Diskussion:Continuous Flow Analysis

message: 1. Hier steht definitiv nicht geschrieben, dass die Geschwindigkeit des Probendurchlaufes nicht konstant sei, auch nicht bei phantasievoller Interpretation. Es steht hier, dass der zeitliche Ablauf einer Methode durch die Hardware fixiert aufgebaut ist. Konkret heißt das, nach dem Zusammenführen von  Probe und Reagenz 1 wird in einer Mischspirale 5turns/10T/20T gemischt. Abhängig von der zugepumpten Menge und dem Volumen der Misch/Reaktionsspirale erfolgt die Zugabe von Reagenz 2 nach einer fixen Zeit. Wenn jetzt nach Zugabe des weiteren Reagenzes die Reaktionslösung natürlich schneller durch den gleichen Innendurchmesser fließt, ist die Geschwindigkeit egal, weil die Verweildauer durch die Länge des weiteren Weges festgelegt ist (Anzahl Spiralen), und so weiter. Einen Zielkonflikt, wie auch immer, kann ich nicht erkennen.
Auch im zweiten herausgestellten Satz wird in keiner Weise impliziert, dass ein konstanter Strom zugeführt wird. Vielmehr sagt dieser Satz leicht erkennbar aus, dass ...CFA Systeme auch bei komplizierten Methoden 30-40 Proben pro Stunde Probendurchsatz schaffen... Das hat nun aus Sicht der CFA Technik überhaupt nichts mit einem konstant oder nicht konstant zugeführten Strom zu tun. Vielmehr beschreibt dieser Satz, dass man eine gewisse Geschwindigkeit in der Abfolge von Proben nacheinander erzielen kann, ohne dass eine Probe die Folgende beeinflusst (Verschleppung). 
Leider, ich finde die Frage am Ziel vorbei.
2. Das 'Analytic-Manifold', in der deutschen Übersetzung ist Methoden-Manifold sicher präziser, ist ein stehender Begriff schon aus der Zeit der Fa. Technicon, welche CFA erfunden und weltweit etabliert hat. Ich kann dazu gerne eine Kopie aus den Technicon Black Catalogue für AutoanalyzerII zusenden. Das Methoden-Manifold umfasst im Wesentlichen alles zwischen Peristaltikpumpe und Messzelle, was für den Methodenaufbau erforderlich ist. das kann ein Manifold mit nur Injektoren und Mischspiralen sein, kann aber auch einen Dialysator Modul umfassen, eine Destillationseinheit oder einen UV-Aufschlussmodul. Den von Clovek angeregten Begriff Modul finde ich weniger aussagekräftig, auch ist ein Modul immer nur ein Teil von etwas (Kurs-Modul) und eher mit Einheit zu übersetzen. Bei Manifold als Anglizismus weis jeder der mir bekannten CFA Leute weltweit was gemeint ist. Über alle Jahre werden weltweit manifold tubes als Verbindungsschläuche angeboten. Selbst FIA Anbieter sprechen von einem Manifold, auf welchem die wichtigen Bauteile für eine Methode aufgebaut sind, andere bieten flexible Analysegeräte mit austauschbarem Manifold an. DIN EN ISO 14402 Phenolindex in Wasser, englische Version, spricht Seite 5 bei der Beschreibung der Gerätschaft von einem Manifold.
3. Es ist richtig verstanden, dass die CFA Technik zum Aufbau aller drei genannten Varianten verwendet werden kann. 95% der CFA Installationen betreffen jedoch ein Proben Behandlungs- und Reaktionssystem mit abschließendem photometrischen Detektor. Der Rest an Sonderlösungen sollte für die Beschreibung von CFA in Wikipedia nicht wirklich interessant sein und ist deshalb auch nur unter weitere Anwendungen kurz erwähnt.
-- WalterWallner 14:16, 12. Jul. 2009 (CEST)
thread_title:  Bezüglich "Überarbeitung"