Diskussion:Viskosimeter

message: Quasi als Bitte: es wäre sehr spannend zu erfahren in welchen Viskositätsbereichen die genannten Viskosimeter eingesetzt werden können. Wenn Zahlenwerte zu ungenau wären, dann zumindest qualitätiv ('für Gele, für...')
Vielen Dank! (nicht signierter Beitrag von 62.99.234.194 (Diskussion) 10:22, 16. Mai 2013 (CEST)
thread_title:  Rotationsviskosität 

message: In der Polymer-analytik sind Gegenstromviskosimeter gebräuchlich um das GPC Eluat zu analysieren. Dabei strömt das reine Lösungsmittel auf auf der einen Seite einer Membran und das Eluat auf der anderen Seite, die Kraft auf die Membran wird gemessen -et voila viskosität. lg phil--84.169.164.68 17:21, 2. Apr. 2010 (CEST)
thread_title: Gegenstromviskosimeter

message: Informationen zu diesem Abschnitt stammen von der Seite Mooney-Viskosität. Autor der Informationen s.u. --Taxman 議論 15:46, 6. Jan 2006 (CET)
thread_title: Abschnitt Mooney-Viskosität

message: Die Bedingung r << R ist so nicht richtig. In einem Höpplerschen Kugelfallviskosimeter kann der Kugelradius (z.B. für die Messung von Gasviskositäten) nahezu gleich dem Innenradius des Zylinders sein. --Brisbard 10:46, 21. Feb 2006 (CET)
replies: text: Hm, r<<R ist vielleicht nicht glücklich ausgedrückt, was aber in den Abschnitt reingehört, ist, daß der Spalt zwischen Kugel und Zylinderwand stes so groß sein muß, daß die Strömung der Flüssigkeit um die Kugel nicht mehr von der Zylinderwand beeinflußt wird. Für viskösere Fluide kann dieser Spalt dann schon durchaus den Radius der Kugel übertreffen. Eine wirklich gute Formulierung dafür habe ich aber noch nicht. --Barbarossa | ∞ 12:09, 31. Mär 2006 (CEST)
thread_title:  Kugelfallviskosimeter 

message: Die Formel für die Viskositätsmessung ergibt als Einheit Pa*s*m.
Diese ist keine Einheit für Viskosität (Das wäre Pa*s).
Da die Länge der Zylinder nicht vorkommt, postuliere ich, dass diese noch in den Nenner gehört.
Außerden ergibt sich bei R>r als logische Konsequenz ein negativer Wert für die Viskosität.
Bitte um weitere Recherche und Richtigstellung. 
:Ich denke Pa*s*m ist ein Schreibfehler. die Gebräuchliche Einheit für die Viskosität lautet mPa*s (Millipascal * Sekunden, trivial Millipascalsekunden)
:Viele Grüße! ElPresidenteMZ 04:06, 3. Aug. 2007 (CEST)
thread_title:  Rotationsviskosimeter 

message: Der folgende Abschnitt wurde von der Artikelseite hierher verschoben. Obwohl ich denke, dass ein kurzer Abschnitt über Vibrationsviskosimeter im Artikel seine Berechtigung hat, sollte dieser Absatz erstmal in eine vernünftige Form gebracht werden. --Barbarossa | ∞ 10:22, 4. Jul. 2007 (CEST)
replies: text: Das überhöre ich jetzt mal...Da hat ein englisch sprechender Mensch mit geringen Deutschkenntnissen es dennoch nicht gescheut, uns sein Wissen mitzuteilen. Mühsam mit Wörterbuch wahrscheinlich. Häme ist hier nicht angebracht.--Grottenolm 00:24, 21. Sep. 2008 (CEST)
thread_title:  verschoben 

message: Was ist vom Begriff Rotationsviskosität zu halten. (Hab jetzt leider keine Zeit den Artikel zu lesen). -- Itu 20:01, 20. Nov. 2011 (CET)
replies: text: Öh, nichts ;-). Also das ist die gleiche Viskosität, nur daß man im Rotationsviskosimeter ein anderes Scherfeld hat. Scherfelder sind realiter immer tensoriell, nur kann man das bei manchen Viskosimetern vernachlässigen (es ist in guter Näherung nur ein Vektor), und in anderen kann man die Sache (unter gewissen Voraussetzungen) mathematisch glattbügeln. Wo hast du den Begriff denn her? Vielleicht kann ich dann etwas konkreter antworten. --Maxus96 22:39, 20. Nov. 2011 (CET)
replies: text: In Flüssigkristallbildschirm#Formeln(von mir unterlinkt). Die Quelle, die ich aufgespürt habe hat tatsächlich auch den Begriff in Englisch. --Itu 05:51, 22. Nov. 2011 (CET)
thread_title:  Rotationsviskosität 

message: Es ist mit diesem  edit verschwunden. Sollte mit besseren Belegen wieder rein. --Maxus96 (Diskussion) 21:39, 27. Nov. 2013 (CET)
thread_title:  Stabinger-Viskometer 

message: Guten Tag, das Luftblasenviskosimeter fehlt umseitig. Zufällig gefunden: https://de.wikiversity.org/wiki/Direktiven_zur_Maschinenpflege_unter_Winterbedingungen_(1942)#Der_Luftblasenviskosimeter  LG --80.187.103.210 08:04, 22. Jun. 2022 (CEST)
thread_title:  Luftblasenviskosimeter