Обсуждение:Измерительный мост

message: Исправил грубую ошибку в последних двух формулах. Она получилось из-за того, что рисунок русской статьи не соответствует рисунку английской по обозначениям. 
replies: text: Отлично, а то неохота было по учебникам все формулы сверять, и вопрос завис :). --Panther @ 06:40, 7 мая 2007 (UTC)

message: //Berserkerus 20:21, 28 октября 2008 (UTC)
thread_title:  бсэ 

message: при написании уравнений первого закона кирхгофа, токи почему то текут от - к +, что не верно. в американской версии статьи люди такой глупой ошибки не допустили.
Глеб 213.100.138.136 14:38, 16 апреля 2010 (UTC)
неправилен пункт: по закону Кирхгафа следует рассматривать треугольники, следовательно
Теперь рассчитаем потенциал в цепях ABC и BCD, используя второй закон Кирхгофа:
I3*R3-Ig*Rg-I2*R2=0
Ix*Rx-Ig*Rg-I1*R1=0
и так неправильно))
R - неотрицательный скаляр.
I - вектор. И для проекций векторов, образующих замкнутый контур, надо следить за знаками слагаемых.
правильно так:
I3*R3-Ig*Rg-I2*R2=0
Ix*Rx+Ig*Rg-I1*R1=0
  77.120.128.200 00:14, 27 февраля 2009 (UTC)Ярема
thread_title:  исправление 

thread_title:  Исправления 

message: ошибка тут:
Если отношение сопротивлений (R1 / R3) равно отношению сопротивлений другого (Rx / R2), то разность потенциалов между двумя средними точками будет равна нулю, и ток между ними не будет протекать. Сопротивление R2 регулируется до получения равновесия, а направление протекания тока показывает, в какую сторону нужно регулировать R2.
если опираться на приведенный рисунок, то следует заменить на:
Если отношение сопротивлений (R1 / R2) равно отношению сопротивлений другого (Rx / R3), ...
и далее по тексту в том же духе.
смотри эквивалентную схему из двух делителей:
Мостовые схемы на "Железо"
мой ящик: yaremok[sobaka]gmail[dot]com
 77.120.128.200 23:55, 26 февраля 2009 (UTC)Ярема
thread_title:  Исправления от Яремы 

message: измерительный мост
Если все сопротивления R1-R2-R3-Rx, составляющие мост (см.рис.), равны= между собой - то, и токи через все резисторы по закону Ома будут равны между собой. А так как, токи в ветвях 'ACD' и 'ABD' равны, и все сопротивление между собой тоже – то, равны и падения напряжения на каждом из резисторов. Следовательно, и разность потенциалов (напряжение) между точками 'СB' будет равно нулю V=0. Но если какое-либо сопротивление будет отличаться от трёх других, то между точками 'CB' появится разность потенциалов "V"(напряжение). Если же это сопротивление будет менять своё значение под воздействием какого-либо внешнего физического фактора (изменения температуры, светового потока извне и т. д.), то напряжение между точками 'CB' так-же будет менять своё значение в соответствии с изменением внешних физических факторов влияющих на балансировку параметров измерительного моста. Таким образом, внешний физический фактор является входным сигналом, а напряжение "V" снимаемое между точками 'CB' — будет являться выходным сигналом. В зависимости от значения, меняющегося какого либо сопротивления (в большею или меньшею сторону), будут меняться характеристики измерительного моста – в связи с чем, будет меняется - как напряжение 'V' так и направление тока 'I' между точками 'CB' – так как потенциал точек 'C' 'B' по отношению друг к другу может принимать различные значения. Далее выходной сигнал можно подавать на анализирующее устройство (например, на персональный компьютер), где специальные программы могут его анализировать, раскладывать на гармонические составляющие и т. д.
В качестве резистора с переменным значением 'R2' может использоваться тензодатчик — это такой «резистор», который может изменять своё сопротивление при изменении его длины (или иной деформации). Если один конец тензодатчика закрепить на одной поверхности (назовём её Х), а другой конец тензодатчика закрепить на другой поверхности (назовём её Y), то с изменением расстояния между поверхностями Х и Y будет изменяться длина тензодатчика, а значит и его сопротивление, и следовательно будет меняться напряжение как на самом тензорезисторе между точками C и D, так и между точками 'CB' - что послужит сигналом на выходе. Таким образом, на анализирующем устройстве (например, на экране монитора компьютера) можно получать кривую, с большой точностью соответствующую колебаниям расстояния между поверхностями X и Y. Эту кривую, и соответствующий ей сигнал удобно анализировать. Такой способ измерения получил назваание тензометрии. Чувствительность тензометрических измерений расстояний между поверхностями Х и Y достигает долеймикрометра.
Помимо тензодатчиков, для измерения колебаний расстояния между двумя поверхностями часто используют пьезоэлектрические датчики. Последние во многих сферах вытеснили тензодатчики благодаря лучшим техническим и эксплуатационныи характеристикам.
Типовое применение тензорезистора — весы. Когда на весы кладется или подвешивается груз, длина тензодатчика изменяется (он растягивается или сжимается в зависимости от схемы применения). При этом изменяется его сопротивление, и, следовательно, изменяется напряжение между точками C и D. Это напряжение поступает на микроконтроллер, который пересчитывает его по специальным формулам из «вольт в килограммы» и выводит рассчитанный вес на дисплей. Данный вариант  снятия меняющегося напряжения между точками 'С' -  'D' на резисторе 'R2', отличается от вышеописанного тем, что там измеряется  напряжение 'V' между точками измерительного моста 'CB', ток – "I" может менять направление, а  напряжение может принимать нулевое значение (когда токи в ветвях 'ACD' и 'ABD' уравновешены, а соотношение резисторов верхнего и нижнего плеча в каждой ветви равны между собой Rx/R3=R1/R2).
--128.73.168.85 07:01, 16 февраля 2012 (UTC)
thread_title:  Измерительный мост - Интерпретация. 

message: К сожалению статья очень сумбурна.
Начал её упорядочивать и вводить разделы, но работа ещё не закончена.
Огорчён, что при написании данной статьи пользовались иностранными текстами.
Отечественная литература по данному вопросу достаточно обширна.
thread_title: О редакции данной статьи