Verordnung des EJPD vom 24. September 2010 über Messmittel für die Schallmessung
RS 941.210.1
Etat le: 2022-01-01

941.210.1

Verordnung des EJPD
über Messmittel für die Schallmessung

vom 24. September 2010 (Stand am 1. Januar 2022)

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD),

gestützt auf die Artikel 5 Absatz 2, 8 Absatz 2, 16 Absatz 2, 24 Absatz 3 und 33 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006

SR 941.210

(Messmittelverordnung),

Fassung gemäss Ziff. I 2 der V des EJPD vom 7. Dez. 2012 (Neue gesetzliche Grundlagen im Messwesen), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7183).

verordnet:

Art. 1GegenstandDiese Verordnung regelt:
a.

die Anforderungen an Messmittel für die Schallmessung;

b.

die Verfahren für das Inverkehrbringen dieser Messmittel;

c.

die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel.

Art. 2GeltungsbereichDieser Verordnung unterstehen Messmittel, die eingesetzt werden für:
a.

Geräuschmessungen nach der Verordnung vom 19. Juni 1995

SR 741.41

über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge;

b.

Messungen der Lärmimmissionen nach der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986

SR 814.41

;

c.

Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 16. Aug. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 505).

Messungen der Schallimmissionen durch die Vollzugsbehörden nach der Verordnung vom 27. Februar 2019

SR 814.711

zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall;

d.

Eingefügt durch Ziff. I der V des EJPD vom 5. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Dez. 2013 (AS 2013 4027).

Messungen der Lärmimmissionen nach der Verordnung vom 25. April 2012

SR 748.131.3

über die Flughafengebühren.

Art. 3Begriff

Als Messmittel für die Schallmessung gelten Schallpegelmesser, Filter und Kalibratoren.

Art. 4Grundlegende Anforderungen

Messmittel für die Schallmessung müssen die grundlegenden Anforderungen nach Anhang 1 der Messmittelverordnung und nach dem Anhang der vorliegenden Verordnung erfüllen.

Art. 5Verfahren für das Inverkehrbringen

Messmittel für die Schallmessung bedürfen einer ordentlichen Zulassung und einer Ersteichung nach Anhang 5 der Messmittelverordnung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS)

Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) auf den 1. Jan. 2013 angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.

.

Art. 6Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit1

Messmittel für die Schallmessung müssen alle zwei Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch das METAS oder eine ermächtigte Eichstelle nachgeeicht werden.

2

Vor jeder Verwendung müssen Schallpegelmesser nach Anhang 7 Ziffer 6 der Messmittelverordnung mit einem geeichten Kalibrator kalibriert werden, welcher mindestens den Anforderungen der korrespondierenden Genauigkeitsklasse genügt.

3

Das METAS kann die Fristen für die Nacheichung für einzelne Messmittel oder Bauarten verlängern oder verkürzen, wenn die messtechnischen Eigenschaften dies erlauben oder verlangen.

Art. 7Übergangsbestimmung1

Messmittel für die Schallmessung, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können bis zum Ablauf der Zulassung in Verkehr gebracht werden.

2

Für die Ersteichung und die Nacheichung gelten bis zum Ablauf der Zulassung die Anforderungen des bisherigen Rechts.

3

Die Messmittel dürfen auch nach Ablauf der Zulassung nachgeeicht werden, wenn sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.

Art. 8Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Anhang

Fassung gemäss Ziff. II der V des EJPD vom 16. Aug. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 505).

(Art. 4)

Spezifische Anforderungen an Messmittel für die Schallmessung1. An Schallpegelmesser werden folgende Anforderungen gestellt:
a.

Sie müssen die Messung des A-bewerteten Schallpegels LA ermöglichen.

b.

Sie müssen die direkte oder indirekte Bestimmung des Mittelungspegels Leq ermöglichen.

2. Messmittel für die Schallmessung müssen folgende Normen

Der Text dieser Normen kann bei Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf, oder unter www.electrosuisse.ch gegen Rechnung bezogen oder beim Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS), 3003 Bern, kostenlos eingesehen werden.

erfüllen:

Schallpegelmesser

IEC 61672-1

edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 1: Specifications

IEC 61672-2

edition 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 2: Pattern evaluation tests

IEC 61672-3

edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 3: Periodic tests

Filter

IEC 61260-1

edition 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band

and fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications

IEC 61260-2

edition 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band

and fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests

IEC 61260-3

edition 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band

and fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

Kalibratoren

IEC 60942

edition 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators

3. Die Schallpegelmesser müssen folgenden Genauigkeitsklassen nach den entsprechenden IEC-Normen nach Ziffer 2 angehören:

Anwendungsbereich

Genauigkeitsklasse

Verordnung vom 19. Juni 1995

SR 741.41

über die technischen
Anforderungen an Strassenfahrzeuge

Klasse 1

Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986

SR 814.41

Klasse 1

Verordnung vom 27. Februar 2019

SR 814.711

zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall

Klasse 2

Verordnung vom 25. April 2012

SR 748.131.3

über die Flughafengebühren

Klasse 1