Ordonnance du DFJP du 9 mars 2010 sur les instruments de mesure audiométriques (Ordonnance sur l'audiométrie)
RS 941.216
Etat le: 2018-06-12

941.216

Ordonnance du DFJP
sur les instruments de mesure audiométriques

(Ordonnance sur l’audiométrie)

du 9 mars 2010 (État le 12 juin 2018)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)

RS 941.210

,

Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

arrête:

Art. 1ObjetLa présente ordonnance régit:
a.

les exigences afférentes aux instruments de mesure audiométriques;

b.

la procédure de mise sur le marché des instruments de mesure audiométriques;

c.

les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure des instruments de mesure audiométriques.

Art. 2Champ d’applicationSont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure qui sont utilisés pour des contrôles audiométriques en matière de santé, à savoir:
a.

les audiomètres;

b.

les cabines d’audiométrie.

Art. 3DéfinitionsDans la présente ordonnance, on entend par:
a.

examen audiométrique: un examen servant à la détermination de l’acuité auditive;

b.

audiomètre: un instrument de mesure servant à la détermination du seuil d’audibilité des sons de différentes fréquences ou de la compréhensibilité de la parole, y compris les sources sonores comme les dispositifs de reproduction avec leurs supports sonores et fichiers, ainsi que les transducteurs acoustiques tels que casques d’écoute, ossivibrateurs ou haut-parleurs en champ libre;

c.

cabine d’audiométrie: une cabine de mesure dont le revêtement intérieur absorbe les sons et dans laquelle sont réalisés des examens audiométriques.

Art. 4Exigences

Les audiomètres et les cabines d’audiométrie doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux exigences correspondantes fixées dans l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 5Procédure de mise sur le marché1

Les audiomètres et les cabines d’audiométrie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

2

Lors de l’installation d’une nouvelle cabine d’audiométrie, une mesure de contrôle doit être réalisée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

ou par un laboratoire de vérification.

Art. 6Vérification ultérieure des audiomètres1

Les audiomètres doivent être soumis chaque année à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

L’erratum du 12 juin 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 2323).

2

La vérification ultérieure est effectuée par METAS ou par un laboratoire de vérification.

3

Pour certains instruments de mesure ou pour certains types, METAS peut prolonger ou raccourcir les délais applicables aux vérifications ultérieures si les caractéristiques métrologiques le permettent ou le requièrent.

Art. 7Vérification ultérieure des cabines d’audiométrie1

La vérification ultérieure des cabines d’audiométrie a lieu tous les six ans.

2

Si la cabine d’audiométrie subit une modification de sa construction, une nouvelle mesure de contrôle doit être effectuée conformément à l’art. 5, al. 2.

Art. 8Disposition transitoire

Les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés dans la mesure où ils répondent aux exigences de l’art. 4.

Art. 9Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2010.

Annexe

Mise à jour selon le ch. I l’O du DFJP du 19 nov. 2914, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4549).

(art. 4)

Exigences applicables à la vérification des audiomètres et des cabines d’audiométrie1Introduction
1.1

Les exigences en matière de vérification des audiomètres et des cabines d’audiométrie figurent dans les tableaux et explications ci-dessous.

1.2 Il peut être fait appel aux normes et recommandations suivantes à titre de directives d’exécution:
a.

OIML International Recommendation R104: Pure Tone Audiometers;

b.

OIML International Recommendation R122: Equipment for speech audiometry;

c.

IEC 60645-1: Audiometers, Part 1: Pure-tone audiometers;

d.

IEC 60645-2: Audiometers, Part 2: Equipment for speech audiometry;

e.

ISO 8253: Acoustics – Audiometric test methods.

2Vérification des audiomètres
2.1 Les tableaux 1 à 4 distinguent deux procédés de vérification, désignés «A» et «B». Les audiomètres sont soumis aux deux procédés de vérification à chaque installation, que ce soit la première fois après l’achat ou de nouveau après une nouvelle installation comme lors d’un déménagement. Ensuite, ils sont vérifiés chaque année, alternativement selon le procédé A ou B, en commençant par le procédé A. Une vérification comprend des mesures effectuées avec:
–

un casque et une oreille artificielle pour la conduction aérienne: tableau 1;

–

un ossivibrateur et une mastoïde pour la conduction osseuse: tableau 2;

–

un haut-parleur en cabine pour le champ libre: tableau 3;

–

des signaux électriques purs pour contrôler la linéarité: tableau 4.

2.2 Pour l’audiométrie vocale, il faut en outre procéder aux contrôles suivants non seulement au moyen d’un casque mais encore en champ libre:
–

contrôle de l’instrument de lecture;

–

calibration du niveau dans le coupleur et en champ libre pour tous les lecteurs utilisés (si nécessaire, réalisation d’une liste des valeurs de réglage pour les différents lecteurs);

–

contrôle des bruits parasites dans la cabine, contrôle du bruit de la ventilation;

2.3

Pour la vérification du signal vocal, le niveau doit être indiqué en dB SPL: La mesure est effectuée avec les réglages de fréquence Impuls et Linear. Elle est effectuée sur 10 phrases.

Tableau 1

Conduction aérienne: mesures avec casque et oreille artificielle

Type de signal

Paramètre

Domaine de mesure

Tolérance

Côté

Procédé

Signal sinusoïdal

Fréquence

125 Hz à 8 kHz (11 pts de mesure) à un niveau entre 75 et 110 dBHL

± 5 %

Gauche (L) et droit (R)

A et B

Niveau

± 3 dB
(125 Hz–4 kHz)
± 5 dB
(4 kHz–8 kHz)

Distorsion

125 Hz à 4 kHz (9 pts de mesure) à un niveau entre 75 et 110 dBHL

2,5 %

Bruit à bande étroite

Niveau

125 Hz à 8 kHz (11 pts de mesure) à un niveau entre 60 et 80 dBHL

± 3 dB
(125 Hz–4 kHz)
± 5 dB
(4 kHz–8 kHz)

Bruit blanc

à un niveau entre 70 et 90 dBHL Le niveau du signal vocal doit être mesuré avec les réglages Linear / Impuls, et l’ajustage doit être effectué sans facteur de correction.

± 5 dB

Bruit vocal

Signal vocal

Tableau 2

Conduction osseuse: mesures avec ossivibrateur et mastoïde

Type de signal

Paramètre

Domaine de mesure

Tolérance

Côté

Procédé

Signal sinusoïdal

Fréquence

250 Hz à 6 kHz (8 pts de mesure) à un niveau entre 20 et 60 dBHL

± 5 %

Gauche (L) et droit (R)

A et B

Niveau

± 3 dB
(250 Hz–4 kHz)
± 5 dB
(4 kHz–6 kHz)

Distorsion

250 Hz à 4 kHz (8 pts de mesure) à un niveau entre 20 et 60 dBHL

5,5 %

Bruit à bande étroite

Niveau

250 Hz à 6 kHz (8 pts de mesure) à un niveau entre 20 et 60 dBHL

± 3 dB
(250 Hz–4 kHz)
± 5 dB
(4 kHz–6 kHz)

Libre

Bruit blanc

à un niveau entre 20 et 60 dBHL

± 5 dB

Bruit vocal

Signal vocal

Tableau 3

Champ libre: mesures avec haut-parleur dans la cabine

Type de signal

Paramètre

Domaine de mesure

Tolérance

Côté

Procédé

Son ululé

Niveau

125 Hz à 8 kHz (11 pts de mesure) à un niveau entre 60 et 90 dBHL

± 3 dB
(125 Hz–4 kHz)
± 5 dB
(4 kHz–8 kHz)

Gauche (L) et droit (R)

A

Bruit à bande étroite

à un niveau entre 60 et 90 dBHL

± 5 dB

A et B

Bruit blanc

Bruit vocal

Signal vocal

Tableau 4

Mesures électriques

Type de signal

Paramètre

Domaine de mesure

Tolérance

Côté

Procédé

Signal sinusoïdal

Linéarité

20 dB à 120 dB par tranche de 5 dB

± 3 dB sur tout le domaine;
± 1 dB entre chaque tranche;

Gauche (L) et droit (R)

B

3Vérification des cabines d’audiométrie
3.1 Le niveau de bruit de fond maximal admissible résulte des exigences suivantes:
–

des mesures binaurales en champ libre doivent être possibles jusqu’à 0 dB HL;

–

la fréquence de test minimale possible doit être de 125 Hz;

–

l’incertitude maximale due au bruit de fond peut atteindre 5 dB.

3.2

Il s’élève à:

Fréquence (Hz)

Niveau de bruit de fond maximal admissible (dB réf. 20 µPa)

Fréquence (Hz)

Niveau de bruit de fond maximal admissible (dB réf. 20 µPa)

31.5

60

630

13

40

52

800

12

50

46

1000

12

63

40

1250

12

80

35

1600

13

100

30

2000

13

125

25

2500

11

160

22

3150

9

200

20

4000

7

250

18

5000

9

315

16

6300

14

400

14

8000

20

500

13