Ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010 concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro
RS 941.210.1
Etat le: 2022-01-01

941.210.1

Ordinanza del DFGP
concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

del 24 settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006

RS 941.210

sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

ordina:

Art. 1OggettoLa presente ordinanza disciplina:
a.

i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;

b.

le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;

c.

le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.

Art. 2Campo d’applicazioneLa presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:
a.

misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 1995

RS 741.41

concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

b.

misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 1986

RS 814.41

contro l’inquinamento fonico;

c.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 505).

le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 27 febbraio 2019

RS 814.711

concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;

d.

Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4027).

misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 2012

RS 748.131.3

sulle tasse aeroportuali.

Art. 3Definizione

Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.

Art. 4Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.

Art. 5Procedura per l’immissione in commercio

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione 1

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.

3

Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.

Art. 7Disposizioni transitorie1

Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammissione.

2

I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.

3

Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Allegato

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 505).

(art. 4)

Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:
a.

permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA;

b.

permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio Leq.

2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti requisiti

Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch. Esse possono essere consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna.

:

Fonometri

IEC 61672-1

edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 1: Specifications

IEC 61672-2

edizione 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 2: Pattern evaluation tests

IEC 61672-3

edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

Part 3: Periodic tests

Filtri

IEC 61260-1

edizione 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and

fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications

IEC 61260-2

edizione 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and

fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests

IEC 61260-3

edizione 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and

fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

Calibratori

IEC 60942

edizione 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators

3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente alle norme della IEC menzionate al numero 2:

Campo d’applicazione

Classe di precisione

Ordinanza del 19 giugno 1995

RS 741.41

concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali

Classe 1

Ordinanza del 15 dicembre 1986

RS 814.41

contro l’inquinamento fonico

Classe 1

Ordinanza del 27 febbraio 2019

RS 814.711

concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

Classe 2

Ordinanza del 25 aprile 2012

RS 748.131.3

sulle tasse aeroportuali

Classe 1