
a.

Photonen:

Cäsium-137-Quelle;

b.

Elektronen:

Strontium/Yttrium-90-Quelle;

c.

Neutronen:

Americium/Beryllium-Quelle.

Art. 23Definition des Phantoms1

Das Phantom für Personendosimeter und Augenlinsendosimeter, mit denen die Oberflächen-Personendosis Hp(0,07) und die Tiefen-Personendosis Hp(10) gemessen werden, ist ein quaderförmiges Gefäss aus Polymethylmetacrylat/PMMA (Plexiglas) mit den Abmessungen von 30×30×15 cm3 und einer Wandstärke von 10 mm (vorne: 2,5 mm). Es ist mit Wasser gefüllt.

2

Die Aufsichtsbehörde legt im Einzelfall fest, welches Phantom bei Augenlinsendosimetern, mit denen die Augenlinsen-Personendosis Hp(3) gemessen wird, verwendet werden muss.

3

Das Phantom für Extremitätendosimeter ist ein Plexiglasstab mit einem Durchmesser von 19 mm und einer Länge von 300 mm.

Art. 24Messgrössen1 Die operationellen Grössen für die Personendosimetrie müssen anhand von Konversionskoeffizienten nach Anhang 10 aus den folgenden Grössen abgeleitet werden:
a.

Luftkerma (Ka) für Photonen;

b.

absorbierte Dosis (Da) in Luft oder Elektronenfluenz (Φ) für Elektronen;

c.

Neutronenfluenz (Φ) für Neutronen.

2

Die Rückführbarkeit der Messsysteme auf nationale Normale hat über die Grössen von Absatz 1 zu erfolgen.

Art. 25Bestrahlungsgeometrie für Photonen und Neutronen1

Das Strahlungsfeld muss auf das Phantom zentriert und senkrecht dazu sein.

2

Bezugspunkt ist das Zentrum der Vorderseite der Phantomoberfläche hinter dem Dosimeter.

3

Die Distanz zwischen Quelle und Phantom muss für Photonenstrahlung mindestens 2 m betragen.

4

Das Strahlungsfeld muss das gesamte Phantom abdecken.

Art. 26Bestrahlungsgeometrie für Betastrahlung1

Das Strahlungsfeld muss auf das Phantom zentriert und senkrecht dazu sein.

2

Bezugspunkt ist das Zentrum der Vorderseite der Phantomoberfläche hinter dem Dosimeter.

3

Die Distanz zwischen Quelle und Phantom muss mindestens 20 cm und höchstens 50 cm betragen.

4

Das Strahlungsfeld muss das gesamte Phantom abdecken.

Art. 27Referenzstrahlungsfelder

Die Referenzstrahlungsfelder nach Anhang 10 müssen den Normen ISO

International Organization for Standardization. Die in dieser Verordnung genannten technischen Normen der ISO können beim Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern, kostenlos eingesehen oder gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

4037

ISO 4037-1, Ausgabe:1996-12 Röntgen- und Gamma-Referenzstrahlung für die Kalibrierung von Dosimetern und Dosisleistungsmessgeräten und die Bestimmung ihrer Energieabhängigkeit – Teil 1: Eigenschaften und Erzeugung der Strahlung. ISO 4037-2, Ausgabe:1997-12 Röntgen- und Gamma-Referenzstrahlungen für die Kalibrierung von Dosimetern und Dosisleistungsmessgeräten und zur Bestimmung ihrer Energieabhängigkeit – Teil 2: Dosimetrie für den Strahlenschutz für die Energiebereiche von 8 keV bis 1,3 MeV und von 4 MeV bis 9 MeV. ISO 4037-3, Ausgabe:1999-06 Röntgen- und Gamma-Referenzstrahlungsfelder für die Kalibrierung von Dosis- und Dosisleistungsmessgeräten und für die Ermittlung des Ansprechvermögens in Abhängigkeit von der Photonenenergie – Teil 3: Kalibrierung von Orts- und Personendosimetern und Messung ihres Ansprechvermögens in Abhängigkeit von Energie und Einfallswinkel. ISO 4037-4, Ausgabe:2004-10 Röntgen- und Gamma-Referenzstrahlung zur Kalibrierung von Dosimetern und Dosisleistungsmessern und zur Bestimmung ihrer Ansprechempfindlichkeit als Funktion der Photonenenergie – Teil 4: Kalibrierung von Orts- und Personendosimetern in niedrigenergetischen Röntgen-Referenzstrahlungsfeldern.

(Photonenstrahlung), ISO 8529

ISO 8529-1, Ausgabe:2001-02 Neutronen-Referenzstrahlungen – Teil 1: Merkmale und Verfahren zur Erzeugung. ISO 8529-2, Ausgabe:2000-08 Neutronen-Referenzstrahlungsfelder – Teil 2: Grundlagen für die Kalibrierung von Strahlenschutz-Messgeräten bezüglich der das Strahlungsfeld charakterisierenden Basisgrössen. ISO 8529-3, Ausgabe:1998-11 Neutronen-Referenzstrahlungen – Teil 3: Kalibrierung von Orts- und Personendosimetern und Ermittlung ihres Ansprechvermögens in Abhängigkeit von der Neutronenenergie und des Einfallwinkels.

(Neutronenstrahlung) und ISO 6980

ISO 6980, Ausgabe:1996-10 Beta-Referenzstrahlung für die Kalibrierung von Dosis- und Dosisleistungsmessgeräten, und für die Bestimmung ihrer Energieabhängigkeit.

(Betastrahlung) entsprechen.

Art. 28Bedingungen für die Kontrolle der Energieabhängigkeit

Die Energieabhängigkeit muss mit einem senkrechten Strahl auf das Phantom nach Artikel 23 und bei einem Referenzwert der operationellen Messgrösse zwischen 2 und 10 mSv geprüft werden.

Art. 29Bedingungen für die Kontrolle der Winkelabhängigkeit

Die Winkelabhängigkeit muss mit unter verschiedenen Winkeln einfallenden Strahlen auf das Phantom nach Artikel 23 und bei einem Referenzwert der operationellen Messgrösse zwischen 2 und 10 mSv geprüft werden.

Art. 30Bedingungen für die Prüfung der Reproduzierbarkeit

Die Reproduzierbarkeit muss unter Referenzbedingungen geprüft werden. Dazu ist die Streuung der Dosen, die von mehreren unter gleichen Bedingungen bestrahlten Dosimetern angezeigt werden, zu ermitteln.

Art. 31Fading

Der Effekt des Fadings auf den Dosiswert muss unter den normalen Betriebsbedingungen über eine Messperiode ermittelt werden.

Art. 32Rundung der Dosiswerte1

Die Messwerte in mSv sind von den Personendosimetriestellen nach Abzug des Untergrundes auf eine Nachkommastelle zu runden.

2

Davon abweichend sind für Personendosimeter für Photonenstrahlung im untersten Dosisbereich (< 0,1 mSv) Messwerte unterhalb 0,075 mSv auf 0 abzurunden, Messwerte von 0,075 mSv und höher auf 0,1 mSv aufzurunden.

3. Kapitel: Interne Bestrahlung von Personen

1. Abschnitt: Durchführung der Dosimetrie

Art. 33Inkorporationsüberwachung1

Bei der individuellen Inkorporationsüberwachung wird die im Körper gespeicherte oder die ausgeschiedene Aktivität gemessen.

2

Die Messmethode muss die Anforderungen nach Anhang 15 erfüllen.

3

Wird der anerkennenden Behörde der Nachweis erbracht, dass eine andere Messmethode oder ein anderes Überwachungsintervall gleichwertig oder besser ist als die in Anhang 15 genannten, so sind Anpassungen bei den Inkorporationsmessungen nach Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe b zulässig.

Art. 34Messverfahren1 Die Inkorporationsüberwachung ist durchzuführen:
a.

mittels einer Triagemessung nach Artikel 40 durch den Betrieb; oder

b.

mittels einer Inkorporationsmessung mit geeigneter Apparatur durch eine anerkannte Personendosimetriestelle.

2

Die Ergebnisse der Triagemessung werden nicht zur Dosisermittlung verwendet.

3

Liegt das Resultat einer Triagemessung über der nuklidspezifischen Messschwelle nach Anhang 15, so ist eine Inkorporationsmessung durchzuführen.

Art. 35Überwachungsintervalle1

Die Überwachungsintervalle für bestimmte Nuklide sind in Anhang 15 festgelegt.

2

Für Nuklide, die nicht in Anhang 15 enthalten sind, sind die Überwachungsintervalle so zu wählen, dass eine tatsächliche Inkorporation, die zu Beginn oder am Schluss des Intervalls stattgefunden hat, um nicht mehr als einen Faktor 3 unter- oder überschätzt wird.

3

Bei radioaktiven Stoffen mit sehr kurzen effektiven Halbwertszeiten (< 1 Tag) hat die Überwachung der Inkorporation durch häufige, zum Beispiel arbeitstägliche Triagemessungen zu erfolgen.

4

Ist der Arbeitseinsatz in einem Kontrollbereich zeitlich kürzer als das Überwachungsintervall für das dort gehandhabte Nuklid oder die dort für die Inkorporationsdosis relevanten Nuklide, so ist nach der Beendigung des Arbeitseinsatzes eine Triagemessung durchzuführen.

Art. 36Nuklidgemische1

Ist von einer gleichbleibenden Nuklidzusammensetzung auszugehen, so kann sich die Inkorporationsmessung auf ein Leitnuklid beschränken.

2

Die Dosisbestimmung aufgrund des überwachten Leitnuklids ist zu dokumentieren.

Art. 37Messung der Aktivitätskonzentration in der Atemluft

Eignet sich in besonderen Fällen eine individuelle Inkorporationsüberwachung nicht, so kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde stattdessen eine Messung der Aktivitätskonzentration in der Atemluft erfolgen.

Art. 38Spezielle Nuklide

Bestehen für bestimmte Nuklide keine anerkannten Inkorporationsmessstellen, so entscheiden die Aufsichtsbehörden, an welchen Stellen, mit welchen Messmethoden und wie häufig die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt werden sollen.

Art. 39Dosisermittlung bei Radonexposition1

Bei einer Exposition durch Radon nach Artikel 51 Absatz 2 StSV wird die Dosisermittlung von einer für Radon anerkannten Personendosimetriestelle oder von der Bewilligungsinhaberin oder dem Bewilligungsinhaber mit einer Radonmessung nach Artikel 159 Absatz 1 StSV durchgeführt.

2

Die Dosisermittlung erfolgt nach Anhang 12.

3

Die Aufsichtsbehörde bestimmt nach Rücksprache mit der Bewilligungsinhaberin oder dem Bewilligungsinhaber den Gleichgewichtsfaktor (F).

4

Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber kann mit dem Einverständnis der Aufsichtsbehörde einen Gleichgewichtsfaktor (F) mittels geeigneter Messungen festlegen und verwenden.

2. Abschnitt:Durchführung von Triagemessungen und Bedingungen für die Anerkennung von Inkorporationsmessstellen

Art. 40Triagemessungen1

Die nuklidspezifische Messschwelle bei Triagemessgeräten nach Anhang 15 muss mittels Kalibrierung oder einer Vergleichsmessung festgelegt werden. Sie muss alle drei Jahre überprüft werden.

2 In betriebsinternen Weisungen müssen dokumentiert werden:
a.

die für die Triagemessungen gewählte Vorgehensweise, insbesondere Dosisleistungsmessung, Urinanalyse mittels Flüssigszintillationsmessung, Schilddrüsenmessung;

b.

die Kalibrierung;

c.

die qualitätssichernden Massnahmen.

3

Die Resultate der Triagemessungen müssen individuell protokolliert werden.

Art. 41Anerkennung von Inkorporationsmessstellen1

Die Anerkennung einer Inkorporationsmessstelle nach den Artikeln 66–68 StSV erfolgt für definierte Nuklide.

2

Bei der Ausscheidungsanalyse müssen die Aktivitäten respektive Aktivitätskonzentrationen zwischen dem 10-fachen und dem 100-fachen Wert der Messschwelle nach Anhang 15 mit einer maximalen Abweichung zum Sollwert von 20 Prozent bestimmt werden können.

3

Für Direktmessungen muss die Aktivität in einem Phantom, das von der anerkennenden Behörde genehmigt ist, zwischen der Messschwelle nach Anhang 15 und deren 100-fachem Wert bestimmt werden können. Der Messwert in diesem Bereich darf nicht mehr als 20 Prozent vom Sollwert abweichen.

4

Die Messsysteme müssen dem Stand der Technik entsprechen und durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen auf geeignete Normale rückführbar sein.

3. Abschnitt: Standardmodelle für die Berechnungen

Art. 421

Die Standardberechnung der effektiven Folgedosen hat nach Anhang 11 zu erfolgen.

2

Die für die Berechnungen zu verwendenden nuklidspezifischen Daten sind in Anhang 15 festgelegt.

3

Für die Berechnung der Dosis im Routinebetrieb wird angenommen, dass der Inkorporationszeitpunkt in der Mitte des Überwachungsintervalls liegt. Ist der Inkorporationszeitpunkt bekannt, so sind die tatsächlichen Zeiten zu berücksichtigen.

4

Falls nachgewiesen wird, dass das radioaktive Material in der verwendeten Form einen vom Standardmodell abweichenden Stoffwechsel im Körper aufweist, ist mit dem Einverständnis der anerkennenden Behörde für die Inkorporationsmessungen ein Modell zu verwenden, das den betreffenden Fall besser beschreibt.

4. Kapitel: Umgebungsdosimetrie

1. Abschnitt: Allgemeine Definitionen und Vorgaben

Art. 43Zweck der UmgebungsdosimetrieMithilfe der Umgebungsdosimetrie ist die Ortsdosis respektive die Ortsdosisleistung ausserhalb von Betrieben zu bestimmen:
a.

zum Nachweis von Direktstrahlung und reflektierter oder gestreuter Strahlung (z. B. Skyshine) aus Betrieben;

b.

zum Nachweis von Abweichungen vom natürlichen Untergrund infolge radioaktiver Substanzen;

c.

zur Ermittlung von Zusatzinformationen zu Strahlenfeldern und der Dosisverteilung nach Störfällen.

Art. 44Dosimetriesysteme zur Durchführung der Umgebungsdosimetrie1 Die Systeme für die Umgebungsdosimetrie werden in vier Typen eingeteilt:
a.

Typ 1: ortsfeste passive Dosimeter mit einer Expositionszeit, die in der Regel bei mindestens einem Monat liegt;

b.

Typ 2: ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte mit automatischer Messwertübertragung;

c.

Typ 3: mobile Dosisleistungsmessgeräte;

d.

Typ 4: Spektrometrie-Messsysteme mit Auswertealgorithmus für die Ortsdosisleistung.

2 Die mit Umgebungsdosimetriesystemen zu ermittelnde Dosisgrösse ist die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10). Die Rückverfolgbarkeit der Messsysteme auf nationale Normale erfolgt nach Anhang 14:
a.

für Photonen: über Luftkerma (Ka);

b.

für Neutronen: über Neutronenfluenz (Φ).

Art. 45Qualitätssicherung1

Für die Messsysteme muss ein Qualitätssicherungsprogramm bestehen.

2

Die Kalibrierung muss auf nationale Normale rückführbar sein.

3

Die Prüfung der Messbeständigkeit von Umgebungsdosimetriesystemen der Typen 2 und 3 richtet sich nach Artikel 15 der Verordnung des EJPD vom 7. Dezember 2012

SR 941.210.5

über Messmittel für ionisierende Strahlung (StMmV).

4

Die Ermittlung der Ortsdosisleistung mit Umgebungsdosimetriesystemen des Typs 4 muss experimentell verifiziert werden.

Art. 46Vergleichsmessungen und Kontrollen1

Bei Vergleichsmessungen von Systemen des Typs 1 muss die Messgenauigkeit unter Referenzbedingungen überprüft werden. Solche Vergleichsmessungen sind regelmässig durchzuführen.

2

Liegen die ermittelten Dosiswerte bei Vergleichsmessungen und Kontrollen unter Referenzbedingungen nach Artikel 47 ausserhalb von 20 Prozent des Sollwerts, so muss der Betreiber des Umgebungsdosimetriesystems die Ursachen abklären und Korrekturmassnahmen ergreifen, beispielsweise eine Nachkalibrierung vornehmen.

3

Werden bei Vergleichsmessungen ergänzende Tests durchgeführt, so müssen die Anforderungen nach Anhang 13 erfüllt sein.

4

Systeme des Typs 4 sind ebenfalls bei Vergleichsmessungen zu prüfen.

2. Abschnitt: Technische Vorgaben

Art. 47Referenzbedingungen1

Für Referenzbestrahlungen sind für Photonen und Neutronen die Strahlenfelder zu verwenden, die gemäss der StMmV

SR 941.210.5

für die Eichung vorgeschrieben sind.

2

Die Bestrahlungsbedingungen müssen den Vorgaben der StMmV entsprechen.

3

Die Bestrahlung muss für Systeme des Typs 1 mit einer Dosis zwischen 0,5 und 5 mSv, für Systeme der Typen 2 und 3 mit einer Dosisleistung zwischen 0,1 und 10 mSv/h erfolgen.

Art. 48Technische Anforderungen1

Die Umgebungsdosimetriesysteme müssen dem Stand der Technik entsprechen und die Anforderungen nach Anhang 13 erfüllen.

2

Für die Ermittlung der Dosis ist die Anwendung eines Normalisierungsfaktors relativ zu den Referenzbedingungen erlaubt, falls die Dosimeter in einem bekannten Strahlenfeld aufgestellt werden, das sich erheblich vom Referenzstrahlenfeld unterscheidet.

3

Bezüglich der Energieabhängigkeit sind Abweichungen von den Anforderungen gemäss Anhang 13 erlaubt, falls das Dosimetriesystem in Strahlenfeldern eingesetzt wird, die nur in einem Teilenergiebereich einen signifikanten Dosisbeitrag liefern.

5. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 49Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Dosimetrieverordnung vom 7. Oktober 1999

[AS 2000 804, 2007 5699]

wird aufgehoben.

Art. 50Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Anhang 1

(Art. 2)

Begriffsbestimmungen

Vorbemerkung

Die Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Dauerinkorporation

Andauernde Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Organismus durch Ingestion, Inhalation oder durch Aufnahme durch die Haut.

Fading

Differenz zwischen Messwert und Sollwert in Abhängigkeit von der Zeitspanne zwischen Bestrahlung und Auswertung relativ zum Sollwert in (%/Monat).

Fluenz

Die Fluenz in einem Punkt eines Strahlenfeldes ist die Anzahl der Teilchen, die in eine kleine, um diesen Punkt zentrierte Kugel eintreten, dividiert durch die Querschnittsfläche dieser Kugel (cm-2).

Gleichgewichtsfaktor F

Der Gleichgewichtsfaktor F ist das Verhältnis von gleichgewichtsäquivalenter Radon-Aktivitätskonzentration zu realer Radon-Aktivitätskonzentration.

Für Rn-222 beträgt der Gleichgewichtsfaktor 1, wenn sich die gesamten Radon-Folgeprodukte in Luft befinden (also kein Plate-out stattfindet). Er geht gegen Null, wenn alle Folgeprodukte aus der Luft kontinuierlich (mittels Plate-out, bspw. durch Luftreinigungssysteme) entfernt werden. In Gebäuden wird in der Regel F = 0,4 angenommen.

Halbwertszeit, effektive

Die effektive Halbwertszeit berechnet sich wie folgt aus der biologischen und der physikalischen Halbwertszeit eines Nuklides:

Inkorporationsmessung

Bestimmung der effektiven Folgedosis E50 aufgrund der gemessenen Körperaktivität oder der Aktivität in den Ausscheidungen.

Kerma

Kerma ist die Summe der Anfangswerte der kinetischen Energien der in einem Volumenelement der Materie durch indirekt ionisierende Strahlung erzeugten geladenen Teilchen pro Masseneinheit (kinetic energy released in material) (J/kg, Gy).

Leitnuklid

Für die Dosisbestimmung repräsentatives Nuklid in einem Nuklidgemisch.

Triagemessung

Messverfahren zur Feststellung von Inkorporationen ohne Bestimmung der entsprechenden effektiven Dosis.

Anhang 2

(Art. 17)

Anforderungen unter routinemässigen Bedingungen
an Personendosimeter für Photonenstrahlung

für :

für :
Ht

ist der Sollwert der operationellen Grösse

Hm

ist der unter Routinebedingungen ermittelte Dosiswert

H0

ist die tiefste Dosis, die messbar sein muss (siehe Anhänge 3, 6 und 8)

Anhang 3

(Art. 18 und 21 Abs. 3)

Anforderungen an ein Personendosimeter für Photonenstrahlung
a.

Messgrössen

Hp(10) und Hp(0,07)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 0,1 mSv für Hp(10)

H0 = 1 mSv für Hp (0,07)

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Photonenstrahlung mit Energien zwischen 20 keV und 5 MeV

für Hp(10)

Für Photonenstrahlung mit Energien zwischen 10 keV und 300 keV; unter Sekundärelektronengleichgewicht bis 5 MeV

für Hp(0,07)

f.

Winkelabhängigkeit

< 20 % bis 60° für Energien > 60 keV

g.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 10 % für Hp(10) und Hp(0,07)

h.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 4

(Art. 18 und 21 Abs. 3)

Anforderungen an ein Personendosimeter für Betastrahlung
a.

Messgrösse:

Hp(0,07)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 1 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Betastrahlung von Thallium-204 oder Krypton-85:

Falls das System mit Photonenstrahlung kalibriert wurde, gilt zusätzlich für Betastrahlung von Strontium-90/Yttrium-90:

f.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 10 %

g.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 5

(Art. 18 und 21 Abs. 3)

Anforderungen an ein Personendosimeter für Neutronenstrahlung
a.

Messgrösse

Hp(10)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 0,5 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 30 % im Bereich [1 mSv; 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

für realistische Feldspektren im Einsatzbereich des Dosimeters

f.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 50 %

g.

Fading

Effekt < 30 %/Monat

Anhang 6

(Art. 18 und 21 Abs. 3)

Anforderungen an ein Extremitätendosimeter für Photonenstrahlung
a.

Messgrösse

Hp(0,07)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 1 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Photonenstrahlung mit Energien zwischen 10 keV und 300 keV; unter Sekundärelektronengleichgewicht bis 1,5 MeV

f.

Winkelabhängigkeit

< 20 % bis 60° für Energien > 60 keV

g.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 15 %

h.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 7

(Art. 18 und 21 Abs. 3)

Anforderungen an ein Extremitätendosimeter für Betastrahlung
a.

Messgrösse:

Hp (0,07)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 1 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Betastrahlung von Thallium-204 oder Krypton-85:

Falls das System mit Photonenstrahlung kalibriert wurde, gilt zusätzlich für Betastrahlung von Strontium-90/Yttrium-90:

f.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 15 %

g.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 8

(Art. 18 und 21)

Anforderungen an ein Augenlinsendosimeter für Photonenstrahlung
a.

Messgrösse

Hp (0,07) oder Hp(3)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 0,1 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Photonenstrahlung mit Energien zwischen 10 keV und 300 keV; unter Sekundärelektronengleichgewicht bis 1,5 MeV

f.

Winkelabhängigkeit

< 20 % bis 60° für Energien > 60 keV

g.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 15 %

h.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 9

(Art. 18 und 21)

Anforderungen an ein Augenlinsendosimeter für Betastrahlung
a.

Messgrösse:

Hp (0,07) oder Hp(3)

b.

Tiefste Dosis, die messbar sein muss

H0 = 1 mSv

c.

Messbereich

H0 bis 5 Sv

d.

Linearität

Abweichung < 15 % im Bereich [1 mSv, 5 Sv]

e.

Energieabhängigkeit

Für Betastrahlung von Thallium-204 oder Krypton-85:

Falls das System mit Photonenstrahlung kalibriert wurde, gilt zusätzlich für Betastrahlung von Strontium-90/Yttrium-90:

f.

Reproduzierbarkeit

Standardabweichung s ≤ 15 %

g.

Fading

Effekt < 10 %/Monat

Anhang 10

(Art. 24 und 27)

Konversionskoeffizienten für die Personendosimetriea. Konversionskoeffizienten für Photonen

Konversionskoeffizienten von Luftkerma in Tiefen-Personendosen Hp(10) und Oberflächen-Personendosen Hp(0,07) im Quaderphantom (Art. 23) für Personendosimeter

Qualität/ Quelle

Mittlere Energie (keV)

Konversionskoeffizienten (Sv/Gy)

hp(10; α) für Winkel α von

hp(0,07; α) für Winkel α von

0°

15°

30°

45°

60°

0°

15°

30°

45°

60°

N-15

12

0,96

0,95

0,95

0,95

0,93

N-20

16

0,98

0,98

0,98

0,98

0,97

N-25

20

0,55

0,54

0,50

0,41

0,28

1,03

1,03

1,03

1,02

1,02

N-30

24

0,79

0,77

0,74

0,65

0,49

1,10

1,10

1,10

1,09

1,07

N-40

33

1,17

1,15

1,12

1,02

0,85

1,27

1,26

1,26

1,23

1,19

N-60

48

1,65

1,63

1,59

1,47

1,27

1,55

1,54

1,53

1,49

1,42

Am-241

59

1,89

1,87

1,83

1,72

1,50

1,72

1,71

1.69

1,65

1,57

N-80

65

1,88

1,86

1,83

1,71

1,50

1,72

1,70

1,70

1,65

1,58

N-100

83

1,88

1,87

1,82

1,73

1,53

1,72

1,70

1,70

1,66

1,60

N-120

100

1,81

1,79

1,76

1,68

1,51

1,67

1,66

1,65

1,62

1,58

N-150

118

1,73

1,71

1,68

1,61

1,46

1,61

1,60

1,60

1,58

1,54

N-200

164

1,57

1,56

1,55

1,49

1,38

1,49

1,49

1,49

1,49

1,46

N-250

208

1,48

1,48

1,47

1,42

1,33

1,42

1,42

1,42

1,43

1,43

N-300

250

1,42

1,42

1,41

1,38

1,30

1,38

1,38

1,38

1,40

1,40

Cs-137

662

1,21

1,22

1,22

1,22

1,19

1,21

1,21

1,22

1,23

1,26

Co-60

1250

1,15

1,15

1,15

1,16

1,14

1,15

1,15

1,15

1,16

1,14

Ti (Target)

5140

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

Referenzen: ICRP 741, ISO 4037-32.

International Commission on Radiological Protection, www.icrp.org

2

International Organization for Standardization, www.iso.org

Konversionskoeffizienten von Luftkerma in Oberflächen-Personendosen Hp(0,07) im ISO-Plexiglas-Stabphantom (Art. 23) für Extremitätendosimeter

Qualität

Mittlere Energie (keV)

Konversionskoeffizienten hp(0,07) (Sv/Gy)

N-15

12

0,95

N-20

16

0,98

N-25

20

1,00

N-30

24

1,03

N-40

33

1,07

N-60

48

1,11

Am-241

59

1,14

N-80

65

1,15

N-100

83

1,17

N-120

100

1,17

N-150

118

1,17

N-200

164

1,16

N-250

208

1,15

N-300

250

1,14

Cs-137

662

1,12

Referenzen: ISO 4037-3, Grosswendt, Radiat. Prot. Dosim. 59 (1995), 165–179.

b. Konversionskoeffizienten für Neutronen

Konversionskoeffizienten hpΦ(10; α) von Neutronenfluenz Φ in Tiefen-Personendosis Hp (10) im Quaderphantom (Art. 23) für Personendosimeter

Neutronenquelle/
Neutronen-Energie (MeV)

hpΦ(10; α) in pSv.cm2 für Winkel α von

0°

15°

30°

45°

60°

252Cf (D2O-moderiert)

110

109

109

102

87,4

252Cf

400

397

409

389

346

241Am-Be (α, n)

411

409

424

415

383

Thermische Neutronen

11,4

10,6

9,11

6,61

4,04

0,024

20,2

19,9

17,2

13,6

7,85

0,144

134

131

121

102

69,9

0,250

215

214

201

173

125

0,57

355

349

347

313

245

1,2

433

427

440

412

355

2,5

437

434

454

441

410

2,8

433

431

451

441

412

3,2

429

427

447

439

412

5,0

420

418

437

435

409

14,8

561

563

581

572

576

19,0

600

596

621

614

620

30

515

515

515

515

515

50

400

400

400

400

400

75

330

330

330

330

330

100

285

285

285

285

285

Referenzen: ISO 8529-3, ICRP 74.

Erläuterung:

Die Werte oberhalb von 30 MeV wurden den Konversionskoeffizienten für H*(10) gleichgesetzt.

c. Konversionskoeffizienten für Elektronen

Energie (MeV)

Konversionskoeffizienten Hp(0,07)/Φ (nSv.cm2)

0,10

1,661

0,15

1,229

0,20

0,834

0,30

0,542

0,40

0,455

0,50

0,403

0,60

0,366

0,70

0,344

0,80

0,329

1,00

0,312

1,50

0,287

2,00

0,279

2,50

0,278

3,00

0,276

Referenz: ICRP 74

d. Quellenspezifische Konversionskoeffizienten für übliche Beta‑Standardquellen

Quelle

Konversionskoeffizienten Hp(0,07)/Da (Sv/Gy)

Strontium/Yttrium-90

1,24

Thallium-204

1,20

Krypton-85

1,16

Promethium-147

0,23

Referenz: Mitteilung NPL

National Physical Laboratory, www.npl.co.uk

Anhang 11

(Art. 42)

Interpretation der Inkorporationsmessung

Für die Interpretation im Normalfall wird angenommen, dass die Inkorporation über den Inhalationspfad erfolgte. In diesem Fall wird die effektive Folgedosis E50, die operationelle Dosisgrösse bei innerer Bestrahlung, als Produkt der inkorporierten Aktivität I und der Beurteilungsgrösse einh (siehe Anhang 3 StSV) wie folgt ermittelt:

(1)

Der zur Zeit t nach der Inkorporation in einem Organ oder in den Ausscheidungen vorhandene Bruchteil der inhalierten Aktivität wird durch die Funktion m(t) abgeleitet. Man erhält so:

(2)

wobei M(t) für die Aktivität in einem Organ oder in den Ausscheidungen steht (Messwert). Aus der Aktivität M(t) berechnet sich eine effektive Folgedosis E50 von:

(3)

Ist der Zeitraum t zwischen der Inkorporation und der Messung bekannt (spezielle Überwachung), so lässt sich die effektive Folgedosis E50 mit Hilfe der Messgrösse M(t) und der Beziehung (3) berechnen.

Bei der Routineüberwachung wird angenommen, dass die Inkorporation in der Mitte des Überwachungsintervalles T stattgefunden hat (d. h. t = T/2). Die effektive Folgedosis E50 lässt sich mit Hilfe der Messgrösse M, den tabellierten Faktoren einh/m(t) und folgender Beziehung abschätzen:

(4)

Liegt eine Inkorporation deutlich über der Nachweisgrenze und ist die effektive Halbwertszeit vergleichbar oder eindeutig länger als das Überwachungsintervall, so wird eine solche Inkorporation den nächsten Messwert beeinflussen. In diesem Fall muss bei weiteren Inkorporationsmessungen der Beitrag der vorangehenden Inkorporation berechnet und vom neuen Messwert abgezogen werden. Diese Korrektur berechnet sich aus der Extrapolation der vorangehenden Inkorporation Ia auf den Zeitpunkt der neuen Messung mit Hilfe des Faktors m(Δt). Δt ist das Zeitintervall zwischen dem (angenommenen) Zeitpunkt der vorangehenden Inkorporation und der neuen Messung. Der Anteil Mn des neuen Messwertes M(t), der auf eine neue Inkorporation zurückzuführen ist, wird mit dem Messwert Ma der vorangehenden Messung wie folgt berechnet:

(5)

Die auf eine neue Inkorporation zurückzuführende effektive Folgedosis errechnet sich dann gemäss Formel (4) wie folgt:

(6)

oder mit Hilfe der effektiven Folgedosis der vorangehenden Inkorporation:

(7)

Für die Korrektur bei der Routineüberwachung sind die Faktoren

(8)

mit Hilfe der m(t)-Werte zu berechnen. Die Zeitspanne Δt beträgt (n+1/2)∙T, wobei n die Zahl der Intervalle bezeichnet, die die Inkorporation zurückliegt. Die m(t)-Werte sind in tabellierter oder in grafischer Form in ICRP-Publikation 78 angegeben. Für den Fall Δt = 3∙T/2 sind die Werte k(Δt) im Anhang 15 speziell aufgeführt. In der Praxis sind diese Korrekturen erst zu berücksichtigen, wenn die Korrektur mehr als 10 % der resultierenden Dosis ausmacht.

Wo in der Praxis von einer chronischen Inkorporation ausgegangen werden kann (z. B. H-3, I-125), sind die im Anhang 15 aufgeführten Faktoren für Dauerinkorporation zu verwenden.

Anhang 12

(Art. 39)

Dosisermittlung als Folge einer Radonexposition

Wird der Schwellenwert von 1000 Bq/m3 nach Artikel 156 StSV an einem Arbeitsplatz überschritten, so muss die jährliche effektive Dosis (E) des Personals wie folgt ermittelt werden:

E = F ∙ cB ∙ JIRK

E: effektive Dosis in mSv pro Jahr

F: Gleichgewichtsfaktor

cB: Dosiskonversionsfaktor; für eine Radonkonzentration im Gleichgewicht (Gleichgewichtsfaktor F = 1) beträgt dieser: 1,87×10-5 mSv/(Bqh/m3). Als Grundlage für die entsprechende Konversion dient der nominelle Risikokoeffizient für eine Radonexposition einer Person am Arbeitsplatz aus der ICRP-Publikation 115 (2010) und der totale Risikokoeffizient für Krebs und erbliche Effekte aus der ICRP-Publikation 103 (2007).

JIRK: über ein Jahr integrierte Radongaskonzentration während der effektiven Aufenthaltszeit einer Person an einem radonexponierten Arbeitsplatz (in Bqh/m3).

Fallbeispiel:

Fallbeispiel für die in einem Jahr akkumulierte effektive Dosis (E) einer Person, welche während 100 Stunden im Jahr an einem radonexponierten Arbeitsplatz einer Radongaskonzentration von 10 000 Bq/m3 ausgesetzt ist:

JIRK = 10 000Bq/m3 ∙ 100 h = 1 000 000 Bqh/m3 pro Jahr

E = F ∙ 1,87 mSv/Bqh/m3 ∙ 10-5∙ 1 000 000 Bqh/m3 pro Jahr

Gleichgewichtsfaktor

Effektive Dosis (E) [mSv pro Jahr]

F = 0,1

1,9

F = 0,2

3,7

F = 0,4

7,5

F = 0,8

15

Anhang 13

(Art. 46 und 48)

Anforderungen an UmgebungsdosimetriesystemeTyp 11Photonenstrahlung
a.

Messgrösse:

H*(10)

b.

Messbereich:

0,05 mSv bis 100 mSv

c.

Linearität:

Abweichung< 15 % im Bereich von 0,1 mSv bis 100 mSv

d.

Energieabhängigkeit:

Abweichung < 30 % im Bereich von 50 keV bis 5 MeV

e.

Winkelabhängigkeit:

Abweichung < 20 % für Energien > 50 keV

f.

Reproduzierbarkeit:

Standardabweichung s < 10 %

g.

Fading:

Effekt < 20 % / Expositionsperiode

2Neutronenstrahlung
a.

Messgrösse:

H*(10)

b.

Messbereich:

0,05 mSv bis 10 mSv

c.

Linearität:

Abweichung < 30 % im Bereich von 0,1 mSv und 10 mSv

d.

Energieabhängigkeit:

Abweichung < Faktor 2 für realistische Feldspektren im Einsatzbereich des Dosimeters

e.

Reproduzierbarkeit:

Standardabweichung s < 30 %

f.

Fading:

Effekt < 20 % / Expositionsperiode

Typ 4Photonenstrahlung
a.

Messgrösse:

H*(10)

b.

Messbereich:

50 nSv/h bis 10 µSv/h

Anhang 14

(Art. 44)

Konversionskoeffizienten für die Umgebungsdosimetriea. Konversionskoeffizienten für Photonen

Konversionskoeffizienten von Luftkerma in Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10)

Quelle Qualität

Mittlere Energie (keV)

h*(10) (Sv/Gy)

N – 60

48

1,59

Am – 241

59

1,74

N – 80

65

1,73

N – 100

83

1,71

N – 120

100

1,64

N – 150

118

1,58

N – 200

164

1,46

N – 250

208

1,39

N – 300

250

1,35

Cs – 137

662

1,20

Co – 60

1250

1,16

Ti (Target)

5140

1,11

Referenzen: ICRP 74, ISO 4037-3

b. Konversionskoeffizienten für Neutronen

Konversionskoeffizienten h*Φ(10) zur Umrechnung von Neutronenfluenz Φ in Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10)

Neutronenquelle/Neutronen‑Energie (MeV)

h*Φ (10) pSv.cm2

252Cf (D2O-moderiert)

105

252Cf

385

241Am-Be (α, n)

391

Thermische Neutronen

10,6

0,024

19,3

0,144

127

0,250

203

0,57

343

1,2

425

2,5

416

2,8

413

3,2

411

5,0

405

14,8

536

19

584

30

515

50

400

75

330

100

285

150

245

200

260

Referenzen: ISO 8529-3, ICRP 74.

Anhang 15

(Art. 6, 33, 34, 35 und 40–42)

Nuklidspezifische DatenblätterAÜbersicht über die Datenblätter

Nuklidliste:

1.

H-3 als HTO

2.

C-11

3.

C-14

4.

O-15

5.

F-18

6.

P-32

7.

P-33

8.

S-35

9.

Ca-45

10.

Cr-51

11.

Fe-59

12.

Co-57

13.

Co-58

14.

Co-60

15.

Zn-65

16.

Ga-67

17.

Ga-68

18.

Sr-85

19.

Sr-89

20.

Sr-90

21.

Y-90

22.

Tc-99m

23.

In-111

24.

I-123

25.

I-124

26.

I-125

27.

I-131

28.

Ba-133

29.

Cs-134

30.

Cs-137

31.

Eu-152

32.

Sm-153

33.

Eu-154

34.

Er-169

35.

Lu-177

36.

Re-186

37.

Re-188

38.

Tl-201

39.

Ra-223

40.

Ra-226

41.

Th-232

42.

U-235

43.

U-238

44.

Np-237

45.

Pu-239

46.

Am-241

BDatenblätter1.H-3 als HTO1.1Stoffwechsel

An Wasser gebundenes Tritium kann durch Inhalation, Ingestion oder Absorption durch die Haut aufgenommen werden. 97 % des Tritiums mischt sich rasch mit dem Körperwasser und wird mit einer Halbwertszeit von 10 Tagen primär im Urin ausgeschieden. Nur die restlichen 3 % werden organisch gebunden und mit einer Halbwertszeit von 40 Tagen ausgeschieden. Die Strahlenexposition ist deshalb praktisch proportional zur Tritiumkonzentration im Urin. Arbeitskräfte, die Tritium-Leuchtfarbe oder mit Tritium-Leuchtfarbe beschichtete Zeiger und Zifferblätter verarbeiten, sind einer dauernden Tritium-Inkorporation ausgesetzt. In diesem Fall entsteht im Körperwasser und damit im Urin ein Gleichgewichtszustand, und die Dosis muss gemäss dem Modell für dauernde Inkorporation berechnet werden.

1.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 42 000 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der Tritiumkonzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler.

1.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

1 Tag

1.4Interpretation für einmalige Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,78×10-9

[tab]

[tab]

2

0,86×10-9

[tab]

[tab]

3

0,90×10-9

[tab]

[tab]

4

0,95×10-9

[tab]

[tab]

5

1,1×10-9

[tab]

[tab]

6

1,1×10-9

7

1,2×10-9

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

2,0×10-9

30

5,3×10-9

45

13×10-9

1.5Interpretation für dauernde Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage: E50 = Cu ∙ 1,4 ∙ 10-9 (Sv pro Überwachungsintervall)

2.C-112.1Stoffwechsel

Aufgrund der Kurzlebigkeit (Halbwertszeit 20.38 Min.) zerfällt dieses Nuklid zum grössten Teil vollständig im Körper, bevor es ausgeschieden wird. Des Weiteren verursacht inhaliertes oder über Ingestion aufgenommenes C-11 den grössten Dosisbeitrag in der Lunge (Inhalation) bzw. im Magen-Darm-Trakt (Ingestion).

2.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen mindestens alle 4 Stunden oder kontinuierliche Überwachung der Raumluft (4000 Bq/m3) und direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen nach jedem Alarm).

Messschwelle: 1 µSv/h vor dem Magen

Inkorporationsmessung

Wegen der kurzen physikalischen Halbwertszeit ist eine Inkorporationsmessung nicht möglich.

2.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

4 Stunden

TMessung:

–

tEreignis:

Sofort

2.4Interpretation

Nach einer Überschreitung der Messschwelle ist eine spezielle Untersuchung und Interpretation der Daten zur Ermittlung der effektiven Folgedosis E50 durch einen Sachverständigen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde erforderlich.

3.C-143.1Stoffwechsel

Das Standardmodell wurde entwickelt für Kohlenstoffverbindungen, die vom Körper als Baustoffe oder Energiequelle (Nahrungskohlenstoff) verwertbar sind. Es wird vorausgesetzt, dass solche inhalierte Verbindungen zu 100 % vom Körper aufgenommen und gleichmässig via Blutbahn über den Körper verteilt werden und mit einer biologischen Halbwertszeit von 40 Tagen zu 1,7 % über den Urin ausgeschieden werden. Viele mit C‑14 markierte organische Verbindungen werden vom Körper nicht aufgenommen und mit biologischen Halbwertszeiten von Stunden bis Tagen primär über den Urin ausgeschieden.

3.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch, ausgenommen Nahrungskohlenstoff)

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 200 Bq/l.

Tägliche Triagemessungen, falls die Messschwelle überschritten wird. Eine Inkorporationsmessung wird erforderlich, falls die Messschwelle während einer Woche überschritten bleibt.

Inkorporationsmessung

Messung der C-14-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler

3.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

1 Woche

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

1 Tag

3.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Falls die biologische Halbwertszeit wesentlich kleiner als 40 Tage ist, wird nach Artikel 42 Absatz 4 eine fallspezifische Dosisberechnung vorgenommen.

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

4,3×10-6

[tab]

[tab]

2

2,9×10-6

[tab]

[tab]

3

2,9×10-6

[tab]

[tab]

4

2,9×10-6

[tab]

[tab]

5

3,0×10-6

[tab]

[tab]

6

3,0×10-6

7

3,1×10-6

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

3,5×10-6

30

4,5×10-6

45

5,8×10-6

3.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

4.O-154.1Stoffwechsel

Aufgrund der Kurzlebigkeit (Halbwertszeit 122.2 s) zerfällt inkorporiertes O-15 im Körper, bevor es ausgeschieden wird. Des Weiteren verursacht inhaliertes und über Ingestion aufgenommenes O-15 den grössten Dosisbeitrag in der Lunge (Inhalation) resp. im Magen-Darm-Trakt (Ingestion). 80 % des bei Inhalation in die Lunge gelangenden Sauerstoffes werden wieder ausgeatmet, ohne weiter in den Körper aufgenommen zu werden, der Rest gelangt über die Blutbahn in den gesamten Körper.

4.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen oder kontinuierliche Überwachung der Raumluft (4000 Bq/m3) und direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen nach jedem Alarm).

Messschwelle: 1 µSv/h vor dem Magen

Inkorporationsmessung

Wegen der kurzen physikalischen Halbwertszeit ist eine Inkorporationsmessung nicht möglich.

4.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

bei Alarm

TMessung:

–

tEreignis:

Sofort

4.4Interpretation

Nach einer Überschreitung der Messschwelle ist eine spezielle Untersuchung und Interpretation der Daten zur Ermittlung der effektiven Folgedosis E50 durch einen Sachverständigen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde erforderlich.

5.F-185.1Stoffwechsel

Aufgrund der Kurzlebigkeit (Halbwertszeit 109.77 Min.) zerfällt dieses Nuklid zum grössten Teil vollständig im Körper, bevor es ausgeschieden wird. Des Weiteren verursacht inhaliertes oder über Ingestion aufgenommenes F-18 den grössten Dosisbeitrag in der Lunge (Inhalation) bzw. im Magen-Darm-Trakt (Ingestion).

5.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen oder kontinuierliche Überwachung der Raumluft (4000 Bq/m3) und direkte Messung der Strahlung vor dem Magen/Abdomen nach jedem Alarm).

Messschwelle: 1 µSv/h vor dem Magen

Inkorporationsmessung

Wegen der kurzen physikalischen Halbwertszeit ist eine Inkorporationsmessung nicht möglich.

5.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

4 Stunden

TMessung:

–

tEreignis:

Sofort

5.4Interpretation

Nach einer Überschreitung der Messschwelle ist eine spezielle Untersuchung und Interpretation der Daten zur Ermittlung der effektiven Folgedosis E50 durch einen Sachverständigen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde erforderlich.

6.P-326.1Stoffwechsel

Inhaliertes Phosphat (Absorptionsklasse Typ M) wird zu etwa 70 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1= 0,8) und Urin rasch wieder ausgeschieden. Phosphat, das in die Blutbahn gelangt, wird zu etwa 70 % vom Weichgewebe und den Knochen aufgenommen. Die Verweilzeit dieses Anteils wird durch die physikalische Halbwertszeit, sowie die relativ rasche Ausscheidung aus dem Weichgewebe über den Urin (Halbwertszeit = 19 Tage) bestimmt.

6.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 200 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der P-32-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler

6.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

2 Tage

6.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,011×10-5

[tab]

[tab]

2

0,018×10-5

[tab]

[tab]

3

0,029×10-5

[tab]

[tab]

4

0,043×10-5

[tab]

[tab]

5

0,056×10-5

[tab]

[tab]

6

0,073×10-5

7

0,090×10-5

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

0,27×10-5

30

0,92×10-5

45

3,1×10-5

6.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

7.P-337.1Stoffwechsel

Inhaliertes Phosphat (Absorptionsklasse Typ M) wird zu etwa 70 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1= 0,8) und Urin rasch wieder ausgeschieden. Phosphat, das in die Blutbahn gelangt, wird zu etwa 70 % vom Weichgewebe und den Knochen aufgenommen. Die Verweilzeit dieses Anteils wird durch die physikalische Halbwertszeit, sowie die relativ rasche Ausscheidung aus dem Weichgewebe über den Urin (Halbwertszeit = 19 Tage) bestimmt.

7.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 200 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der P-33-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler

7.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

2 Tage

7.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,049×10-6

[tab]

[tab]

2

0,079×10-6

[tab]

[tab]

3

0,12×10-6

[tab]

[tab]

4

0,18×10-6

[tab]

[tab]

5

0,23×10-6

[tab]

[tab]

6

0,28×10-6

7

0,34×10-6

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

0,87×10-6

30

2,2×10-6

45

5,4×10-6

7.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

8.S-358.1Stoffwechsel

Inhalierte anorganische Schwefelverbindungen (Absorptionsklasse Typ M) werden zu rund 85 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,8) und Urin rasch wieder ausgeschieden. Was in die Blutbahn gelangt, wird lediglich zu 20 % längerfristig gespeichert, primär im Weichgewebe. Die biologische Halbwertszeit dieser Komponente beträgt 20 Tage. Nur wenig wird lange gespeichert und zerfällt mit der physikalischen Halbwertszeit von 87 Tagen.

8.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 150 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der S-35-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler nach chemischer Extraktion (Sulfatfällung).

8.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

60 Tage

TMessung:

60 Tage

tEreignis:

1 Tag

8.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,0070×10-6

[tab]

[tab]

2

0,057×10-6

[tab]

[tab]

3

0,42×10-6

[tab]

[tab]

4

0,77×10-6

[tab]

[tab]

5

0,81×10-6

[tab]

[tab]

6

0,86×10-6

7

0,91×10-6

15

1,2×10-6

Überwachungsintervall T = 60 Tage

30

2,1×10-6

60

5,7×10-6

90

14×10-6

8.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 60 Tage:

9.Ca-459.1Stoffwechsel

Inhaliertes Calcium (Absorptionsklasse Typ M) wird zu etwa 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,3) rasch ausgeschieden. Calcium, das in die Blutbahn gelangt, wird von den Knochen und vom Weichgewebe aufgenommen. Im Fall von Ca-45 bestimmt beim erwachsenen Menschen die physikalische Halbwertszeit von 163 Tagen die Verweilzeit im Knochen. Die biologische Halbwertszeit bestimmt die Verweilzeit im Weichgewebe. Von dort wird Calcium etwa zu gleichen Teilen via Urin und Verdauungstrakt ausgeschieden.

9.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 150 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der Ca-45-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler.

9.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

2 Tage

9.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,29×10-6

[tab]

[tab]

2

0,63×10-6

[tab]

[tab]

3

0,87×10-6

[tab]

[tab]

4

1,1×10-6

[tab]

[tab]

5

1,2×10-6

[tab]

[tab]

6

1,5×10-6

7

1,6×10-6

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

3,2×10-6

30

8,1×10-6

45

17×10-6

9.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

10.Cr-5110.1Stoffwechsel

Je nach chemischer Form (Cr III oder Cr VI) wird Chrom vom Körper verschieden aufgenommen und zurückgehalten. Da das dosimetrische Modell darauf basiert, dass einerseits die kleinen Mengen inhaliertes Cr III in der Lunge zu Cr VI oxidiert werden und dass anderseits aber Cr VI in Zirkulation zu Cr III reduziert wird, verschwinden diese Unterschiede weitgehend. Inhaliertes Chrom (Absorptionsklasse Typ M) wird zu etwa 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,1) rasch wieder ausgeschieden. Chrom, das in die Blutbahn gelangt, wird zu 25 % längerfristig im ganzen Körper gespeichert. Dies wird im Fall von Cr-51 durch die physikalische Halbwertszeit von 28 Tagen verhindert.

10.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 120 000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Cr-51-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

10.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

Sofort

10.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,071×10-9

[tab]

[tab]

2

0,13×10-9

[tab]

[tab]

3

0,23×10-9

[tab]

[tab]

4

0,31×10-9

[tab]

[tab]

5

0,37×10-9

[tab]

[tab]

6

0,41×10-9

7

0,45×10-9

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

0,67×10-9

30

1,2×10-9

45

2,0×10-9

10.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

11.Fe-5911.1Stoffwechsel

Inhaliertes Eisen (Absorptionsklasse Typ M) wird zu etwa 10 % vom Körper aufgenommen, der Rest wird via Nase oder Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,1) im Verlauf weniger Stunden und Tage ausgeschieden. Vom Körper aufgenommenes Eisen wird zu rund 70 % ins Hämoglobin (rotes Blutprotein) eingebaut, der Rest in verschiedenen Organen gespeichert. Einmal aufgenommenes Eisen wird vom Körper sorgfältig zurückgehalten; bei einem Eisendepot von rund 3,5 g werden täglich nur etwa 0,6 mg ausgeschieden. Somit bestimmt beim Fe-59 die physikalische Halbwertszeit von 44,5 Tagen die Verweilzeit des aufgenommenen Eisens im Körper.

11.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 2500 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Fe-59-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

11.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

Sofort

11.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,64×10-8

[tab]

[tab]

2

1,1×10-8

[tab]

[tab]

3

1,8×10-8

[tab]

[tab]

4

2,3×10-8

[tab]

[tab]

5

2,7×10-8

[tab]

[tab]

6

2,7×10-8

7

2,9×10-8

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

3,4×10-8

30

4,4×10-8

45

5,8×10-8

60

7,4×10-8

11.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

12.Co-5712.1Stoffwechsel

Inhaliertes Kobalt (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,05) und Urin im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Knapp 10 % bleiben längerfristig im Körper, primär in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird für Co-57 primär durch die physikalische Halbwertszeit von 271 Tagen bestimmt.

12.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 25 000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Co-57-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

12.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

12.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

1,22×10-9

[tab]

[tab]

2

2,40×10-9

[tab]

[tab]

3

4,29×10-9

[tab]

[tab]

4

6,19×10-9

[tab]

[tab]

5

7,58×10-9

[tab]

[tab]

6

8,37×10-9

7

8,78×10-9

15

10,1×10-9

30

12,0×10-9

60

15,3×10-9

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

18,4×10-9

180

27,5×10-9

270

38,2×10-9

12.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

13.Co-5813.1Stoffwechsel

Inhaliertes Kobalt (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,05) und Urin im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Knapp 10 % bleiben längerfristig im Körper, primär in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird für Co-58 primär durch die physikalische Halbwertszeit von 70,8 Tagen bestimmt.

13.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 2600 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Co-58-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

13.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

Sofort

13.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,35×10-8

[tab]

[tab]

2

0,68×10-8

[tab]

[tab]

3

1,2×10-8

[tab]

[tab]

4

1,8×10-8

[tab]

[tab]

5

2,2×10-8

[tab]

[tab]

6

2,5×10-8

7

2,6×10-8

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

3,2×10-8

30

4,3×10-8

45

5,3×10-8

60

6,8×10-8

90

10×10-8

13.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

14.Co-6014.1Stoffwechsel

Inhaliertes Kobalt (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase, Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,05) und Urin im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Knapp 10 % bleiben längerfristig im Körper, primär in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird wegen der langen physikalischen Halbwertszeit primär durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt.

14.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 1200 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Co-60-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

14.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

14.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,35×10-7

[tab]

[tab]

2

0,68×10-7

[tab]

[tab]

3

1,2×10-7

[tab]

[tab]

4

1,7×10-7

[tab]

[tab]

5

2,1×10-7

[tab]

[tab]

6

2,3×10-7

7

2,5×10-7

15

2,8×10-7

30

3,1×10-7

60

3,8×10-7

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

4,3×10-7

180

5,3×10-7

270

6,1×10-7

14.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

15.Zn-6515.1Stoffwechsel

Inhaliertes Zink (Absorptionsklasse Typ S) wird zu etwa 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,5) rasch wieder ausgeschieden. Der Rest verteilt sich über das Blut zu 80 % im ganzen Körper und zu 20 % im Skelett. Die im Skelett und 70 % der im ganzen Körper gespeicherten Aktivität werden mit einer biologischen Halbwertszeit von 400 Tagen ausgeschieden. Der Rest wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 20 Tagen ausgeschieden.

15.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 25 000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Zn-65-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

15.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

15.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

5,19×10-9

[tab]

[tab]

2

7,39×10-9

[tab]

[tab]

3

9,06×10-9

[tab]

[tab]

4

10,0×10-9

[tab]

[tab]

5

10,4×10-9

[tab]

[tab]

6

10,7×10-9

7

10,9×10-9

15

11,8×10-9

30

13,5×10-9

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

19,4×10-9

180

29,4×10-9

270

43,4×10-9

360

63,6×10-9

15.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

16.Ga-6716.1Stoffwechsel

Inhaliertes Gallium (Annahme: Oxide; Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0.001) im Verlaufe von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Gallium, das ins Blut gelangt, wird primär im ganzen Körper verteilt. 30 % wird sehr rasch ausgeschieden. Der Rest wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 50 Tagen aus dem Körper ausgeschieden.

16.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 5500 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Ga-67-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

16.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

7 Tage

TMessung:

7 Tage

tEreignis:

Sofort

16.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

[tab]

1

0,70×10-9

[tab]

[tab]

2

1,65×10-9

[tab]

[tab]

3

3,55×10-9

Überwachungsintervall T = 7 Tage

4

6,32×10-9

5

9,49×10-9

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

[tab]

6

12,9×10-9

[tab]

7

16,7×10-9

[tab]

8

21,2×10-9

[tab]

9

26,7×10-9

10

33,3×10-9

14

81,6×10-9

16.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 7 Tage:

17.Ga-6817.1Stoffwechsel

Aufgrund der Kurzlebigkeit (Halbwertszeit 68 Min.) zerfällt dieses Nuklid zum grössten Teil vollständig im Körper, bevor es ausgeschieden wird. Des Weiteren verursacht inhaliertes oder über Ingestion aufgenommenes Ga-68 den grössten Dosisbeitrag in der Lunge (Inhalation) bzw. im Magen-Darm-Trakt (Ingestion).

17.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Direkte Messung der Strahlung vor dem Magen / Abdomen mindestens alle 4 Stunden.

Messschwelle: 1 µSv/h vor dem Magen

Inkorporationsmessung

Wegen der kurzen physikalischen Halbwertszeit ist eine Inkorporationsmessung nicht möglich.

17.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

4 Stunden

TMessung:

–

tEreignis:

Sofort

17.4Interpretation

Nach einer Überschreitung der Messschwelle ist eine spezielle Untersuchung und Interpretation der Daten zur Ermittlung der effektiven Folgedosis E50 durch einen Sachverständigen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde erforderlich.

18.Sr-8518.1Stoffwechsel

Inhaliertes Sr-85 (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,01) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird durch die physikalische Halbwertszeit des Sr-85 bestimmt. Die geringe Menge Strontium, die ins Blut gelangt, wird in die Knochen eingebaut oder, primär über den Urin, wieder ausgeschieden.

18.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 6400 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Sr-85-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

18.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

Sofort

18.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,13×10-8

[tab]

[tab]

2

0,26×10-8

[tab]

[tab]

3

0,49×10-8

[tab]

[tab]

4

0,72×10-8

[tab]

[tab]

5

0,90×10-8

[tab]

[tab]

6

1,0×10-8

7

1,1×10-8

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

1,3×10-8

30

1,7×10-8

45

2,2×10-8

60

2,8×10-8

90

4,3×10-8

18.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

19.Sr-8919.1Stoffwechsel

Inhaliertes Sr-89 (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,01) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird durch die physikalische Halbwertszeit des Sr-89 bestimmt. Die geringe Menge Strontium, die ins Blut gelangt, wird in die Knochen eingebaut oder, primär über den Urin, wieder ausgeschieden.

19.2Messmethoden

Triagemessung

Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 0,5 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der Sr-89 Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler nach chemischer Aufbereitung.

19.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

1 Tag

19.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,0098×10-3

[tab]

[tab]

2

0,024×10-3

[tab]

[tab]

3

0,037×10-3

[tab]

[tab]

4

0,049×10-3

[tab]

[tab]

5

0,065×10-3

[tab]

[tab]

6

0,080×10-3

7

0,096×10-3

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

0,26×10-3

30

0,65×10-3

45

1,5×10-3

60

2,6×10-3

19.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

20.Sr-9020.1Stoffwechsel

Inhaliertes Sr-90 (Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,01) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird wegen der langen physikalischen Halbwertszeit durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Strontium, das ins Blut gelangt, wird in die Knochen eingebaut oder, primär über den Urin, wieder ausgeschieden.

20.2Messmethoden

Triagemessung

Messung einer Urinprobe mittels Flüssigszintillationszähler.

Messschwelle: 0,05 Bq/l

Inkorporationsmessung

Messung der Sr-90-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Flüssigszintillationszähler nach chemischer Aufbereitung.

20.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

1 Tag

20.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,13×10-3

[tab]

[tab]

2

0,32×10-3

[tab]

[tab]

3

0,49×10-3

[tab]

[tab]

4

0,67×10-3

[tab]

[tab]

5

0,83×10-3

[tab]

[tab]

6

0,98×10-3

7

1,2×10-3

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

2,7×10-3

30

6,0×10-3

45

11×10-3

60

16×10-3

20.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

21.Y-9021.1Stoffwechsel

Inhaliertes Yttrium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0.0001) rasch ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils im Körper wird durch die physikalische Halbwertszeit von 2.67 Tagen bestimmt. Die geringe Menge Yttrium, die ins Blut gelangt, wird hauptsächlich in die Knochen und die Leber eingebaut (65 %) oder direkt wieder ausgeschieden.

21.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 300 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Y-90-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Proportionalzähler nach chemischer Aufbereitung.

21.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

1 Tag

21.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

9,48×10-7

[tab]

2

1,30×10-5

[tab]

3

1,01×10-4

[tab]

4

1,95×10-4

[tab]

5

2,64×10-4

[tab]

6

3,48×10-4

7

4,59×10-4

10

1,05×10-3

15

4,13×10-3

20

1,63×10-2

30

2,49×10-1

22.Tc-99m22.1Stoffwechsel

Das Technetium fixiert sich aktiv in der Schilddrüse, der Speicheldrüse, im Magen und Darm. Man nimmt an, dass der Rest der Aktivität sich gleichmässig im ganzen Organismus verteilt. Die Ausscheidung erfolgt über Stuhl und Urin (Resorptionsanteil f1 = 0,8).

22.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Direkte Messung der Strahlung vor dem Magen respektive vor der Schilddrüse.

Messschwelle: 1 µSv/h

Inkorporationsmessung

Messung der Tc-99m-Aktivität in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

22.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

am Tagesende

TMessung:

(bei Überschreitung der Messschwelle)

tEreignis:

Sofort

22.4Interpretation

Wegen der kurzen physikalischen Halbwertszeit (6 h) ist eine Standardinterpretation der Messdaten nicht möglich. Inkorporationen im Normalfall (kBq) führen nur zu kleinen Dosen (10-5 mSv). Bei einem Unfall oder nach Überschreitung der Messschwelle sind eine spezielle Untersuchung und Interpretation der Daten erforderlich.

23.In-11123.1Stoffwechsel

Inhaliertes Indium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0.02) rasch ausgeschieden. Indium, das ins Blut gelangt, verteilt sich relativ gleichmässig im ganzen Körper. Es wird angenommen, dass dieser Anteil nicht mehr ausgeschieden wird. Die Verweilzeit des kurzlebigen In-111 im Körper wird somit durch die physikalische Halbwertszeit von 2,8 Tagen bestimmt.

23.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 5000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der In-111-Aktivität in M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

23.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

7 Tage

TMessung:

7 Tage

tEreignis:

Sofort

23.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

[tab]

1

0,80×10-9

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

[tab]

2

1,88×10-9

[tab]

[tab]

3

3,99×10-9

Überwachungsintervall T = 7 Tage

4

6,97×10-9

5

10,4×10-9

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

6

14,2×10-9

[tab]

[tab]

7

18,7×10-9

[tab]

[tab]

8

24,2×10-9

[tab]

[tab]

9

31,2×10-9

10

40,1×10-9

14

109×10-9

23.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 7 Tage:

24.I-12324.1Stoffwechsel

Inhaliertes Jod (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Davon werden 30 % im Verlauf eines Tages in die Schilddrüse eingebaut, 70 % werden über den Urin ausgeschieden. Die biologische Halbwertszeit in der Schilddrüse beträgt 80 Tage. Die Verweilzeit des kurzlebigen I‑123 in der Schilddrüse wird somit durch die physikalische Halbwertszeit von 13,2 Stunden bestimmt.

24.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Schilddrüse mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 1400 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der I-123-Aktivität M in Bq mit einem Schilddrüsenmonitor.

24.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

am Tagesende (= 12 h)

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

6–12 h

24.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1/4

0,0022×10-6

[tab]

1/2

0,0020×10-6

[tab]

1

0,0029×10-6

[tab]

1,5

0,0052×10-6

[tab]

2

0,010×10-6

[tab]

3

0,034×10-6

4

0,12×10-6

5

0,44×10-6

6

1,5×10-6

7

5,5×10-6

25.I-12425.1Stoffwechsel

Inhaliertes Jod (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Davon werden 30 % im Verlauf eines Tages in die Schilddrüse eingebaut, 70 % werden über den Urin ausgeschieden. Die biologische Halbwertszeit in der Schilddrüse beträgt 80 Tage. Die Verweilzeit des kurzlebigen I‑124 in der Schilddrüse wird somit durch die physikalische Halbwertszeit von 4,2 Tagen bestimmt.

25.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Schilddrüse mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 3000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der I-124-Aktivität M in Bq mit einem Schilddrüsenmonitor.

25.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

7 Tage

TMessung:

14 Tage

tEreignis:

6–12 h

25.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

[tab]

1

0,56×10-7

[tab]

[tab]

2

0,62×10-7

[tab]

[tab]

3

0,74×10-7

[tab]

[tab]

4

0,88×10-7

[tab]

[tab]

5

1,04×10-7

[tab]

[tab]

6

1,24×10-7

Überwachungsintervall T = 14 Tage

7

1,48×10-7

10

2,49×10-7

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation
Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

14

5,00×10-7

15

5,94×10-7

21

14,1×10-7

25.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 14 Tage:

26.I-12526.1Stoffwechsel

Inhaliertes Jod (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Davon werden 30 % im Verlauf eines Tages in die Schilddrüse eingebaut, 70 % werden über den Urin ausgeschieden. Die biologische Halbwertszeit in der Schilddrüse beträgt 80 Tage und die physikalische Halbwertszeit 60 Tage.

26.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Schilddrüse mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 1300 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der I-125-Aktivität M in Bq mit einem Schilddrüsenmonitor.

26.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

30 Tage

TMessung:

90 Tage

tEreignis:

6–12 h

26.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,56×10-7

[tab]

[tab]

2

0,52×10-7

[tab]

[tab]

3

0,52×10-7

[tab]

[tab]

4

0,56×10-7

[tab]

[tab]

5

0,56×10-7

[tab]

[tab]

6

0,56×10-7

7

0,56×10-7

15

0,66×10-7

30

0,90×10-7

Überwachungsintervall T = 90 Tage

45

1,2×10-7

60

1,6×10-7

90

2,6×10-7

135

6,1×10-7

26.5Interpretation für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 90 Tage:

27.I-13127.1Stoffwechsel

Inhaliertes Jod (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Davon werden 30 % im Verlauf eines Tages in die Schilddrüse eingebaut, 70 % werden über den Urin ausgeschieden. Die biologische Halbwertszeit in der Schilddrüse beträgt 80 Tage. Die Verweilzeit des I-131 in der Schilddrüse wird somit durch die physikalische Halbwertszeit von 8 Tagen bestimmt.

27.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Schilddrüse mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 2000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der I-131-Aktivität M in Bq mit einem Schilddrüsenmonitor.

27.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

7 Tage

TMessung:

30 Tage

tEreignis:

6–12 h

27.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,092×10-6

[tab]

[tab]

2

0,092×10-6

[tab]

[tab]

3

0,10×10-6

[tab]

[tab]

4

0,11×10-6

[tab]

[tab]

5

0,12×10-6

[tab]

[tab]

6

0,13×10-6

7

0,15×10-6

Überwachungsintervall T = 30 Tage

15

0,31×10-6

30

1,3×10-6

45

5,2×10-6

27.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 30 Tage:

28.Ba-13328.1Stoffwechsel

Der Stoffwechsel von Barium im Körper hängt sehr stark von der Löslichkeit der jeweiligen Verbindung ab, grundsätzlich verhält sich Barium aber ähnlich wie Ca oder Sr. Lösliche Bariumverbindungen Absorptionsklasse Typ F) gelangen sehr schnell fast vollständig in die Blutbahn, schwer lösliche Bariumverbindungen werden zu je etwa 50 % über die Blutbahn und den Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,1) im Verlauf von wenigen Tagen aus der Lunge entfernt und teilweise über den Stuhl ausgeschieden. Barium, das in die Blutbahn gelangt, wird in die Knochen eingebaut oder, primär über den Urin, wieder ausgeschieden.

28.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 6000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Ba-133-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

28.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

28.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

3,69×10-9

[tab]

2

6,60×10-9

[tab]

3

1,10×10-8

[tab]

4

1,64×10-8

[tab]

5

2,20×10-8

[tab]

6

2,75×10-8

7

3,24×10-8

15

4,79×10-8

30

5,78×10-8

60

6,89×10-8

90

7,99×10-8

180

1,06×10-7

270

1,25×10-7

29.Cs-13429.1Stoffwechsel

Inhaliertes Cäsium (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Dieser Anteil verteilt sich gleichmässig über den ganzen Körper. 10 % dieser Aktivität wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 2 Tagen primär im Urin ausgeschieden, die restlichen 90 % mit einer solchen von 110 Tagen bei Männern, etwa 70 Tagen bei Frauen. Zur Inkorporationsüberwachung wird die für Männer bestimmte Halbwertszeit verwendet.

29.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät. Da Cäsium aus der Lunge rasch in den Körper gelangt, kann nicht erwartet werden, dass das Thoraxmessgerät das inhalierte Cäsium total erfasst. Um das zu korrigieren, wird davon ausgegangen, dass die Thoraxmessung nur 50 % der inkorporierten Menge erfasst.

Messschwelle: 6000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Cs-134-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

29.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

29.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,16×10-7

[tab]

[tab]

2

0,19×10-7

[tab]

[tab]

3

0,21×10-7

[tab]

[tab]

4

0,22×10-7

[tab]

[tab]

5

0,22×10-7

[tab]

[tab]

6

0,23×10-7

7

0,23×10-7

15

0,25×10-7

30

0,27×10-7

60

0,34×10-7

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

0,42×10-7

180

0,80×10-7

270

1,5×10-7

29.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

30.Cs-13730.1Stoffwechsel

Inhaliertes Cäsium (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Die andere Hälfte gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Dieser Anteil verteilt sich gleichmässig über den ganzen Körper. 10 % dieser Aktivität wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 2 Tagen primär im Urin ausgeschieden, die restlichen 90 % mit einer solchen von 110 Tagen bei Männern, etwa 70 Tagen bei Frauen. Zur Inkorporationsüberwachung wird die für Männer bestimmte Halbwertszeit verwendet.

30.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät. Da Cäsium aus der Lunge rasch in den Körper gelangt, kann nicht erwartet werden, dass das Thoraxmessgerät das inhalierte Cäsium total erfasst. Um das zu korrigieren, wird davon ausgegangen, dass die Thoraxmessung nur 50 % der inkorporierten Menge erfasst.

Messschwelle: 9000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Cs-137-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

30.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

30.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

1,1×10-8

[tab]

[tab]

2

1,3×10-8

[tab]

[tab]

3

1,5×10-8

[tab]

[tab]

4

1,5×10-8

[tab]

[tab]

5

1,6×10-8

[tab]

[tab]

6

1,6×10-8

7

1,6×10-8

15

1,7×10-8

30

1,9×10-8

60

2,2×10-8

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

2,8×10-8

180

4,8×10-8

270

8,6×10-8

30.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

31. Eu-15231.1Stoffwechsel

Inhaliertes Europium (Absorptionsklasse Typ M) wird zu einem grossen Teil via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,005) rasch wieder ausgeschieden. Europium, das in die Blutbahn gelangt, wird zu je etwa 40 % in die Knochen eingebaut oder gelangt in die Leber (biologische Halbwertszeit 3500 Tage), 6 % gelangen in die Nieren, wo sie mit einer biologischen Halbwertszeit von etwa 10 Tagen ausgeschieden werden.

31.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 1000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Eu-152-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

31.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

31.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

5,48×10-8

[tab]

2

1,04×10-7

[tab]

3

1,80×10-7

[tab]

4

2,52×10-7

[tab]

5

3,02×10-7

[tab]

6

3,27×10-7

7

3,39×10-7

15

3,65×10-7

30

4,01×10-7

60

4,49×10-7

90

4,81×10-7

180

5,29×10-7

270

5,64×10-7

32.Sm-15332.1Stoffwechsel

Inhaliertes Samarium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt rasch wieder ausgeschieden (Resorptionsanteil f1 = 0.0005). Die geringe Menge Samarium, die ins Blut gelangt, wird zu 90 % in die Knochen und in die Leber eingebaut, mit einer biologischen Halbwertszeit von 3500 Jahren. Die Verweilzeit von Samarium-153 im Körper wird somit durch die physikalische Halbwertzeit von 46,7 Stunden bestimmt.

32.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 300 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Sm-153-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

32.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

Sofort

32.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

1,96×10-9

[tab]

2

5,31×10-9

[tab]

3

1,30×10-8

[tab]

4

2,61×10-8

[tab]

5

4,42×10-8

[tab]

6

6,83×10-8

7

1,01×10-7

10

3,05×10-7

15

1,87×10-6

20

1,14×10-5

30

4,22×10-4

33.Eu-15433.1Stoffwechsel

Inhaliertes Europium (Absorptionsklasse Typ M) wird zu einem grossen Teil via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0,005) rasch wieder ausgeschieden. Europium, das in die Blutbahn gelangt, wird zu je etwa 40 % in die Knochen eingebaut oder gelangt in die Leber (biologische Halbwertszeit 3500 Tage), 6 % gelangen in die Nieren, wo sie mit einer biologischen Halbwertszeit von etwa 10 Tagen ausgeschieden werden.

33.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 800 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Eu-154-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

33.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

180 Tage

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

33.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

7,10×10-8

[tab]

2

1,35×10-7

[tab]

3

2,33×10-7

[tab]

4

3,27×10-7

[tab]

5

3,92×10-7

[tab]

6

4,24×10-7

7

4,40×10-7

15

4,74×10-7

30

5,21×10-7

60

5,85×10-7

90

6,27×10-7

180

6,95×10-7

270

7,46×10-7

34.Er-16934.1Stoffwechsel

Inhaliertes Erbium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt rasch wieder ausgeschieden (Resorptionsanteil f1 = 0.0005). Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit dieses Anteils wird durch die physikalische Halbwertszeit von 9,4 Tagen bestimmt. Die geringe Menge Erbium, die ins Blut gelangt, wird zu 65 % in die Knochen und in die Leber eingebaut oder direkt wieder ausgeschieden.

34.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 1000 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Er-169-Konzentration Cu im Urin in Bq/l mittels Proportionalzähler nach chemischer Aufbereitung.

34.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

1 Tag

34.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

4,25×10-7

[tab]

2

4,75×10-6

[tab]

3

2,95×10-5

[tab]

4

4,60×10-5

[tab]

5

5,17×10-5

[tab]

6

5,65×10-5

7

6,16×10-5

10

8,05×10-5

15

1,24×10-4

20

1,91×10-4

30

4,47×10-4

35.Lu-17735.1Stoffwechsel

Inhaliertes Lutetium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt rasch wieder ausgeschieden (Resorptionsanteil f1 = 0.0005). Die geringe Menge Lutetium, die ins Blut gelangt, wird zu etwa 62 % vom Körper (hauptsächlich von den Knochen) aufgenommen, mit einer biologischen Halbwertszeit von 3500 Jahren. Der Rest wird etwa zu gleichen Teilen via Stuhl und Urin ausgeschieden. Die Verweilzeit vom Lutetium-177 im Körper wird durch die physikalische Halbwertszeit von 6,7 Tagen bestimmt.

35.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 300 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Lu-177-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

35.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

Sofort

35.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

3,48×10-9

[tab]

2

7,63×10-9

[tab]

3

1,56×10-8

[tab]

4

2,58×10-8

[tab]

5

3,57×10-8

[tab]

6

4,38×10-8

7

5,08×10-8

10

7,27×10-8

15

1,27×10-7

20

2,23×10-7

30

6,75×10-7

36.Re-18636.1Stoffwechsel

Inhaliertes Rhenium (Absorptionsklasse Typ M) gelangt rasch in die Schilddrüse, den Magen, die Leber und den Darm. Man nimmt an, dass der Rest der Aktivität sich gleichmässig im ganzen Organismus verteilt. Etwa 70 % des Rhenium wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 1,6 Tagen zu gleichen Teilen via Stuhl und Urin ausgeschieden (Resorptionsanteil f1 = 0.8).

36.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 300 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Re-186-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

36.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

Sofort

36.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

2,74×10-9

[tab]

2

4,90×10-9

[tab]

3

8,22×10-9

[tab]

4

1,30×10-8

[tab]

5

1,94×10-8

[tab]

6

2,80×10-8

7

3,90×10-8

10

9,09×10-8

15

2,89×10-7

20

8,28×10-7

30

6,22×10-6

37.Re-18837.1Stoffwechsel

Inhaliertes Rhenium (Absorptionsklasse Typ M) gelangt rasch in die Schilddrüse, den Magen, die Leber und den Darm. Man nimmt an, dass der Rest der Aktivität sich gleichmässig im ganzen Organismus verteilt. Etwa 70 % des Rhenium wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 1.6 Tagen zu gleichen Teilen via Stuhl und Urin ausgeschieden (Resorptionsanteil f1 = 0.8).

37.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 300 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Re-188-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

37.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

Sofort

37.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

3,75×10-9

[tab]

2

1,49×10-8

[tab]

3

5,53×10-8

[tab]

4

1,93×10-7

[tab]

5

6,43×10-7

[tab]

6

2,06×10-6

7

6,33×10-6

10

1,61×10-4

15

2,75×10-2

38.Tl-20138.1Stoffwechsel

Inhaliertes Thallium (Absorptionsklasse Typ F) wird zu 50 % wieder ausgeatmet. Der andere Teil gelangt rasch ins Blut (Resorptionsanteil f1 = 1). Dieser Anteil wird zu 97 % gleichmässig über den ganzen Körper verteilt und 3 % gehen in die Nieren. Das Thallium wird mit einer biologischen Halbwertszeit von 10 Tagen ausgeschieden.

38.2Messmethoden

Triagemessung

Direkte Messung der Gammastrahlung mit einem Thoraxmessgerät.

Messschwelle: 55 000 Bq

Inkorporationsmessung

Messung der Tl-201-Aktivität M in Bq mit einem Ganzkörperzähler.

38.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

14 Tage

TMessung:

14 Tage

tEreignis:

Sofort

38.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

M.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

M:

Messwert in Bq

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Retentionsanteil

[tab]

1

0,16×10-9

[tab]

[tab]

2

0,25×10-9

[tab]

[tab]

3

0,35×10-9

[tab]

[tab]

4

0,48×10-9

[tab]

[tab]

5

0,66×10-9

[tab]

[tab]

6

0,89×10-9

Überwachungsintervall T = 14 Tage

7

1,19×10-9

8

1,61×10-9

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation
Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

9

2,16×10-9

10

2,91×10-9

14

9,55×10-9

21

56,7×10-9

39.Ra-22339.1Stoffwechsel

Inhaliertes Radium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0.2) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Radium, das ins Blut gelangt, wird primär in die Knochen eingebaut.

39.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Kontamination der Hände nach Ausziehen der Handschuhe mit einem Kontaminationsmonitor.

Messschwelle: 50 Bq cm-2

Inkorporationsmessung

Messung der Aktivitätskonzentration Cu im Urin in Bq/l des Ra-223 und der Folgenuklide.

39.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

nach jeder Anwendung

TMessung:

bei Überschreitung der Messschwelle

tEreignis:

1 Tag

39.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

5,23×10-3

[tab]

2

3,05×10-2

[tab]

3

4,79×10-2

[tab]

4

7,16×10-2

[tab]

5

1,06×10-1

[tab]

6

1,54×10-1

7

2,20×10-1

8

3,06×10-1

9

4,16×10-1

10

5,48×10-1

30

5,21

40

1,10×101

40.Ra-22640.1Stoffwechsel

Inhaliertes Radium (Absorptionsklasse Typ M) wird via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 0.2) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Radium, das ins Blut gelangt, wird primär in die Knochen eingebaut.

40.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der α-Aktivitätskonzentration der Raumluft am Arbeitsplatz.

Messschwelle: 380 Bq h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Inkorporationsmessung

Messung der Aktivitätskonzentration Cu im Urin in Bq/l des Ra-226 und der Folgenuklide.

40.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

180 Tage

tEreignis:

Sofort

40.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

E50 =

Cu.{einh/m(t)}

[tab]

t
[Tage]

einh/m(t)
[Sv·l/Bq]

[tab]

E50:

50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu:

Messwert in Bq/l

einh:

Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t):

Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1

t:

Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

[tab]

1

0,20×10-2

[tab]

[tab]

2

0,99×10-2

[tab]

[tab]

3

1,50×10-2

[tab]

[tab]

4

2,11×10-2

[tab]

[tab]

5

2,93×10-2

[tab]

[tab]

6

4,03×10-2

7

5,42×10-2

15

17,6×10-2

30

32,6×10-2

60

48,8×10-2

Überwachungsintervall T = 180 Tage

90

68,8×10-2

180

151×10-2

270

275×10-2

40.5Korrektur für vorangehende Inkorporation

Überwachungsintervall T = 180 Tage:

41.Th-23241.1Stoffwechsel

Inhaliertes Th-232 (Annahmen: Oxid oder Hydroxid, Absorptionsklasse Typ S) wird zu 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 2×10-4) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird, wegen der langen physikalischen Halbwertszeit, durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Thorium, das ins Blut gelangt, wird primär im Knochen langzeitig deponiert, wobei wegen des andauernden Knochenumbaus auch das Knochenmark einer relativ hohen Dosis ausgesetzt wird.

41.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Messung der Th-232-Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 70 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen. Ab der 10-fachen Messschwelle ist auch eine Ganzkörpermessung durchzuführen.

Als Ergänzung der Triagemessungen ist einmal pro Jahr eine Messung der Th-232 Konzentration Cu im Urin in Bq/l durchzuführen.

41.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

360 Tage

tEreignis:

Sofort

41.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären.

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

E50 = M.{einh/m(t)}

bei Urinmessungen

bei Stuhlmessungen

bei Ganzkörpermessungen

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

GK

einh/m(t) [Sv/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

M: Messwert in Bq (GK-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1; oder im Stuhl in d-1; oder GK-Retentionsanteil

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

1,3

0,011×10-2

0,24×10-4

2

5,1

0,0075×10-2

0,48×10-4

3

8,8

0,014×10-2

0,86×10-4

4

11

0,034×10-2

1,3×10-4

5

12

0,086×10-2

1,6×10-4

6

13

0,21×10-2

1,8×10-4

7

15

0,48×10-2

1,9×10-4

15

22

2,4×10-2

2,1×10-4

30

28

3,4×10-2

2,4×10-4

45

34

4,8×10-2

2,6×10-4

90

44

11×10-2

3,1×10-4

180

53

32×10-2

3,6×10-4

42.U-23542.1Stoffwechsel

Inhaliertes Uranium (Annahme Oxid, Absorptionsklasse Typ S) wird zu rund 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 2×10-3) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Uranium, das ins Blut gelangt, wird über die Nieren recht effizient ausgeschieden. Die Lungendosis dominiert; die Retention im Knochen ist unwichtig. Speziell bei löslichen Uranverbindungen wie UF6 ist die chemische Toxizität zu beachten.

42.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der U-235-Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 140 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen.

Inkorporationsmessung

Messung der U-235-Konzentration Cu im Urin in Bq/l.

42.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

90 Tage

tEreignis:

Sofort

42.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l)
in l-1; oder im Stuhl in d-1;
oder GK-Retentionsanteil

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt
ist t = T/2

1

0,012

0,055×10-3

2

0,19

0,038×10-3

3

0,33

0,073×10-3

4

0,36

0,17×10-3

5

0,39

0,44×10-3

6

0,43

1,1×10-3

7

0,45

2,4×10-3

15

0,71

12×10-3

30

1,1

17×10-3

45

1,4

24×10-3

90

2,0

55×10-3

180

2,6

165×10-3

43.U-23843.1Stoffwechsel

Inhaliertes Uranium (Annahme Oxid, Absorptionsklasse Typ S) wird zu rund 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 2×10-3) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Uranium, das ins Blut gelangt, wird über die Nieren recht effizient ausgeschieden. Die Lungendosis dominiert; die Retention im Knochen ist unwichtig. Speziell bei löslichen Uranverbindungen wie UF6 dominiert die chemische Toxizität.

43.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der U-238-Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 150 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen.

Inkorporationsmessung

Messung der U-238-Konzentration Cu im Urin in Bq/l.

43.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

90 Tage

tEreignis:

Sofort

43.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l)
in l-1; oder im Stuhl in d-1

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt
ist t = T/2

1

0,011

0,052×10-3

2

0,18

0,036×10-3

3

0,31

0,068×10-3

4

0,33

0,16×10-3

5

0,36

0,41×10-3

6

0,40

1,0×10-3

7

0,42

2,3×10-3

15

0,67

12×10-3

30

1,0

16×10-3

45

1,3

23×10-3

90

1,9

52×10-3

180

2,4

154×10-3

44.Np-23744.1Stoffwechsel

Inhaliertes Neptunium (Annahme: Typ M) wird zu rund 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 5×10-4) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die relativ kurze Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Neptunium, das ins Blut gelangt, wird im Knochen und in der Leber langzeitig deponiert. Relativ hohe Dosen erhalten auch das Knochenmark und die Keimzellen. Bei fortgeschrittener Lungenclearance erfolgt die Ausscheidung primär über den Urin.

44.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Np-237-Konzentration der Raumluft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 60 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen.

Inkorporationsmessung

Messung der Np-237-Konzentration Cu im Urin in Bq/l.

44.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

90 Tage

tEreignis:

Sofort

44.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären.

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

E50 = M.{einh/m(t)}

bei Urinmessungen

bei Stuhlmessungen

bei Lungenmessungen

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

Lunge

einh/m(t) [Sv/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

M: Messwert in Bq (Lungen-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1; oder im Stuhl in d-1; oder Lungen-Retentionsanteil

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

3,4×10-3

0,014×10-2

2,6×10-4

2

1,6×10-2

0,010×10-2

2,7×10-4

3

3,0×10-2

0,019×10-2

2,7×10-4

4

4,4×10-2

0,045×10-2

2,8×10-4

5

6,2×10-2

0,12×10-2

2,8×10-4

6

8,1×10-2

0,28×10-2

2,8×10-4

7

0,11

0,65×10-2

2,9×10-4

15

0,21

3,6×10-2

3,3×10-4

30

0,27

5,4×10-2

3,9×10-4

45

0,32

7,9×10-2

4,5×10-4

90

0,48

0,23

6,8×10-4

180

0,78

1,0

13×10-4

45.Pu-23945.1Stoffwechsel

Inhaliertes Plutonium (Annahme Oxid, Absorptionsklasse Typ S) wird zu rund 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 1×10-5) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Plutonium, das ins Blut gelangt, wird im Knochen und in der Leber langzeitig deponiert, wobei, wegen dem andauernden Knochenumbau, auch das Knochenmark zu den stärker bestrahlten Organen gehört.

45.2Messmethoden

Triagemessung (obligatorisch)

Messung der Pu-239-Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 100 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen.

Als Ergänzung der Triagemessungen ist einmal pro Jahr eine Messung der Pu-239-Konzentration Cu im Urin in Bq/l durchzuführen.

45.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

360 Tage

tEreignis:

Sofort

45.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

bei Urinmessungen

bei Stuhlmessungen

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1; oder im Stuhl in d-1

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt
ist t = T/2

1

5,1

0,0075×10-2

2

8,3

0,0052×10-2

3

14

0,0099×10-2

4

20

0,024×10-2

5

26

0,059×10-2

6

31

0,15×10-2

7

37

0,33×10-2

15

61

1,7×10-2

30

68

2,4×10-2

45

68

3,3×10-2

90

73

7,5×10-2

180

73

22×10-2

46.Am-24146.1Stoffwechsel

Inhaliertes Americium (alle Verbindungen; Annahme: Absorptionsklasse Typ M) wird zu rund 90 % via Nase und Verdauungstrakt (Resorptionsanteil f1 = 5×10-4) im Verlauf von Stunden bis Tagen wieder ausgeschieden. Etwa 5 % bleiben längerfristig in der Lunge. Die relativ kurze Verweilzeit in der Lunge wird durch die Mechanismen der Lungenclearance bestimmt. Americium, das ins Blut gelangt, wird im Knochen und in der Leber langzeitig deponiert. Relativ hohe Dosen erhalten auch das Knochenmark und die Keimzellen. Bei fortgeschrittener Lungenclearance erfolgt die Ausscheidung primär über den Urin.

46.2Messmethoden

Triagemessung

Messung der Am-241-Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz (Atemluftüberwachung).

Messschwelle: 30 Bq⋅h/m3 (Integralwert über 1 Jahr)

Bei Überschreitung der Messschwelle ist während den ersten 3 Tagen der Stuhl und Urin zu sammeln und auszumessen. Falls der Messwert die 10-fache Messschwelle überschreitet, ist die Americium-Aktivität in der Lunge mit einem Thoraxmessgerät zu bestimmen.

Inkorporationsmessung

Messung der Am-241-Konzentration Cu im Urin in Bq/l.

46.3Überwachungsintervalle T und Zeitpunkt t der ersten Messung nach Ereignis

TTriage:

–

TMessung:

90 Tage

tEreignis:

Sofort

46.4Interpretation ohne Berücksichtigung einer früheren Inkorporation

Jeder positive Befund ist individuell abzuklären.

E50 = Cu.{einh/m(t)}

E50 = Mst.{einh/m(t)}

E50 = M.{einh/m(t)}

bei Urinmessungen

bei Stuhlmessungen

bei Lungenmessungen

t
[Tage]

Urin

einh/m(t) [Sv.l/Bq]

Stuhl

einh/m(t) [Sv.d/Bq]

Lunge

einh/m(t) [Sv/Bq]

E50: 50-Jahre-Folgedosis in Sv

Cu: Messwert in Bq/l (Urin-Messung)

Mst: Messwert in Bq/d (Stuhl-Messung)

M: Messwert in Bq (Lungen-Messung)

einh: Dosisfaktor in Sv/Bq

m(t): Ausscheidungsanteil im Tagesurin (= 1,4 l) in l-1; oder im Stuhl in d-1; oder Lungen-Retentionsanteil

t: Tage zwischen Messung und Inkorporation.

Bei unbekanntem Inkorporationszeitpunkt ist t = T/2

1

0,021

0,025×10-2

4,7×10-4

2

0,16

0,018×10-2

4,8×10-4

3

0,29

0,034×10-2

4,9×10-4

4

0,42

0,082×10-2

5,0×10-4

5

0,53

0,21×10-2

5,1×10-4

6

0,60

0,51×10-2

5,1×10-4

7

0,65

1,2×10-2

5,2×10-4

15

0,97

6,4×10-2

5,9×10-4

30

1,5

9,6×10-2

7,1×10-4

45

1,8

14×10-2

8,2×10-4

90

2,4

41×10-2

12×10-4

180

3,4

159×10-2

23×10-4

CErläuterungen zu den Datenblättern

Die nuklidspezifischen Datenblätter sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut. Jedes Blatt besteht aus 5 Teilen. Im ersten Teil wird kurz und als Übersicht das Stoffwechselverhalten des Isotops zusammengefasst. Im zweiten Teil sind die Messmethoden bei der Inkorporation- und Triagemessung aufgeführt. Wird die angegebene Messschwelle nie überschritten, so kann in der Regel angenommen werden, dass die jährliche effektive Folgedosis 1 mSv nicht übersteigt. In einem weiteren Abschnitt sind die Überwachungsintervalle zusammengefasst. Die zwei letzten Abschnitte dienen der Interpretation der Messwerte nach Anhang 11.

Referenzen:

1. Stoffwechsel:

ICRP 301, ICRP 78, ICRP 119

2. m(t):

ICRP 78, BfS2

3. einh:

ICRP 68
(identisch mit BSS3- und Richtlinie 96/29/Euratom4)

1

International Commission on Radiological Protection, www.icrp.org

2

Deutsches Bundesamt für Strahlenschutz, www.bfs.de

3

International Atomic Energy Agency (IAEA): International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (1996), Safety Series No. 115, www.iaea.org.

4

Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen, ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1 ff.