Ordinanza del DFGP del 22 aprile 2011 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC)
RS 941.210.3
Abréviation: OMGC
Etat le: 2024-10-01

941.210.3

Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico
degli impianti a combustione

(OMGC)

del 22 aprile 2011 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006

RS 941.210

sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Nuovo testo giusta il cifra I n. 4 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1OggettoLa presente ordinanza disciplina:
a.

i requisiti posti agli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione;

b.

le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti;

c.

le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazioneLa presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985

RS 814.318.142.1

contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per:
a.

gli impianti a combustione alimentati con olio o gas, con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;

b.

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 22 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 486).

gli impianti a combustione alimentati con legna o carbone, con una potenza termica pari o inferiore a 500 kW.

Art. 3DefinizioniNella presente ordinanza i seguenti termini significano:

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

a.

impianto a combustione: impianto stazionario per la produzione di energia o di calore ai sensi dell’allegato 3 numero 1 capoverso 1 OIAt

RS 814.318.142.1

;

b.

olio: olio da riscaldamento «extra leggero» ai sensi dell’allegato 5 numero 11 capoverso 1 OIAt;

c.

legna: legna da ardere ai sensi dell’allegato 5 numero 31 capoverso 1 OIAt;

cbis.

Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

carbone: carbone, mattonelle di carbone e coke;

d.

gas: combustibili e carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 numero 41 capoverso 1 OIAt;

e. strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con olio o gas: strumento di misurazione portatile che serve a determinare almeno uno dei seguenti valori nei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas:
1.

la concentrazione volumetrica dei componenti di gas di scarico in una corrente parziale del gas di scarico di un impianto a combustione in presenza di umidità,

2.

l’inquinamento da fuliggine (indice di fuliggine),

3.

la temperatura dei gas di scarico e dell’aria di combustione per il calcolo delle perdite di calore;

f.

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone: strumento di misurazione portatile che serve a determinare i seguenti valori in una corrente parziale del gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone, in funzionamento dinamico:
1.

la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco, o

2.

la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco e la concentrazione media delle sostanze solide;

g.

concentrazione volumetrica di componenti gassosi: concentrazione volumetrica dei componenti gassosi espressa in mL/m3, ppm (parts per million) o in percentuale;

gbis.

Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

concentrazione delle sostanze solide: concentrazione delle sostanze solide separabili su un filtro ad almeno (70±5) °C riferita a un dato volume, espressa in mg/m3;

h.

indice di fuliggine: indice relativo al grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dalle particelle contenute nei gas di scarico. È determinato mediante una scala comparativa empirica;

i.

gas di riferimento: miscele di gas certificate di un fabbricante accreditato, utilizzate per misurazioni ai fini di verifiche o controlli;

j.

Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

valore di riferimento: valore medio dei valori misurati del metodo di riferimento o valore generato dallo standard di prova del misurando da determinare.

Sezione 2:Strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas

Art. 4Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5Procedure per l’immissione in commercio

Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dall’Istituto federale di metrologia

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

(METAS), e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
a.

verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;

b.

manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e

c.

regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.

2

Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.

Sezione 3:Strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone

Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 febbraio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019 (RU 2019 823). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 8Procedure per l’immissione in commercio

Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
a.

verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;

b.

manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e

c.

regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.

2

Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10Disposizioni transitorie1

La verificazione iniziale degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas il cui tipo è stato ammesso in virtù del diritto previgente è effettuata dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.

2

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas immessi in commercio in virtù del diritto previgente possono essere oggetto di una verifica successiva, non vincolata a scadenze, conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.

Art. 10a

Introdotto dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

Disposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 2019

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico approvati prima dell’entrata in vigore della presente modifica per impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono considerati approvati anche per la misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con carbone.

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

Allegato 1

Aggiornato dalle cifre II delle O del DFGP del 13 feb. 2019 (RU 2019 823) e del 22 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 486).

(art. 4)

Requisiti specifici per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gasANorme applicabili

Se non sono indicati altri requisiti specifici, si applicano quelli definiti dalle norme SN EN 50379-1:2012

SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

e SN EN 50379-2:2012

SN EN 50379-2:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 2: Requisiti specifici per apparecchi impiegati in misurazioni e analisi aventi valore legale. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

.

BRequisiti metrologici1Campi di misurazione
1.1

Concentrazioni volumetriche per i componenti dei gas di scarico

Componente (analita)

Campo di misurazione (min. … mass.)

monossido di carbonio (CO)

da 0 a 2000 ppm

monossido di azoto (NO)

da 0 a 600 ppm

ossigeno (O2)

da 0 a 21 %

eventualmente diossido di azoto (NO2)

da 0 a 200 ppm

eventualmente diossido di carbonio (CO2)

da 0 a 20 %

1.2

Indice di fuliggine

–

L’indice di fuliggine è determinato conformemente all’allegato A della norma SN EN 267:2020

SN EN 267:2020, Bruciatori per combustibili liquidi ad aria soffiata. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

. Esso è compreso tra 0 e 9 ed è determinato mediante una scala comparativa e indicato in cifre intere.

–

Il volume di gas di scarico per determinare l’indice di fuliggine è di 5,7 dm3 a condizioni ambiente per cm2 di superficie utile del filtro.

1.3

Temperatura del gas di scarico e dell’aria di combustione

–

La temperatura del gas di scarico è compresa tra 0 e 400 °C.

–

La temperatura dell’aria di combustione è compresa tra 0 e 100 °C.

2Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve indicare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:

2.1 per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico, meccanico ed elettromagnetico:
–

temperatura ambiente da +5 °C a +40 °C,

–

pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa,

–

classe ambientale meccanica M1,

–

classe ambientale elettromagnetica E2;

2.2 per la tensione elettrica:
–

campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata,

–

campo di tensione per l’alimentazione in corrente continua.

3Errori massimi tollerati

Sono tollerati i seguenti errori massimi:

3.1

Concentrazione volumetrica per i componenti dei gas di scarico

Componente (analita)

Divergenza massima ammessa

monossido di carbonio (CO)

±0,10 ∙ indicazione o ±12 ppm;
fa stato il valore maggiore

monossido di azoto (NO)

±0,10 ∙ indicazione o ±10 ppm;
fa stato il valore maggiore

ossigeno (O2)

±0,4 %

diossido di azoto (NO2)

±7 ppm

diossido di carbonio (CO2)

±0,07 ∙ indicazione o ±0,35 %;
fa stato il valore maggiore

3.2

Indice di fuliggine

L’indice di fuliggine è determinato mediante la scala comparativa di cui al numero 1.2. L’errore massimo tollerato corrisponde alla risoluzione della scala. In caso di dubbio si applica l’indice di fuliggine inferiore. Non si procede a interpolazione.

L’errore massimo tollerato per la determinazione del volume di fuliggine è di ±0,4 dm3 a condizioni ambiente per cm2 della superficie utile del filtro.

3.3

Temperatura del gas di scarico e dell’aria di combustione

Errori massimi tollerati per la temperatura del gas di scarico:
–

da 0 °C a 100 °C ±3 °C,

–

da 100 °C a 200 °C ±3 per cento del valore misurato,

–

da 200 °C a 350 °C ±6 °C.

Errore massimo tollerato per la temperatura dell’aria di combustione:
–

da 0 °C a 50 °C ±3 °C.

4Altri requisiti
4.1

Eventuali moduli di misurazione opzionali non devono intaccare le caratteristiche degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas.

4.2

Controllo dell’ermeticità: l’ermeticità di uno strumento dotato di pompa a motore deve essere controllata automaticamente a ogni utilizzazione, ma almeno una volta per ogni giorno di funzionamento.

Pompa a mano: in caso di chiusura delle condotte di aspirazione, il pistone delle pompe a mano deve ritornare nella posizione di partenza entro 3 secondi, dopo una corsa di 1 cm.

4.3

Termometro per l’aria di combustione: la lunghezza del cavo del sensore deve permettere un campionamento rappresentativo della temperatura dell’aria di combustione.

4.4

Misurazione della fuliggine: il raddoppio della resistenza allo scorrimento dovuta alle differenti qualità del filtro o all’eccessiva presenza di fuliggine deve essere compensato dalla pompa entro gli errori massimi tollerati.

Allegato 2

(art. 6)

Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas1Verificazione successiva

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas sono verificati in condizioni di laboratorio. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione.

Per la misurazione dei gas sono tollerati i seguenti errori massimi:

Componente (analita)

Divergenza massima tollerata

monossido di carbonio (CO)

±0,07 ∙ indicazione o ±8 ppm;
fa stato il valore maggiore

monossido di azoto (NO)

±0,07 ∙ indicazione o ±6 ppm;
fa stato il valore maggiore

diossido di carbonio (CO2)

±0,05 ∙ indicazione o ±0,30 per cento;
fa stato il valore maggiore

Per l’ossigeno (O2) e il diossido di azoto (NO2) valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.

Per le misurazioni della fuliggine valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.2. Per il controllo della resistenza allo scorrimento vale l’errore massimo tollerato moltiplicato per 1,5.

Per le misurazioni della temperatura valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.3.

2Manutenzione
2.1

Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, le informazioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas contengono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte del detentore, nonché su tutti i lavori di manutenzione, sulla loro frequenza e sui documenti per attestarne l’esecuzione.

2.2

Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle informazioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.

2.3

Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. In tale documento devono figurare in particolare l’identificazione dello strumento, la data e il tipo di lavori svolti, gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati, la persona che li ha effettuati e la sua firma.

2.4

Gli strumenti di misurazione e di controllo impiegati per la manutenzione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.

3Regolazione
3.1

La regolazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas va eseguita da una persona competente con un gas di riferimento certificato. Tale miscela di gas deve presentare un’incertezza relativa certificata inferiore al 2 per cento.

3.2

Il fabbricante definisce nelle istruzioni d’uso la periodicità della regolazione e la pertinente procedura. La regolazione è eseguita almeno una volta all’anno.

3.3

Se il modello lo prevede e se la piombatura dello strumento di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas non deve essere danneggiata, è possibile regolare anche singoli sensori e l’utilizzatore può integrarli successivamente. A dimostrazione dell’avvenuta regolazione, la persona cui compete la piombatura degli strumenti di misurazione contrassegna i sensori.

Allegato 3

Aggiornato dalle cifre II delle O del DFGP del 13 feb. 2019 (RU 2019 823) e del 22 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 486).

(art. 7)

Requisiti specifici per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carboneANorme applicabili

Se non sono indicati altri requisiti specifici, si applicano quelli definiti dalle norme SN EN 50379-1:2012

SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

, SN EN 50379-2:2012

SN EN 50379-2:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 2: Requisiti specifici per apparecchi impiegati in misurazioni e analisi aventi valore legale. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

e VDI 4206 Blatt 2:2015

VDI 4206 Blatt 2:2015, Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen (Performance criteria and test procedures for measuring devices for monitoring emissions at small firing installations): Messgeräte zur Ermittlung von partikelförmigen Emissionen. (Measuring devices for the determination of particulate emissions.) La norma è consultabile (in tedesco e inglese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione degli ingegneri tedeschi (Verein Deutscher Ingenieure), Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, www.vdi.de.

.

BRequisiti metrologici1Campi di misurazione
1.1

Concentrazioni volumetriche e concentrazioni delle sostanze solide per i componenti dei gas di scarico

Componente (analita)

Campo di misurazione (min. … mass.)

Monossido di carbonio (CO)

da 0 a 20 000 ppm

Ossigeno (O2)

da 0 a 21 %

Sostanze solide

da 10 a 200 mg/m3

2Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve indicare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:

2.1 per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico, meccanico ed elettromagnetico:
–

temperatura ambiente da +5 °C a +40 °C,

–

pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa,

–

classe ambientale meccanica M1,

–

classe ambientale elettromagnetica E2; per un singolo componente di uno strumento di misurazione il METAS può ammettere la classe ambientale elettromagnetica E1, sempre che il luogo d’impiego lo permetta;

2.2 per la tensione elettrica:
–

campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata,

–

campi di tensione per l’alimentazione in corrente continua.

3Errori massimi tollerati

Sono tollerati i seguenti errori massimi:

3.1

Concentrazioni volumetriche e concentrazioni delle sostanze solide per i componenti dei gas di scarico

Componente (analita)

Divergenza massima ammessa

Monossido di carbonio (CO)

± 0,10 ∙ indicazione o ± 100 ppm;

fa stato il valore maggiore

Ossigeno (O2)

± 0,3 %

Sostanze solide

–

10 mg/m3 per valori di riferimento inferiori a 20 mg/m3

–

50 % del valore di riferimento per valori di riferimento compresi tra 20 mg/m3 e 150 mg/m3

–

75 mg/m3 per valori di riferimento superiori a 150 mg/m3

4Altri requisiti
4.1

Eventuali moduli di misurazione opzionali non devono intaccare le caratteristiche degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone.

4.2

I tempi di reazione indicati nella norma SN EN 50379-1:2012

SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.

si applicano ai cambiamenti positivi e negativi bruschi della concentrazione volumetrica.

4.3

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono permettere il calcolo di valori medi in un arco di tempo variabile.

Mentre è in corso il calcolo del valore medio non può essere effettuato alcun azzeramento.

La frequenza di misurazione per il calcolo del valore medio è di 1/s.

Eventuali commutazioni del campo di misurazione non devono incidere sul calcolo del valore medio per più di un terzo dell’errore massimo tollerato.

Un’eventuale concentrazione di massa di CO riferita a una concentrazione di ossigeno è calcolata dopo il valore medio.

4.4

I gas che fuoriescono dall’apparecchio devono poter essere asportati senza che ne risultino influenzati i valori di misurazione.

4.5

Dopo una misurazione e prima di spegnere lo strumento di misurazione, i sensori devono essere puliti in modo adeguato con aria fresca.

Allegato 4

Aggiornato dalla cifra II dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).

(art. 9)

Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone1Verificazione successiva

Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono verificati in condizioni di laboratorio. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione.

Per la misurazione dei gas e delle sostanze solide sono tollerati i seguenti errori massimi:

Componente (analita)

Divergenza massima ammessa

Monossido di carbonio (CO)

±0,07 ∙ indicazione o ±70 ppm;

fa stato il valore maggiore

Sostanze solide

±0,35 ∙ valore di riferimento o ±7 mg/m3;

fa stato il valore maggiore

Per l’ossigeno (O2) valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 3 lettera B numero 3.

2Manutenzione
2.1

Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, le informazioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone contengono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte del detentore, nonché su tutti i lavori di manutenzione, sulla loro frequenza e sui documenti per attestarne l’esecuzione.

2.2

Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle informazioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.

2.3

Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. In tale documento devono figurare in particolare l’identificazione dello strumento, la data e il tipo di lavori svolti, gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati, la persona che li ha effettuati e la sua firma.

2.4

Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.

3Regolazione
3.1

La regolazione dello strumento di misurazione dei gas di scarico va eseguita da una persona competente con un gas di riferimento certificato. Tale miscela di gas deve presentare un’incertezza relativa certificata inferiore o uguale al 2 per cento.

3.2

La regolazione dello strumento di misurazione delle sostanze solide nei gas di scarico va eseguita da una persona competente in conformità alle indicazioni del fabbricante.

3.3

Il fabbricante definisce nelle istruzioni d’uso la periodicità della regolazione e la pertinente procedura. La regolazione è eseguita almeno una volta all’anno.

3.4

Se il modello lo prevede e se la piombatura dello strumento di misurazione dei gas di scarico non deve essere danneggiata, è possibile regolare anche singoli sensori e l’utilizzatore può integrarli successivamente. A dimostrazione dell’avvenuta regolazione, la persona cui compete la piombatura degli strumenti di misurazione contrassegna i sensori.