Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 323

e) a feszültségeket és áramokat szimmetrizálni kell, vagyis — a fázisvezeték és a nullavezeték közötti bármelyik feszültség sem térhet el 1%-nál többel a megfelelõ feszültségek átlagától, — a vezetékben folyó áramok egyike sem térhet el 2%-nál többel ezeknek az áramoknak az átlagától, — bármelyik áram és a megfelelõ fázisfeszültség közötti fáziseltolódás értékek egymástól való eltérése nem lehet több, mint 2˚, a teljesítménytényezõtõl függetlenül. A befolyásoló mennyiségek referencia értékei a VI. táblázatban találhatók: VI. táblázat Befolyásoló mennyiségek Referencia érték Tûrés Környezeti hõmérséklet Referencia-hõmérséklet, vagy ha nincs jelezve, akkor 23 ˚C + 2 ˚C Mûködési helyzet Függõleges mûködési helyzet1 ± 0,5˚ Feszültség Referencia-feszültség ± 1% Frekvencia 50 Hz referencia-frekvencia ± 0,5% Hullámalak Szinuszos alakú feszültségek és áramok 3%-osnál kisebb torzítási tényezõ Külsõ eredetû mágneses indukció, 50 Hz Nulla mágneses indukció Olyan indukciós érték, amely nem hoz létre 0,3%-nál nagyobb relatív hibaváltozást2 1 A függõleges mûködési helyzet megállapítása: A fogyasztásmérõt úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy biztosítsa a helyes függõleges állásban maradást (mindkét függõleges síkban, vagyis a hátsó-elsõ és bal-jobb síkban), akkor, ha

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes