Diskussion:Pyrometer

message: Auch diese Schmelzkörper hießen mal Pyrometer.
Vielleicht ist Pyrometer gleichbedeutend mit Thermometer?
Kolossos 23:28, 19. Jan 2006 (CET)
thread_title:  Schmelzkörper 

message: Die unten genannten Bilder, die in diesem Artikel verwendet werden, sind auf Commons gelöscht oder zur Löschung vorgeschlagen worden. Bitte entferne die Bilder gegebenenfalls aus dem Artikel oder beteilige dich an der betreffenden Diskussion auf Commons. Diese Nachricht wurde automatisch von CommonsTicker erzeugt.
*   
-- DuesenBot 23:15, 25. Nov. 2006 (CET)
thread_title:  Bildwarnung 

message: Hallo, liest man den Artikel, hat man den Eindruck, man könnte mit Pyrometern nur hohe Temperaturen messen. Meiner Ansicht ist ein Infrarot-Thermometer aber identisch mit einem Pyrometer, und ein Fluke 970 hat z.B. einen Meßbereich von -30°C bis +900°C, ein Fluke 65 von -40°C bis +500°C, also beide ab unter Null (Quelle: www.fluke.de, gibt aber gewiss noch andere Hersteller). Gruß --Akapuma 14:06, 17. Apr. 2007 (CEST)
thread_title:  Messbereich 

message: Bitte beim Editieren auf den Unterscheid achten! Hier geht es um Wärmestrahlung. Das ist ein physikalisches Prinzip zum Wärmetransport und unabhängig von der Wellenlänge der emittierten bzw. absorbierten Strahlung. Infrarotstrahlung dagegen ist lediglich ein Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Die Verwechselungsgefahr kommt daher, daß Gegenstände mit ca. Zimmertemperatur das Maximum ihrer Wärmestrahlung im Infraroten haben. Wesentlich heißere haben ihr Maximum jedoch z.B. im Sichtbaren, sonst gäbe es keine Glühlampen. --85.179.213.125 09:29, 19. Sep. 2008 (CEST)
thread_title:  Infrarot vs. Wärmestrahlung 

message: Im betreffenden Abschnitt sollte darauf hingewiesen werden, dass bei Quotiontenpyrometern der Unterschied des Emmisionsgrades zwischen den zwei verwendeten Frequnzbereichen bekannt sein muss oder als Fehlerquelle in die Messung eingeht. (auch als "nongreyness factor" bezeichnet.)
Während beim Einfarb-Pyrometer die Unsicheheit des Emmisionsgrades linear in die Messung eingeht, die Abhängigkeit von der Temperatur aber in der vierten Potenz, hilft dieser günstige Umstand beim Quotienten-Pyrometer nicht weiter. (Die starke Temperaturabhängigkeit gilt für beide Frequenzen in gleicher Weise.) 
Daher kann bei unsicheren Oberflächen das Einfarb-Pyrometer oft die genauere Lösung sein.
Martin Bohm (nicht signierter Beitrag von 62.89.187.121 (Diskussion) 11:59, 3. Aug. 2010 (CEST)
thread_title:  Quotientenpyrometer 

message: Pyroskop, eine Vorrichtung, womit Feuerwächter auf Thürmen, auch bei Nacht den Ort des Brandes sicher und leicht bestimmen können. Laut - Ein Pyrometer ist aber was vollkommen anderes, oder? Zabia (Diskussion) 19:30, 6. Aug. 2013 (CEST)
thread_title:  Pyroskop - Weiterleitung ohne Erklärung 

message: Was ist mit distance-to-spot ratio?
--Manorainjan (Diskussion) 23:11, 23. Aug. 2015 (CEST)
thread_title:  D:S 

message: – GiftBot (Diskussion) 07:05, 28. Nov. 2015 (CET)
thread_title:  {{Anker|deadurl_2015-10}} Defekte Weblinks 

message: Es wäre hilfreich wenn der Artikel ein wenig erweitert wird und objektives Faktenwissen zu Absaugpyrometer, und dem Einsatz von Pyrometern in der Industrie inkludiert. Haushalt ist schön und gut aber ein wenig mehr Spezialwissen wäre meiner Meinung nach nicht schlecht im Artikel selbst. 2A02:8388:1641:8380:0:0:0:2 05:00, 30. Nov. 2019 (CET)
thread_title:  Industrie / Absaugpyrometer