Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-11 (Year: 1998, Number: 11)
Era: 1990-2004
Section: 14/1990. (IV. 17.) SZEM rendelet szerinti minősítő határozattal, valamint a röntgenberendezésekre előírt valamennyi egyéb tanúsítvánnyal.
Paragraph Index: 6

14/1990. (IV. 17.) SZEM rendelet szerinti minősítő határozattal, valamint a röntgenberendezésekre előírt valamennyi egyéb tanúsítvánnyal. V. Megjegyzések Szám: 003 A kiemelt termék megnevezése: Kétmunkahelyes röntgen átvilágító és felvételi munkahely (kisteljesítményű összeállítás) BTO száma: 331011 11 10 I. A kiemelt termék általános leírása, használati célja Közös generátorral és vezérléssel működtetett 1-1 átvilágító és felvételi munkahelyből álló képalkotó diagnosztikai eszközrendszer. Az átvilágító berendezés a röntgensugár által az emberi test belsejéről rajzolt vetületi képnek a vizsgálattal egyidejű szemlélését és képhordozón való rögzítését, a felvételi berendezés a képhordozón történő rögzítést teszi lehetővé. II. Műszaki követelmények Röntgengenerátor: — kétmunkahelyes kivitel; — minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA); — csőfeszültség: legalább 40 kV és 125 kV között szabályozható; — csőáramerősség: 10 mA és 600 mA között szabályozható; — legalább 630 mAs; — nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban; — az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) megválaszthatósága és kijelzése; — min. expozíciós idő: 5 ms; — automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges; — expozíciós automata három domináns mezővel, dóziskorrekciós átfogás: 1:4; — az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől való kezelhetősége; — átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval; — előnyös a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége. Átvilágító munkahely Röntgencső: — Generátorral összehangolt fókuszteljesítmények — Csőteljesítmény: 12/50 kW — Fókusz: max. 0,6/1,8 mm 1998/11. szám — Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors) — Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU) — Feszültség: 40—125 kV Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz; — előnyös a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel; — a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről; — automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi; — előnyös a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban. Vizsgálószerkezet: Konvencionális, motoros döntésű átvilágító (UT) berendezés, célzott felvételi szerkezettel: Döntési tartomány: min. 90/15 fok Szerelhető képerősítő: min. 220 mm (9") Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás Kazettaméretek: min. 3 féle+35× 35 Döntés: lágy indítás — motoros négyirányú asztallapmozgatás; — a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható; — átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kezelése és kijelzése a célzott felvételi szerkezettől is; — a képerősítő mennyezeti felfüggesztést nem igényel. — Képátviteli rendszer adatai: Képerősítő: min. 220 mm (9"), három mezős Képfelvevő: CCD vagy vákuumcső TV-norma: Monitor átló: min. 40 cm — Járulékos digitalizálás lehetősége. Felvételi munkahely Röntgencső: — Generátorral összehangolt fókuszteljesítmények — Csőteljesítmény: 30/50 kW — Fókusz: max. 1,2/1,8 mm — Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors) — Anód hőkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU) — Feszültség: 40—125 kV Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz; — teljes fényű mezőkivilágítás; — a sugárhatároló elemek kézi és/vagy motoros mozgatása a sugárrekesz burkolatán; — automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-fim távolság változtatását követi (opció); — előnyös a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban. Felvételi vizsgálószerkezet általános célra: — úszólapos felvételi asztal, csőtartó oszloppal (opció lineáris tomográf); — álló felvételi szerkezet (opció kétfunkciós vízszintesbe döntés). Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt. Opcionálisan elevátoros asztal és mennyezeti csőtartó állvány választható. Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra: Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint. III. Gazdasági követelmények Az árnak részletezve magyar forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és az üzembe helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget: — 18 havi helyszíni garancia; — vákuumtechnikai eszközökre vonatkozó garanciális feltételek (pl. pro rata); — 10 éves alkatrészellátás, az üzemeltető vagy az általa megbízott szerviz részére eladási kötelezettséggel; — garancián túli 5 évre vonatkozó szervizszerződés rögzített vagy indexált ára három változatban: alkatrész nélkül; alkatrésszel, de vákuumtechnika nélkül; alkatrésszel és vákuumtechnikával; — hazai szervizbázis 24 órás megjelenési idővel az ország minden pontján; — a telepítési igények megadása [tömeg- és méretadatok, födémterhelés, csatlakozó szerelvények, villamos csatlakozási és érintésvédelmi igény (ellenállás)]; — a berendezés műszaki átadási feltétele: sikeres acceptance teszt elvégzése; — a berendezésekhez magyar nyelvű kezelési utasítást kell biztosítani 2 példányban, valamint szervizdokumentációt. IV. Egyéb követelmények A berendezés a szállítás időpontjában rendelkezzen a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/695105b047be0b7b5c1a6ce7230085ffb3c21ee9/dokumentumok/e1795a0da7264d9d369c6b4f18d2600fc89f7f43/letoltes