Diskussion:Transmissionselektronenmikroskop

message: Hallo zusammen, hänge gerade an einem Abschnitt und habe die Aussagen Fett Makiert:
Elastisch gestreute Elektronen, die das Objekt unter demselben Winkel verlassen, werden in der hinteren Brennebene der Objektivlinse in einem Punkt fokussiert.
Mit einer Blende (Objektivblende beziehungsweise Kontrastblende) kann man nun in dieser Ebene ausschließlich die nicht gestreuten Elektronen passieren lassen. Da Atome mit höherer Ordnungszahl sowie dickere Objektbereiche stärker streuen, wird der entstehende Kontrast Massendickenkontrast genannt. Dieser ermöglicht bei amorphen Festkörpern eine recht einfache Interpretation der erhaltenen Abbildungen.
Das macht für mich gerade keinen Sinn, entweder ich fange die elastisch gestreuten ein oder die nicht gestreuten - wenn der eintrittwinkel gleich dem Austrittswinkel ist hab ich nach meiner Auffassung keine streuung. (nicht signierter Beitrag von 95.90.217.152 (Diskussion) 16:39, 17. Mär. 2015 (CET)
thread_title: Inhaltlicher Fehler?

message: Ich habe ein paar Verfeinerungen im Text zur Aufbereitung biologischer Präparate vorgenommen.
:Kein schlechter Anfang. Links auf andere Artikel setzt du mit doppelten eckigen Klammern, also Lemma ergibt Lemma und Text im Artikel ergibt Text im Artikel. --Schwalbe Disku 15:25, 21. Dez 2005 (CET)
replies: text: Danke für die Blumen und fürs herzliche Willkommen! :) Dante hd 15:44, 21. Dez 2005 (CET)
thread_title: Biologische Präparate

message: Mache Vorschlag den dritten Absatz von:
"Im Objekt werden die Elektronen gestreut, das heißt..."
in:
"In der zu untersuchenden Probe werden die Elektronen gestreut, das heißt..."
zu ändern. Damit wären Text und Zeichnung noch mehr angepasst. A.W. 12.47, 11. Aug 2006 (CET)
:Na klar. Gemäß dem Grundsatz Sei mutig! kannst du solche Dinge ohne Nachfrage auch selbst erledigen. Gruß --Schwalbe D | C | V 09:54, 15. Aug 2006 (CEST)
thread_title: Funktionsweise

message: Kann es sein das TEM und SEM in diesem Artikel vermischt werden? Besonders der Aufbau mit der Ringförmigen Anode ist eigentlich beim SEM zu finden.
SEM=Raster-Elektronenmikroskop
(Vorstehendes unsigniert)
: Warum sollte der prinzipielle Aufbau des Beschleunigungssystemes beim TEM anders sein als beim SEM? In beiden Fällen möchte man einen i.d.R. "runden" Strahl - wie anders als mit einer ringförmigen Anode soll das hinreichend einfach machbar sein? --Ufalke 01:01, 9. Mai 2011 (CEST)
thread_title:  Fehler 

message: für einen ersten überblick wäre es hilfreich, folgende information in den text einzubauen: "100 bis 500 000fache Vergrößerung und ein Auflösungsvermögen von etwa 0,2 nm"...  --Schwobator 15:19, 25. Mär. 2008 (CET)
replies: text: In der mir vorliegenden "Acta Materialia 51 (2003) S. 101–116" steht, dass es mit TEM bereits schwierig wird, 40-50 nm große Ausscheidungen zu "sehen". imho ist das für den Durchschnittsbenutzer eine hilfreichere Angabe als die im Artikel angegebenen 0,5 Angström. Sollte um diese Info ergänzt werden.  --Schwobator 17:07, 1. Sep. 2008 (CEST)
replies: text: Nein das sollte nicht rein, weil es Unfug ist oder Du irgentwie die Hälfte weglässt. So riesen Ausscheidungen sind ohne Problem im TEM zu sehen. Problematisch können Ausscheindungen kleiner 5nm sein. Das liegt dann aber einfach daran, dass die durchstrahlte Lammelle dicker ist und die Ausscheidungen quasi von anderem Material umgeben ist. Aber selbt in diesem Fall sind teilweise Ausscheidunge im TEM anhand Ihres erzeugten Verspannung des Kritallgitters sichtbar. Ansonsten erreicht jedes gewöhnliche TEM mit einer Beschleunigungspannung ab 200kV atomare Auflösung und man kann zumindestens Netzebenen abbilden.-- Sciing 19:42, 21. Mär. 2011 (CET)
thread_title:  Vergrößerung/Auflösung 

message: Die bisherige Benutzung des Acronyms TEAM für aberrationskorrigierte TEM allgemein ist unpassend und irreführend. TEAM ist der Name eines massiv durch die US-Regierung geförderten Projektes (Umfang etwa 50 Mio US-Dollar), bei dem letztendlich die US-Firma FEI den Zuschlag erhielt, in Zusammenarbeit mit 5 Gruppen US-amerikanischer Universitäten mehrfach (Cs, Cc, Objektiv, Kondensor) aberrationskorrigierte Mikroskope zu entwickeln. Der Begriff TEAM wird in einschlägigen Kreisen nur für dieses Projekt und die dabei entstandenen Prototypen verwendet, aber nicht allgemein für aberrationskorrigierte TEM. Man spricht nachwievor von "Cs-corrected TEM", "Cs-Cc-corrected TEM" oder einfach von "corrected TEM" oder im Deutschen entsprechend von korrigierten TEMs.--Ufalke 12:28, 6. Nov. 2011 (CET)
thread_title:  TEAM 

message: Aus dem Review der Dunkelfeldmikroskopie würde ich mir unter Funktionsweise einen Satz zur Dunkelfeldabbildung wünschen. -- Iltu (Diskussion) 09:22, 4. Jun. 2012 (CEST)
replies: text: Ich wundere mich auch, warum zu Hell-/Dunkelfeld überhaupt nichts erwähnt wird. -- JPGoelz (Diskussion) 18:22, 2. Aug. 2012 (CEST)
thread_title:  Hellfeld/Dunkelfeld 

message: Soweit ich weiß, spricht man bei der EM von (Negativ)kontrastierung, nicht von Färbung. Da unter dem EM keine Farben dargestellt werden, sondern nur die Interaktion des Präparats mit den Elektronen, kann das Präparat nicht gefärbt, sondern nur kontrastiert werden.
Quelle dafür habe ich keine, nur für die Verwendung des Begriffs "Negativkontrastierung": 
* 
* http://www.fz-juelich.de/ics/ics-7/DE/Forschung/MethodenUndVerfahren/ElektronenMikroskopie/elektronenMikroskopie_node.html
* 
* http://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/negativkontrastierung/8061
--95.112.142.186 20:01, 1. Jun. 2014 (CEST)
thread_title:  Färben/(Negativ)kontrastierung 

message: Klarer wäre für mich:
*Das Auflösungsvermögen wurde erhöht
*Die Pixeldichte wurde erhöht
*Der minimale Auflösungsseitenlänge wurde verkleinert
 — Johannes Kalliauer - Diskussion | Beiträge 11:57, 9. Mai 2016 (CEST)
thread_title:  unklare Formulierung in Einleitung