Diskussion:Winkelstück

message: * Übertragungsinstrument
* abgewinkelter Arbeitskopf; Griff
* Kupplungsarten
* Turbinenwinkelstück
* Wasser-Luft-Spray, Aerosolentwicklung - Infektionsgefahr
* Wasserkühlung, Mindestmenge an Kühlwasser
* Pflege, Aufbereitung und Sterilisation 
* Rücksaugung (an alten Geräten zwecks schnellem Wasserstopp)
* Drehmoment; Durchzugskraft
* Rechts- oder Linkslauf
* Turbinen: Schaftdurchmesser: 1,6 mm; FG-Bohrer (Friction-Grip-Bohrer) für das Abtragen von Zahnhartsubstanz (Zahnschmelz, Zahnbein)
* 1952 - der erste Turbinenmotor für die Zahnbehandlung (Aufbau: ..., Rotor = kugelgelagerte Hohlwelle;  2,1 bis 4,2 bar; 30 - 40 l Luft je min; direkte Kraftübertragung auf den Bohrer ohne weitere Transmission oder Übersetzung; kugelgelagert: 300.000 bis 420.000 U; luftgelagerte Turbinen: bis 750.000U, Geräuschentwicklung, Gesundheitsgefahren für den Zahnarzt; Frequenzen; keine Drehzahlreduzierung möglich; geringe Durchzugskraft weil geringe Masse mit geringer Masseträgheit dafür aber hohe Drehzahl; Schäden durch Unwucht; Kurzkopfturbine - Mikrokopf; pneumatische Getriebe - ein niedrig drehender Kompressor (der große separate Kompressor der Zahnarztparxis) komprimiert Luft, im turbinen-Winkelstück setzt diese Luft eine hochdrehende winzige Turbinenwelle in Bewegung; Kopfwinkel - z.B. 90° oder 100°; Kniewinkel - z.B. 18 oder 20°; Keramiklager; Kupplungen: Einlochkupplung - z.B. Kavo; Zweilochkupplung, Dreilochkupplung, Vierlochkupplung - der verschiedensten Hersteller; Wasserdüsen am Kopf: 1-4 Spraydüsen; Mindestmenge 80 ml Kühlwasser/min bei einer Zahnpräparation; Kaltlichtleiter - meist 25.000 Lux)
* Hersteller: KAVO, Bien-Air, Siemens, Girrbach; NSK - Japan; Morita - Japan; ...)
* rotes Winkelstück: z.B. zum Trennen von Brückenglieders
* blaues Winkelstück: z.B. für Polituren; Osteotomien
* grünes Winkelstück: z.B. Karies ausbohren
* Chirurgie-Winkelstück (Kühlung mit steriler Kochsalzlösung, die über eine separate Schlauchpumpe aus einer Infusionsflasche gefördert wird 
* engl: contra angle handpiece; straight handpiece; :en:Dental drill
* Drehzahlregelung und Schaltung über Fußanlasser.
* Geschichte: Doriot-Gestänge zum Antrieb eines Winkelstücks; Antrieb des Doriotgestänges durch Elektromotor bzw. Tretkurbel
* Winkelstück können nicht sterilisiert werden, da sie vor dem Einlegen in den Autoklaven geölt werden müssen; nur saubere Oberflächen können desinfiziert werden. Winkelstücke wrden entweder im Thermodesinfektor desinfiziert oder im Autoklaven. Üblicherweise wird ja im Autoklaven alles sterilisiert, aber Winkelstücke wrden mit einem Kurzprogramm (z.B. 105 °C) nur im Steri desinfiziert - man spricht hier vom Autoklavieren. Die meisten Winkelstücks sind heute bis 135 °C hitzebeständig, so dass sie auch mit einem normalen Sterilisationsprogramm (134°C) mit in den Autoklaven gelegt werden können. Hand- Und Winkelstücke dürfen nicht in Desinfektionsbäder gelegt werden, wie das für fast alle anderne zahnärztlihcn Instrumente erläubt ist. Nach dem Autoklavieren müssen die Hand- und Winkelstücke sofot aus dem Dampfsterilisator genommen werden.
* von der Firma sirona gibt es Siorpur-Winkelstück und Turbinen, die nicht geölt wrden müssen. Deren Zahnräder und Kugellager verfügen über gute Trockenlaufeigenschaften
* der schwere Mikromotor verlagert eventuell den Schwerpunkt des Winkelstückes unangenehm weit nach hinten
* Qualitätsbeurteilung eines Winkelstückes: Laufruhe (vibrationsfreier Lauf), Langlebigkeit, Geräuschentwicklung (in dB; bsonders die hochlagiben Laufgeräusche sind für Zahnarzt und Helferin schädlich), hohes und stabiles Drehmoment; Nachlaufzeit des Turbinenbohrers (muss sofort anhalten)
* Lichtleiter: Glasstabm 25.000 Lux
* Winkelkombinationen: Kopf 100°, Knie 18°
* Haltekraft (der Spannzange): 32 N
* thermodesinfizierbar
* Schnellläufer Winkelstück (rot): max 200.000 U/min
* Keramik-Kugellager
* grünes Winkelstück: max 7.400
* Schnelläufer (rot) 1:5
* blau 1:1
* grün: Reduzierunterteil 2,7:1; grüner Reduzierkopf 2:1
* blauer Kopf: 1:1
* Turbinen: 3 Luftdüsen mit zwei Rotoren und 36 Blättern
* Turbinen sind von Winkelstücken zu unterscheiden, auch wenn sie diesen ähneln und eine winkelstückähnliche Taktilität aufweisen - oft auch als Turbinenwinkelstück oder Zahnarztturbine (kurz: Turbine) bezeichnet; Rücksaugstopp
* Antriebsluft für die Turbine: bläst in das Präparationsgebiet oder wird bei einigen Modellen radial weggeblasen
--Sterilgutassistentin 18:14, 13. Feb. 2009 (CET)
thread_title:  Folgende Stichwörter und Themen sollen im Artikel auftauchen 

message: wo anders steht
* grün 1:2,7; 15.000 U
* 2 rote Ringe 1:3; 120.000 U
* Und dann kann man ja noch einn grünen Kopf mit einem blauchen Schaft kombinierren
* je nach Hersteller, Modell und Baujahr gibt es für die Farbkodierung, die max. Drehzahl und die Untersetzung serh verschiedene Kodierungssysteme und Angabe; Weiterhin haben Unterteil und Kopf unterschiedliche Übersetzungen, die dann miteinander kombiniert werden:
** Unterteil - grüner Ring; Untersetzung 2,7:1; max Drehzahl 40.000
** Unterteil - blauer Ring; Untersetzung 1:1; max Drehzahl 40.000
** Unterteil - zwei grüne Ringe; Untersetzung 7,4:1; max Drehzahl 40.000
** Kopf - blau 1:1
** Kopf - grün 2:1
* bei roten Winkelstücken ist der Kopf fest montiert
* Bei älteren Winkelstücken erfolgt die Verriegelung des Bohrers mittel Hebelklappe
--Sterilgutassistentin 18:30, 13. Feb. 2009 (CET)
replies: text: Hallo Sterilgutassistentin, es bleibt Dir unbenommen, den Artikel entsprechend zu ändern und zu erweitern - das ist der Sinn von Wikipedia. Ich bin vielleicht auch nicht mehr mit allen technischen Dingen auf dem Laufenden, da ich schon ein paar Jahre im Ruhestand bin.  Meinen Link auf KaVo hisichtlich der Drehzahlen hat Andante entfernt, weil er meinte, das sei Werbung. Siehe Benutzer_Diskussion:Andante. Auf meine letzte Bemerkung dort blieb er mir dann aber eine Antwort schuldig. Für Mikromotor (Zahmedizin) sollte tatsächlich ein neues Lemma gesetzt werden. Gruß, -- R. Engelhardt 18:45, 21. Feb. 2009 (CET)
thread_title:  Möglicher Fehler 

message: Vielleicht kann man mir als Laien folgenden Widerspruch erklären :)Einmal steht bei der Farbcodierung, dass "doppelt Grün" ungefähr eine Drehzahl 2.700 min-1 hatAndererseits wird zum Exkavieren eine Drehzahl zwischen 1000 min-1 und 1500 min-1 empfohlenGruß Ingo -- Istiller 10:55, 19. Dez. 2010 (CET)
replies: text: (Vorbemerkung: Die Drehzahl gibt die Umdrehung des Mikromotors an - ohne Berücksichtigung der Untersetzung am Winkelstück) 1000-1500 U/min scheinen mir doch arg wenig am grünen Winkelstück. 10.000-20.000 fände ich realistischer. Wenn der Bohrer zu langsam dreht, dann "läuft er weg". ER rollte wie ein Mini-Reifen auf der Oberfläche ab, statt sich langsam in das Material (Dentin) reinzufressen). --Bin im Garten (Diskussion) 19:52, 3. Nov. 2012 (CET)
thread_title:  Minimale Drehzahl