Ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OIGE)
RS 941.242
Abréviation: OIGE
Etat le: 2021-04-15

941.242

Ordonnance du DFJP
sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

(OIGE)

du 19 mars 2006 (État le 15 avril 2021)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)

RS 941.210

,

Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du DFJP du 7 décembre 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 7183).

arrête:

Section 1Dispositions générales

Art. 1ObjetLa présente ordonnance fixe:
a.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

les exigences afférentes aux instruments mesureurs

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

des composants gazeux des moteurs à allumage commandé, aux instruments mesureurs de fumée de diesel des moteurs à allumage par compression et aux instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion;

b.

les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;

c.

les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2Champ d’applicationSont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments mesureurs des composants gazeux, les instruments mesureurs de fumée de diesel et les instruments mesureurs des nanoparticules qui sont utilisés pour:

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

a.

l’entretien du système antipollution par les entreprises habilitées conformément à l’art. 35 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

RS 741.41

;

b.

les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par l’autorité d’immatriculation conformément à l’art. 36 OETV ainsi que les contrôles subséquents des gaz d’échappement effectués par la police;

c.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 octobtre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (RO 2018 4071).

le contrôle périodique des systèmes de filtre à particules selon l’art. 15 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux

RS 747.201.3

et selon l’art. 5 des dispositions d’exécution du DETEC du 28 août 2017 de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses

RS 747.201.31

;

d.

l’entretien du système antipollution ou les contrôles périodiques des gaz d’échappement conformément à l’art. 13.11a, al. 7, de l’ordonnance du 17 janvier 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance

RS 747.223.1

;

e.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (RO 2018 4071).

les mesures et contrôles des émissions prévus par l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

RS 814.318.142.1

qui sont effectués sur les machines de chantier ainsi que sur les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion;

f.

Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

l’établissement de valeurs de référence par les autorités d’homologation.

Art. 3DéfinitionsAu sens de la présente ordonnance, on entend par:
a.

instrument mesureur des composants gazeux: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, les fractions volumiques, au niveau d’humidité présente, de certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage commandé en régime stationnaire;

b.

instrument mesureur de fumée de diesel: un instrument de mesure servant à déterminer, à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement, le coefficient d’opacité maximum de la fumée des gaz d’échappement d’un moteur à allumage par compression et les régimes du ralenti et de régulation à vide durant une accélération libre;

c.

Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

instrument mesureur des nanoparticules des moteurs à combustion: un instrument de mesure servant à déterminer la concentration numérique de nanoparticules à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement d’un moteur à combustion.

Section 2Instruments mesureurs des composants gazeux

Art. 4Exigences essentielles

Les instruments mesureurs des composants gazeux doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5Procédures de mise sur le marchéLa conformité des instruments mesureurs des composants gazeux avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
a.

examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

b.

examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

c.

déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1).

Art. 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 novembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 4551).

Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les instruments mesureurs des composants gazeux sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.

Section 3Instruments mesureurs de fumée de diesel

Art. 7Exigences essentielles

Les instruments mesureurs de fumée de diesel doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 8Procédures de mise sur le marché

Les instruments mesureurs de fumée de diesel sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 novembre. 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 4551).

Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les instruments mesureurs de fumée de diesel sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par les offices cantonaux de vérification.

Section 3a

Introduite le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

Instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion

Art. 9aExigences essentielles

Les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4, let. B, ch. 1 à 5, de la présente ordonnance.

Art. 9b

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, en vigueur depuis le 15 avril 2021 (RO 2021 147).

Procédures de mise sur le marché

Les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 9cProcédures de maintien de la stabilité de mesureLes instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion sont soumis aux procédures suivantes, destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
a.

vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, let. B, ch. 6, de la présente ordonnance, effectuée annuellement par l’Institut fédéral de métrologie ou par un laboratoire de vérification habilité, et

b.

entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 4, let. B, ch. 6, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente.

Art. 9d

Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, avec effet au 15 avril 2021 (RO 2021 147).

Section 4Obligations de l’utilisateur

Art. 10L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
a.

de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure;

b.

de faire réviser l’instrument de mesure conformément aux instructions du fabricant.

Section 5Erreurs maximales tolérées lors des contrôles

Art. 11

Pour les contestations au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou pour les contrôles officiels d’instruments de mesure autres que la vérification, les erreurs maximales tolérées fixées aux annexes 1, 2 et 4 de la présente ordonnance sont applicables.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 5371).

Section 6Dispositions finales

Art. 12Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 20 octobre 1993 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OAGE)

[RO 1993 2985, 1998 1796 art. 1 ch. 23]

est abrogée.

Art. 13Dispositions transitoires1

Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesureurs de fumée de diesel vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés ultérieurement. Lors de la vérification ultérieure, les instruments doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.

2

Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesureurs de fumée de diesel approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.

Art. 13a

Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 4 mars 2021, en vigueur depuis le 15 avril 2021 (RO 2021 147).

Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mars 20211

Les attestations de conformité pour des instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion délivrées selon les anciennes dispositions de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur expiration.

2

Après expiration de la validité des attestations de conformité visées à l’al. 1, les instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustion doivent être remis sur le marché conformément à l’art. 9b.

Art. 14Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.

Annexe 1

Mise à jour selon le ch. II de l’O du DFJP du 15 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (RO 2018 4071).

(art. 4)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments mesureurs des composants gazeuxADéfinitions et explications

Instruments mesureurs des composants gazeux

Un instrument mesureur des composants gazeux est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques de certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage commandé au niveau d’humidité de l’échantillon analysé.

Ces composants gazeux sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxygène (O2) et les hydrocarbures (HC).

La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent n-hexane (C6H14), mesurée à l’aide de techniques d’absorption proches de l’infrarouge.

Les titres volumiques des composants gazeux sont exprimés en % (% vol) pour le CO, le CO2 et l’O2 et en parties par million (ppm vol) pour les HC

La fraction de quantité de matière (titre molaire) des composants des gaz d’échappement est considérée, dans la présente ordonnance, comme égale à leur fraction volumique (titre volumique).

.

Valeur lambda

Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l’efficacité de combustion d’un moteur en termes de rapport air/carburant dans les gaz d’échappement. Il est déterminé à l’aide d’une formule normalisée de référence.

La valeur lambda est déterminée par un instrument mesureur des composants gazeux à partir des titres volumiques des composants gazeux.

BExigences métrologiques1Classes d’instrument
1.1

Deux classes, 0 et I, sont définies pour les instruments mesureurs des composants gazeux. Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Classes et étendues de mesure

Tableau 1

Paramètre

Classes 0 et I

titre en CO

de 0 à 5 % vol

titre en CO2

de 0 à 16 % vol

titre en HC

de 0 à 2 000 ppm vol

titre en O2

de 0 à 21 % vol

λ

de 0,8 à 1,2

2Conditions de fonctionnement nominales

Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spécifiées par le fabricant comme suit:

2.1 Pour les facteurs d’influence climatiques et mécaniques:
–

une étendue de température d’au moins 35 °C pour l’environnement climatique;

–

la classe d’environnement mécanique M1 est applicable.

2.2 Pour les facteurs d’influence de la puissance électrique:
–

l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;

–

les limites de l’alimentation en courant continu.

2.3 Pour la pression ambiante:
–

les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

3Erreurs maximales tolérées (EMT)

Les EMT sont définies comme suit:

3.1

Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l’écart maximal toléré dans les conditions de fonctionnement nominales, conformément à l’annexe 1, ch. 1.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, est la plus grande des deux valeurs indiquées au tableau 2. Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol; les valeurs en % sont des pourcentages de la valeur vraie.

Erreurs maximales tolérées

Tableau 2

Paramètre

Classe 0

Classe I

titre en CO

± 0,03 % vol

± 5 %

± 0,06 % vol

± 5 %

titre en CO2

± 0,5 % vol

± 5 %

± 0,5 % vol

± 5 %

titre en HC

± 10 ppm vol

± 5 %

± 12 ppm vol

± 5 %

titre en O2

± 0,1 % vol

± 5 %

± 0,1 % vol

± 5 %

3.2

L’erreur maximale tolérée pour le calcul de lambda est 0,3 %. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule énoncée au point 5.3.7.3 du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)

Règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant, JO L 42 du 15.2.2012, p. 1.

. À cette fin, les valeurs indiquées par l’instrument sont utilisées pour les calculs.

4Effet toléré de perturbations
4.1

Pour chacun des titres volumiques mesurés par l’instrument, la valeur de variation critique est égale à l’erreur maximale tolérée pour le paramètre concerné.

4.2 Une perturbation électromagnétique peut avoir les effets suivants:
–

la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au ch. 4.1, ou

–

le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu’il ne puisse pas être considéré comme un résultat valable.

5Autres exigences
5.1

La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d’un ordre de grandeur.

Résolution

Tableau 3

CO

CO2

O2

HC

Classes 0 et I

0,01 % vol

0,1 % vol

*

1 ppm vol

*

0,01 % vol pour les valeurs mesurées inférieures ou égales à 4 % vol, sinon 0,1 % vol.

La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001.

5.2

L’écart-type de 20 mesurages ne doit pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée pour chaque titre volumique de gaz applicable.

5.3

Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l’instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit indiquer 95 % de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 s qui suivent un changement à partir d’un gaz à teneur zéro, par exemple l’air frais. Pour mesurer le O2, l’instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s’écartant de moins de 0,1 % vol de zéro dans les 60 s qui suivent un passage d’air frais à un gaz sans oxygène.

5.4 Les composants des gaz d’échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:
–

6 % vol CO;

–

16 % vol CO2;

–

10 % vol O2;

–

5 % vol H2;

–

0,3 % vol NO;

–

2000 ppm vol HC (en équivalent n-hexane);

–

vapeur d’eau jusqu’à saturation.

5.5

Un instrument mesureur des composants gazeux doit avoir un dispositif d’ajustage permettant la remise à zéro, l’étalonnage au moyen d’un gaz et l’ajustage interne. La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques.

5.6

Dans le cas d’un dispositif d’ajustage automatique ou semi-automatique, l’instrument doit être incapable de réaliser une mesure tant que les ajustages n’ont pas été effectués.

5.7

Un instrument mesureur des composants gazeux doit détecter les résidus d’hydrocarbures dans le système de circulation des gaz. Il doit être impossible d’effectuer un mesurage si les résidus d’hydrocarbures présents avant toute mesure dépassent 20 ppm vol.

5.8

Un instrument mesureur des composants gazeux doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionnement du capteur dans le canal d’oxygène dû à l’usure ou à une rupture de la ligne de connexion.

5.9

Lorsque l’instrument mesureur des composants gazeux est capable de traiter différents carburants, tels que l’essence ou le GPL, il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de la valeur lambda de manière à ne laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate.

Annexe 2

(art. 7)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments mesureurs de fumée de diesel1Exigences
1.1

Les instruments mesureurs de fumée de diesel doivent permettre d’obtenir les mêmes résultats que ceux des opacimètres destinés à la mesure en accélération libre prévue par la directive 72/306/CEE

Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules à moteur; JO L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par les directives 89/491/CEE (JO L 238 du 15.8.1989, p. 43) et 97/20/CE (JO L 125 du 16.5.1997, p. 21).

et le règlement ECE no 24

Commission économique pour l’Europe (ECE): «Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteurs», additif 23: R no 24 du 20 avril 1986 à annexer à l’Accord. Des renseignements sur le R ECE no 24 peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.

.

1.2

Les exigences afférentes à la construction et aux caractéristiques métrologiques des instruments mesureurs de fumée de diesel mentionnées à l’art. 7 sont satisfaites si les instruments répondent aux exigences de la norme ISO 11614

Norme internationale ISO 11614, «Moteurs alternatifs à combustion interne à allumage par compression – Appareillage de mesure de l’opacité et du coefficient d’absorption de la lumière des gaz d’échappement», édition 1999-09-01.

et aux dispositions suivantes.

2Principe de construction
2.1

Le processus de mesurage des instruments mesureurs de fumée de diesel doit être automatisé au maximum afin que les influences subjectives de la personne qui effectue les mesurages puissent être éliminées.

2.2

Les instruments mesureurs doivent être des opacimètres à prélèvement conformément à la norme ISO 11614, ch. 5.1 et 9.1.

2.3

Les instruments mesureurs doivent mesurer la quantité de fumée durant l’accélération libre selon la norme ISO 11614, ch. 9.4.

2.4

Les instruments mesureurs doivent répondre aux exigences fixées dans la norme ISO 11614, ch. 10.1 à 10.3.

2.5

Les instruments mesureurs doivent être équipés d’une imprimante. La transmission des données entre l’instrument de mesure et l’imprimante doit être conçue de telle manière que les résultats ne puissent pas être altérés. Il ne doit pas être possible d’imprimer un document pour utilisation légale si le dispositif de contrôle a détecté un défaut significatif ou un mauvais fonctionnement de l’instrument de mesure.

2.6 Une pièce officielle doit comprendre au minimum les données suivantes:
–

la date et l’heure du mesurage;

–

le nom et l’adresse de la station de mesure;

–

une identification de l’instrument telle que le no de série;

–

les grandeurs mesurées et les résultats conformément au ch. 3;

–

la mention «mesure officielle»;

–

la désignation de la sonde utilisée ainsi que son diamètre;

–

une rubrique pour l’introduction de l’identification du véhicule ainsi que le no de châssis.

3Grandeurs mesurées

Les instruments mesureurs de fumée de diesel doivent déterminer les grandeurs suivantes, obtenues lors d’un essai d’accélération libre:
–

les coefficients d’opacité maximum k [m-1] conformément à la norme ISO 11614, ch. 7;

–

le régime [min-1] du moteur au ralenti et au régime de régulation à vide.

4Erreurs maximales tolérées (EMT)
4.1 En mesure dynamique telle qu’en accélération libre d’un moteur, les EMT pour le coefficient d’opacité k [min-1] par rapport à l’instrument de référence sont de:
–

± 0,15 m-1 si k ≤ 1 m-1;

–

± 0,15 · k si k > 1 m-1.

4.2 Lors d’un contrôle statique de l’instrument avec un système externe (contrôle de la linéarité conformément à ISO 11614, ch. 7.3.5), les écarts maximaux par rapport à une valeur définie de k sont de:
–

± 0,05 m-1 si k ≤ 2 m-1;

–

± 0,025 · k si k > 2 m-1.

5Mesure officielle
5.1

La procédure en mode «mesure officielle» doit se faire conformément à la norme ISO 11614, ch. 9.4, et 10.1.6, let. d. En plus, la condition suivante doit être remplie, tant pour le ralenti que pour le régime de régulation à vide: la différence entre le plus grand et le plus petit nombre de tours/min des quatre mesures considérées n’excède pas la plus grande valeur entre 100 min-1 et 10 % de la valeur moyenne des quatre mesures.

5.2

À la fin de la mesure officielle, l’instrument mesureur de fumée de diesel doit imprimer la pièce officielle selon la norme ISO 11614, ch. 10.1.6, let. f, complétée par les valeurs mesurées du régime.

5.3

Si les mesures ne remplissent pas les conditions visées au ch. 5.1, la pièce officielle doit être clairement invalidée.

6Données à inscrire sur les instruments mesureurs de fumée de dieselEn complément de l’annexe 1, ch. 9.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, les données supplémentaires suivantes doivent être inscrites sur tous les composants de l’instrument:
–

l’année de fabrication;

–

le sigle d’approbation et le numéro d’ordre;

–

le numéro de série de l’instrument;

–

la longueur optique effective L de la cellule de mesure.

7Mode d’emploi et d’entretienEn complément de l’annexe 1, ch. 9.3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, le mode d’emploi et d’entretien doit également inclure:
–

la procédure d’une mesure officielle; celle-ci se base en particulier sur la directive 72/306/CEE

Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules à moteur; JO L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par les directives 89/491/CEE (JO L 238 du 15.8.1989, p. 43) et 97/20/CE (JO L 125 du 16.5.1997, p. 21).

ou sur le règlement CEE no 24

Commission économique pour l’Europe (ECE): «Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteurs», additif 23: R no 24 du 20 avril 1986 à annexer à l’Accord. Des renseignements sur le R ECE no 24 peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.

et comprend en particulier le conditionnement du moteur, le nettoyage du système d’échappement et la manière de procéder pour une accélération libre;

–

si nécessaire, les catégories de véhicules diesel qui peuvent être officiellement mesurées avec l’instrument mesureur de fumée de diesel;

–

si plusieurs sondes existent, les conditions d’utilisation de chaque sonde.

Annexe 3

Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 19 novembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 4551).

(art. 6 et 9)

Vérification ultérieure des instruments mesureurs des composants gazeux et des instruments mesureurs de fumée de diesel
1

Les instruments mesureurs des composants gazeux et les instruments mesu-reurs de fumée de diesel doivent être vérifiés dans les conditions usuelles d’emploi. Si les conditions métrologiques le permettent, l’examen doit se faire au lieu d’utilisation. L’examen de parties isolées d’appareils n’est autorisé qu’en cas d’extrême nécessité. L’Institut fédéral de métrologie détermine la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type d’instrument mesureur.

2

Tout instrument mesureur dont les caractéristiques métrologiques sont fortement détériorées ou dont l’obligation d’entretien selon l’art. 10, let. b, n’est manifestement pas respectée peut être scellé de manière à empêcher son utilisation. Ce scellage peut par exemple consister dans le blocage de l’imprimante ou dans le scellage de l’alimentation. L’office de vérification compétent fixe un délai raisonnable pour la remise en état par une personne compétente.

Annexe 4

Introduite par le ch. II de l’O du DFJP du 22 août 2012 (RO 2012 5371). Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFJP du 30 janvier 2013 (RO 2014 477) et le ch. II de l’O du DFJP du 15 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (RO 2018 4071).

(art. 9a et 9c)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments mesureurs des nanoparticules des moteurs à combustionADéfinitions et explications

Diamètre de mobilité

Moyenne géométrique liée aux nombres d’une distribution unimodale de la taille avec un écart type géométrique entre 1.4 et 1.6 qui, lors du mesurage dans un analyseur de mobilité selon la norme ISO 15900:2009

Norme ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution – Differential electrical mobility analysis for aerosol particles (Détermination de la distribution granulométrique – Analyse de mobilité électrique différentielle pour les particules d’aérosol). La norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), 8400 Winterthour, www.snv.ch. La norme peut aussi être consultée gratuitement auprès de l’Institut fédéral de métrologie, 3003 Berne.

, présente la même mobilité électrique qu’une particule de forme sphérique dont le diamètre est connu.

Nanoparticules

Composants solides, à base de carbone, contenus dans les gaz d’échappement du pot catalytique des moteurs à combustion.

Les particules présentent un diamètre de mobilité allant de 20 nm à 300 nm.

Les parties condensées ne sont pas qualifiées de nanoparticules.

Concentration numérique de particules

Nombre de nanoparticules mesuré par unité de volume, indiqué par centimètre cube (cm3).

Efficience E

Quotient de la concentration numérique de particules indiquée et de la concentration numérique de particules mesurée à l’entrée de l’instrument mesureur.

BExigences métrologiques1Étendue de mesure
1.1

L’étendue de mesure pour la concentration numérique de particules se situe au minimum entre 5 × 104 cm–3 et 5 × 106 cm–3.

1.2

Pour les valeurs de mesure situées en dehors de l’étendue de mesure, l’instrument mesureur doit indiquer si la valeur mesurée est inférieure ou supérieure à l’étendue de mesure. Si cela n’est pas possible, aucune valeur n’est indiquée.

1.3

La concentration numérique de particules doit être indiquée pour les conditions ambiantes prévalant lors de chaque mesure.

2Conditions de fonctionnement nominales

Les conditions de fonctionnement nominales ci-après doivent être remplies:

2.1 Environnement climatique, mécanique et électromagnétique:
–

domaine pour la pression ambiante entre 860 hPa et 1060 hPa;

–

classe d’environnement mécanique M2;

–

classe d’environnement électromagnétique E2.

2.2 Les conditions de fonctionnement nominales électriques indiquées par le producteur se rapportent:
–

à l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;

–

aux limites de l’alimentation en courant continu.

3Erreurs maximales tolérées (EMT)

Les EMT sont définies comme suit:

Selon la taille et la composition des particules, l’instrument mesureur doit maintenir sur toute l’étendue de mesure une efficience E située à l’intérieur des limites prévues au tableau 1.

Efficience des instruments mesureurs des nanoparticules

Tableau 1

Diamètre de mobilité

Limites de l´efficience E

Nanoparticules de 23 nm

E < 50 %

Nanoparticules de 41 nm

E > 40 %

Nanoparticules de 80 nm

70 % < E < 130 %

Nanoparticules de 200 nm

E < 200 %

gouttes de tétracontane de 30 nm (concentration numérique jusqu’à 105 cm–3)

E < 5 %

4Effets tolérés des perturbations
4.1 Sont considérées comme perturbations:
–

les nanoparticules d’un diamètre inférieur à 20 nm issues notamment d’additifs pour carburants pour moteurs à combustion;

–

les éclaboussures, les composants de gaz d’échappement corrosifs, la poussière;

–

la chaleur dans l’échantillon et dans l’environnement du prélèvement de l’échantillon (température de 300 °C pendant 5 minutes);

–

la condensation de composants gazeux;

–

une concentration de particules très élevée, par exemple lors d’une mesure sur un moteur sans filtre à particules ou avec filtre à particules endommagé;

–

un dépôt de salissures sur les capteurs de l’instrument mesureur, notamment de la suie ou de la condensation.

4.2 Une perturbation ne peut influencer l’instrument mesureur que:
–

si la variation du résultat de la mesure ne dépasse pas la valeur limite fixée au ch. 3, ou

–

si l’indication du résultat de la mesure ne peut pas être considérée comme valable.

4.3

L’utilisateur doit être averti, et une mesure officielle doit être supprimée lorsque des perturbations provoquent une variation du résultat dépassant la valeur limite fixée au ch. 4.2.

5Autres exigences
5.1

Le processus de mesurage doit être automatisé afin que les influences subjectives de l’utilisateur puissent être éliminées.

5.2

...

5.3

La durée de l’entrée gazeuse lors du prélèvement de l’échantillon jusqu’à l’affichage de la concentration numérique doit être inférieure à 10 s (temps de retard).

5.4

Pour l’examen de type, il convient de prévoir une émission électronique des données de mesure dans un fichier texte, avec indication de la date et de la concentration numérique et un taux d’enregistrement d’au moins 10 Hz. Le fichier doit pouvoir être téléchargé avec une interface sur un ordinateur disponible dans le commerce.

5.5

L’instrument mesureur doit être conçu pour pouvoir fonctionner en plein air de manière portable.

6Stabilité de mesure
6.1

Les informations sur le fonctionnement des instruments mesureurs prévues à l’annexe 1, ch. 9.3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien du détenteur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle entre ces travaux et sur la preuve de leur exécution.

6.2 Font partie des travaux d’entretien au moins les travaux suivants:
–

nettoyage des composantes qui entrent en contact avec des particules;

–

contrôle des capteurs intégrés, notamment pour la température et la pression;

–

au besoin un ajustage des capteurs importants pour le mesurage du nombre de particules.

6.3

L’instrument mesureur doit être conçu de telle manière que les travaux d’entretien suffisent pour maintenir les caractéristiques métrologiques dans les limites des erreurs tolérées pendant le délai de vérification.

6.4

L’instrument mesureur ajusté après l’entretien doit être soumis à une vérification ultérieure.

6.5

L’Institut fédéral de métrologie fixe la procédure de vérification ultérieure au cas par cas selon le type de l’instrument mesureur.

7Mesure officielle
7.1

On entend par «mesure officielle» le processus de mesure réglementé pour le mesurage officiel des gaz d’échappement.

7.2 La mesure officielle doit:
–

être enclenchée et arrêtée par l´utilisateur;

–

être effectuée sans interruption;

–

déterminer la valeur moyenne à partir de trois valeurs mesurées établies de la manière suivante: 15 s attente, 5 s 1re mesure, 5 s pause, 5 s 2e mesure, 5 s pause, 5 s 3e mesure;

–

indiquer au moins les valeurs suivantes: la valeur de mesure actuelle, la valeur moyenne ainsi que la durée de la mesure, en secondes, après l’enclenchement de la mesure officielle.

7.3 À la fin de la mesure officielle, l’instrument mesureur doit enregistrer durablement les données suivantes:
–

mention «mesure officielle»;

–

date et heure de la mesure;

–

valeur moyenne de la concentration numérique;

–

durée de la mesure.