Diskussion:Herzschrittmacher

message: Das mit der Magnetfunktion verstehe icht nicht. Wieso sollte ein ruhender Dauermagnet eine Stimmulation oder gar Störungen verursachen? Wenn sich das Magnetfeld nicht ändert, dann gibt es auch keine Induktionsspannung.--DB1BMN 23:39, 22. Sep 2006 (CEST)
replies: text: SM verfügen über einen Magnetschalter: bei Auflage eines Magneten können (je nach Programmierung des SM) bestimmte Funktionszustände ausgelöst werden. Bei den meisten SM besteht dieser Zustand in einer starrfrequente Stimulation (ohne Beachtung der Herzeigenaktion). Diese wiederum kann (sehr selten) zu Komplikationen führen. JHeuser 08:24, 23. Sep 2006 (CEST)
replies: text:  Ach so quasie als Fernsteuerung. Ok, danke. --DB1BMN 11:27, 23. Sep 2006 (CEST)
thread_title:  Magnetfunktion 

message: MRT fähiger Herzschrittmacher, Firma Medtronic
Bis vor Kurzem war eine MRT bei Menschen mit Herzschrittmachern nicht möglich, da die Magnetfelder des MRT-Gerätes den Herzschrittmacher beeinflussen und die Sicherheit des Patienten gefährden können. 
2010 steht die zweite Generation zur Verfügung. Dies sind die einzigen Herzschrittmacher weltweit, die für einen Ganzkörper-MRT (einschließlich MRT am Herzen) zugelassen sind.
Die Ergebnisse einer internationalen Studie mit mehr als 450 Patienten, die in der Januar-Ausgabe 2011 der Zeitschrift "Heart Rhythm" veröffentlicht worden sind, belegen die Sicherheit des SureScan-Systems während einer MRT-Untersuchung. 
Das Design der Medtronic MRT- fähigen Herzschrittmacher wurde gegenüber herkömmlichen Geräten so verändert, dass die Anforderungen einer sicheren MRT erfüllt sind und die Funktion des Herzschrittmachers bei der MRT nicht beeinträchtigt ist. Für die SureScan™ Technologie wurden magnetisch aufladbare Teile im Herzschrittmacher ausgetauscht, Schaltungen auf besondere Art geschützt. Die MRT fähigen Herzschrittmacher  werden als System mit einer besonderen Stimulationselektrode verwendet (CaptureFix MRI™ SureScan, Modell 5086). Bei dieser Elektrode wurde das Risiko minimiert, dass sich die Elektrodenspitze erhitzt und Herzgewebe geschädigt wird.
Durch einen speziellen Röntgenmarker kann ein MRT fähiger Herzschrittmacher vor der MRT eindeutig identifiziert werden.
Quellen:
1. http://www.medtronic.de/erkrankungen/bradykardie/produkt/herzschrittmacher-von-medtronic/surescan-mri/
2. http://www.aktion-meditech.de/index.php?inhalt=mediticker.tech_detail&id=777&page=home
3. http://www.echo-muenster.de/node/57935
4. http://www.hz-cottbus.de/funktionalitaeten/presse/presse.html?no_cache=1&tx_aspresse_pi1%5Bitem%5D=1559&tx_aspresse_pi1%5Bpage%5D=1&tx_aspresse_pi1%5BvonJahr%5D=189298800&    tx_aspresse_pi1%5BbisJahr%5D=2145999599&tx_aspresse_pi1%5BbackLink%5D=2937&cHash=a3e9
--87.144.242.150 07:29, 20. Okt. 2011 (CEST)
thread_title:  MRT bei Menschen mit speziellem Herzschrittmachersystem möglich! 

message: "generell meiden sollten Herzschrittmacherträger die sogenannte MRT"-es gibt aber durchaus die Möglichkeit=Diagnostik ambulant,risikofrei, bei Herzschrittmacherpatienten ein MRT durchzuführen, so geschehen in der Tagesklinik-München-Nord-Abteilung Radiologie.
:Unglaubwürdig. War die Untersuchung vielleicht ein CT? Falls möglich bitte Quellenangabe -- WolffidiskRM 16:00, 26. Mär. 2008 (CET)
thread_title:  MRT 

message: Heutzutage ist das Zeichen für Iod I. Aus LiJ wird deshalb LiI. Evtl. kann man auch die Schreibweise "Lithium-Iod-Batterie Li-I_2" aus Lithium-Batterie verwenden. --84.169.232.242 14:51, 26. Mär. 2008 (CET)
replies: text: done -- WolffidiskRM 16:00, 26. Mär. 2008 (CET)
thread_title:  Aufbau 

message: Kann jemand grob etwas zum operativen Vorgehen bei der Implantation schreiben? -- chaperon 19:28, 1. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Implantation 

message: verschoben vom Seiten-Anfang und mit Überschrift versehen-- WolffidiskRM 14:44, 6. Apr. 2008 (CEST)
thread_title:  Anfrage 

message: Hallo meine Frau wurde am 9.03.08 ins Krankenhaus verlegt um einen Herzschrittmacher zu Implantieren was auch
geschah,jetzt wurde Sie schon 4 mal eine OP gemacht keine Heilung in sicht wir Schreiben heute den 6.04,08 und am 8.04.08
soll noch einmal zum OP ist dies normal 
:Hallo IP, leider ist die Wikipedia keine Ratgeberplattform, daher können und sollen solche Anfragen hier nicht beantwortet werde. Soviel an dieser Stelle: Die Implantation eines Schrittmachers ist ein chirurgischer Eingriff der grundsätzlich immer mit Komplikationen, z.B. Infektionen oder Nachblutungen  einhergehen kann. Auch eine verutschte Sonde kann einen erneuten Eingriff notwendig machen. Bitte sprich in Ruhe mit dem behandelnden Stationsarzt oder Eurem Hausarzt und lass Dir noch mal erklären, warum die mehrfachen Eingriffe notwendig sind.-- WolffidiskRM 14:44, 6. Apr. 2008 (CEST)
replies: text: S.o. Wikipedia ist keine Ratgeberplattform. Bitte frag den behandelnden Arzt.-- WolffidiskRM 01:20, 30. Apr. 2008 (CEST)
thread_title:  Überschrift 

message: Gute Zusammenfassung beim Ärzteblatt: http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=33958 Leider leben die DÄ-News nicht ewig; vielleicht kann man Inhalte zitieren... --Mager 10:02, 9. Okt. 2008 (CEST)
thread_title:  Geschichte 

message: Bei dem in die Seite eingebundenen Röntgenbild handelt es sich um einen Einkammer-ICD, nicht einen Schrittmacher.
:Richtig. Der hat zwar auch eine Schrittmacherfunktion, ist aber weder ein typischer SM noch an dessen typischer Lokalisation. Hat jemand ein geeignetes Bild? --89.204.136.53 07:21, 6. Okt. 2011 (CEST)
replies: text: Stimmt. Werde umgehend ein geeignetes Bild beschaffen. --Thomas, der Bader (TH?WZRM-Wau!!) 13:52, 10. Okt. 2012 (CEST)
replies: text: Done! --Thomas, der Bader (TH?WZRM-Wau!!) 21:46, 10. Okt. 2012 (CEST)
thread_title:  Röntgenbild 

message: Meines Erachtens ist dieses Kapitel inhaltlich nicht ganz korrekt
Zitat: "Es treten jedoch außer bei größeren Magneten (beispielsweise in Magnetmatten gegen Rückenschmerzen) nur selten Störungen auf."
Real ist es sicherlich so, dass außer bei größeren Magnetfeldern üblicherweise überhaupt keine Störungen auftreten können oder werden. Dies ist bereits durch die metallische Abschirmung garantiert. 
Weitergehende Sicherheitshinweise - wie dass an Kassen und Eintrittsbereichen von Geschäften elektrische oder elektromagnetische Felder Störungen vorursachen könnten - stehen nicht mit einem realen Risiko in Verbindung.  
Ein Einkoppeln von Störungen die zu einer Fehlfunktion führen - kann neben den oben bereits erwähnten starken Magnetfeldern - sicherlich nur noch durch sehr starker elektromagnetische Felder auftreten, dann müsste man sich aber z.B. schon direkt in den nahen Abstrahlbereich von einer Sendeantenne bei einem starken Radio- oder Fernsehsender begeben, was kaum möglich ist.
Eine Änderung dieses Kapitels halte ich deshalb für angebracht.  -- Jotzo1 12:10, 18. Feb. 2011 (CET)
replies: text: Die neueste Generation von Herzschrittmachern ist gegenüber Magnetfeldern soweit abgeschirmt, dass sogar eine MRT gefahrlos durchgeführt werden kann. Siehe beispielsweise hier. Im Artikel wird das bereits erwähnt, könnte jedoch noch weiteren Ausbau vertragen. Eine weitere Neuerung der letzten Jahre ist das "Home Monitoring", der Datenaustausch zwischen dem SM-System und dem behandelnden Kardiologen mittels einer simplen Mobilfunkverbindung. Das kommt beizeiten auch noch rein. Gruß --Thomas, der Bader (TH?WZRM-Wau!!) 18:44, 10. Okt. 2012 (CEST)

text: Eine metallische Abschirmung schirmt elektrische oder hochfrequente elektromagnetische Felder gut ab, wenn sie dicht ist. Die Abschirmung ist nicht dicht, eine lange Antenne (die Elektrode) ragt heraus und bei niederfrequenten Magnetfeldern hilft selbst eine dichte Metallabschirmung nur bedingt. Wichtig ist insbesondere die Permeabilität des Metalls, die bei Titan nur unwesentlich größer als 1 ist. Es kann also nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass HSM gegen Magnetfelder unempfindlich sind.--Kai Borgeest (Diskussion) 23:34, 15. Apr. 2014 (CEST)
thread_title:  Kapitel: Sicherheitshinweise für Träger von Herzschrittmachern 

message: "Die Patienten wurden darüber nicht informiert." - es handelte sich um Leichen - hat da jemand eine postalische Adresse für die KOntaktaufnahme? Bitte ändern.--Mideal (Diskussion) 19:46, 12. Dez. 2014 (CET)
thread_title:  Entnahme aus Leichen 76-79 

message: Es werden absichtlich nicht die Mini Schrittmacher aus dem Jahr 2013 / 2014 erwähnt, die leicht auf youtube.de zu finden sind ?
z.B Nanostim / St Jude (nicht signierter Beitrag von 2003:65:E912:562E:5991:C9CA:6088:8797 (Diskussion | Beiträge) 07:42, 26. Aug. 2015 (CEST)
thread_title:  Absichtlich nichts über die Mini und Micro Schrittmacher ? 

message: Wieso gibt es ein Register? (nicht signierter Beitrag von 188.109.127.56 (Diskussion) 14:40, 6. Okt. 2016 (CEST)
replies: text: Entweder, damit man ggf. weiß, welcher hersteller den schrott verkauft hat, oder damit man weiß, wen man abschalten muss, je nach Dicke deiner Hutfolie.--Mideal (Diskussion) 16:10, 26. Apr. 2018 (CEST)
thread_title:  Register 

message: Der gelöschten Formulierung möchte ich hinterherwerfen: Technologie kann man nicht aufnähen, schweißen, kleben oder was immer.--Mideal (Diskussion) 16:10, 26. Apr. 2018 (CEST)
thread_title:  Aktuelle Reverts