Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-85 (Year: 2004, Number: 85)
Era: 2004-2010
Section: [14. számú melléklet a 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelethez]
Paragraph Index: 347

2004. december 31-e után kell alkalmazni. 1.2 A környezetvédelmi felülvizsgálat keretében ellenõrizni kell, hogy gépkocsi levegõszennyezése nem haladja meg a gépkocsigyártó elõírásainak megfelelõ üzemeltetés és mûszaki állapot mellett elérhetõ minimális, a gyártó által elõírt, annak hiányában az e mellékletben meghatározott mértéket. Az ellenõrzéskor a a következõ pontokban részletesen szabályozott vizsgálatot kell elvégezni. 1.3 A vizsgált gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálatának eredményérõl a 3.2., 3.3., 3.4., és 3.6. pontokban részletesen ismertetett tartalmú tanúsítvánnyal azonos szerkezeti felépítésû, és információ tartalmú, A4 méretû tanúsítványt kell, elektronikus úton létrehozni és két példányban (1 pld a Megrendelõé, 1 pld dokumentációként a felülvizsgáló helyen megõrizve) kinyomtatni. A tanúsítványon (vagy annak hátoldalán) reklám semmilyen formában sem jeleníthetõ meg. Értelmezés: A követelmény meghatározza a felülvizsgálat eredményeképp megjelenítendõ dokumentum, a Tanúsítvány tartalmát, részben formáját. Alapvetõ szempont, hogy a különbözõ vizsgálóhelyeken készített tanúsítványok összehasonlíthatók legyenek, ezért a Tanúsítvány tartalma nem lehet kevesebb a követelményekben meghatározottnál. A Tanúsítvány szerkezete, felépítése legyen azonos a bemutatott mintákkal. Mûszer jóváhagyásnál ellenõrizendõ: - az elektronikus tanúsítvány tartalma megfelel a követelményeknek? - az elektronikus tanúsítvány szerkezete megfelel a követelményeknek? 1 Az egyes követelmények értelmezése, illetve a mérõegység jóváhagyása során ellenõrizendõ jellemzõk keretbe foglalva szerepelnek. 1.4 Ha a vizsgálat eredménye MEGFELELT, a Tanúsítvány alapján a környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló Igazolólapot kell kiállítani, és az R-ben meghatározott, a területi közlekedési felügyelet által biztosított, megfelelõ színû plakettet kell a jármû hátsó rendszám tábláján rögzíteni. 1.5 Az Igazolólapokról, és plakettekrõl a felülvizsgáló helyen a Közlekedési Fõfelügyelet hatályos szabályzatának megfelelõ nyilvántartást kell vezetni. Új Igazolólapok és plakettek igénylésekor a Felülvizsgáló helynek a már felhasznált Igazolólapokról és plakettekrõl vezetett nyilvántartást be kell mutatni, a dokumentumokkal el kell számolni. 1.6 A környezetvédelmi felülvizsgálatra, vagy a rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatra alkalmas szakértõi minõsítésre csak a mindenkor érvényes mérésügyi elõírásoknak megfelelõ konstrukciójú, kalibrált és pontosság ellenõrzött készülékek és mûszerek használhatók, illetve nyújthatók be. 1.7 A „Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálatra Alkalmas” (továbbiakban: RKFA) minõsítés megszerzése, megtartása, és visszavonása. 1.7.1 A négyütemû hagyományos-, egyéb katalizátoros-, a szabályozott keverékképzésû katalizátoros benzinmotoros, a dízelmotoros, valamint a tiszta PB vagy földgáz, illetve kettõs- vagy vegyes üzemû, motoros gépkocsik felülvizsgálatára szolgáló mérõrendszerben alkalmazott gázelemzõ és füstölésmérõ mûszerek RKFA minõsítése nem helyettesíti a berendezések forgalmazására, üzemeltetésére és használatára vonatkozóan más jogszabályokban elõírt vizsgálatot vagy jóváhagyást. A gázelemzõn és füstölésmérõn kívül a mérõegység tartalmazza, vagy legyenek hozzá csatlakoztathatók a jellemzõk mérésére alkalmas berendezések, továbbá a mérés automatikus vezérlésére, értékelésére, és az elõírt Tanúsítvány nyomtatására alkalmas készülékek. Az e melléklet szerinti követelmények teljesítését a forgalmazó, illetve gyártó kezdeményezésére - a gazdasági és közlekedési miniszter által kijelölt szakértõi vizsgálatokra feljogosított intézménnyel kell igazoltatni. A vizsgáló intézmény részletesen ellenõrzi a követelményeknek való megfelelést, és javaslatot tesz a mûszer „megfelel” – „nem felel meg” – „részben felel meg” (egyes mérési programokra) minõsítésére. A rendszert leíró mûszaki dokumentáció szerinti tulajdonságokhoz képest nem vagy részleges nem megfelelés esetén a minõsítési javaslatot a vizsgáló intézménynek szakvéleményében az érvényes szabályozásokra való hivatkozással tételesen kell indokolni. 1.7.2 2004 december 31. után az RKFA jóváhagyással összefüggõ a szakértõi véleményt a kijelölt intézménynek 30 napon belül át kell adnia a Központi Közlekedési Felügyeletnek (a továbbiakban: KKF). A 30 napos határidõ attól az idõponttól számítandó, amikor a vizsgálatot kezdeményezõ a szakértõi vizsgálathoz szükséges feltételeket (mérõegység, dokumentáció stb.) teljeskörûen biztosította. 1.7.3 A mûszerek, illetve a mérõegység elemeinek forgalomba hozatalára más jogszabályban foglaltak kielégítése, és az 1.7.1. pont szerinti „megfelel” minõsí- tési javaslat alapján a KKF a mérõegységet határozattal „Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálatra Alkalmas”-nek minõsíti, és kezdeményezi az ennek megfelelõ intézkedéseket (meghirdetés, stb.). RKFA minõsítés csak „megfelel” szakvélemény alapján adható ki. A szakvéleménnyel kapcsolatos vita esetén a KFF dönt a további vizsgálatok szükségességérõl és kér fel arra alkalmas intézmény azok végrehajtására. Minden minõsítéshez mellékelni kell a vizsgáló intézmény szakvéleményét és ki kell alakítani a gyártói-, forgalmazói minõség tanúsítás azonosítási rendszerét. 1.7.4 RKFA minõsítéssel rendelkezõ készülék (mérõrendszer) e melléklet szerinti követelmények kielégítését befolyásoló változtatás (módosítás, továbbfejlesztés, stb.) esetén a módosított mérõrendszer megfelelõségét is a feljogosított intézménnyel kell igazoltatni. Ekkor a vizsgálat és a szakvélemény, vizsgálatot kérõ nyilatkozata alapján a változások ellenõrzésére korlátozódik, és az eredeti szakvéleménnyel együtt érvényes. Külön személyi számítógépet (a továbbiakban: PC) tartalmazó mérõrendszer (nem cél-hardver) esetén a PC a mérõrendszer része, és azon kizárólag a szakértõ intézet által jóváhagyott, a környezetvédelmi felülvizsgálat végrehajtását szolgáló (pl. mérõ, szolgáltató, igazolólap és plakett nyilvántartó, elszámoló) programok futtathatók. Helyi hálózati funkció csak a gyártó (forgalmazó) elõírásszerû mûködést nem befolyásoló nyilatkozata alapján megengedett. 1.7.5 Az RKFA minõsítés elnyeréséhez bemutatott és "megfelelõ" minõsítésû mérõegységgel mûködésében és az e közleményben foglalt további követelmények szempontjából azonos, minden egyes további mérõegységen, a minõsítéssel rendelkezõ gyártónak vagy forgalmazónak az azonosságot megerõsítõ megfelelõségi nyilatkozata alapján, és az annak megfelelõ tartalommal fel kell helyeznie az 1. számú függeléknek megfelelõ címkét. A forgalmazó vagy gyártó a kiadott címkékrõl az 1. számú függeléknek megfelelõ tartalmú, nyilvántartást köteles vezetni. A kijelölt szakértõ intézmény jogosult a címkével ellátott készülékek bármelyikét részleges vagy teljes körû ellenõrzésre kiválasztani, és a címkét felhelyezõ köteles a kiválasztott készüléket mûszakilag indokolt, de legfeljebb egy hónap idõtartamra a vizsgáló intézmény rendelkezésére bo-csátani. Amennyiben a mûszer a nyilatkozatban rögzítetteknek megfelel, akkor az ellenõrzés, és a csere mûszer biztosítás költsége a vizsgáló intézményt terheli. 1.7.6 Ha az 1.7.5. szerinti ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy az azonosnak jelzett készülékek között az elõírt és a rendeletben foglalt követelményeket érintõ mûködésbeli eltérés van, vizsgáló intézmény kezdeményezésére a KKF az eltérés jellegétõl függõen a típusra vonatkozó „megfelel” minõsítést visszavonja, RKFA mûszerként való további alkalmazását, forgalmazását megtiltja. Ebben az esetben az ellenõrzés valamennyi költsége a címke felhelyezõjét terheli. Az RKFA minõsítés visszavonását, és a forgalmazás megtiltását a KKF a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában 30 napon belül közzé teszi. Tiltott forgalmazású mûszer ismételt szakértõi vizsgálata során egyszerûsített vizsgálat nem végezhetõ. 1.7.7 A feljogosított vizsgáló intézmény szakvéleménye nem helyettesít semmilyen, más jogszabály által elõírt vizsgálatot vagy jóváhagyást. A „megfelel” minõsítést javasoló szakvélemény csak azt igazolja, hogy bemutatott mérõegység konstrukciója alkalmas a rendeletben elõírt, adott feladatok ellátására a szak- véleményben egyértelmûen meghatározott jármû csoportok (ui. mérési programok szerinti) környezetvédelmi felülvizsgálatára. 1.8 A mérési programtól és a vizsgált gépkocsi kivitelétõl függõen a környezetvédelmi felülvizsgálathoz szükségesek további, a mindenkori technika állásának megfelelõ, a motor hõmérséklet, a zárásszög és a gyújtási idõpont mérésére alkalmas mérõ- és ellenõrzõ mûszerek, az R. 2. § q) pontja szerinti, OBD rendszerrel felszerelt gépkocsi felülvizsgálata esetében a fedélzeti számítógéppel kommunikálni képes, az RKFA mérõrendszerhez csatlakoztatható berendezések (ha a mérõrendszer azokat nem tartalmazza). 1.8.1 A gépkocsi kipufogógázainak mérése (gázkoncentráció, füstölés) csak üzemi állapotú (üzemmeleg) motoron végezhetõ. 1.9 Az olyan gépkocsi vizsgálatakor, amely nem tartozik az 1.7.1. pontban felsorolt gépkocsik közé, a szükséges adatokat és mért értékeket a mûködési módhoz legközelebb álló mérõ program tanúsítványba billentyûzetrõl kell bevinni. 1.10 RKFA minõsítés elõfeltételei, általános mûködési feltételek, automatkus vezérlés, dokumentálás, mûszerek használata. 1.10.1 A mérõrendszer által tartalmazott, és az 1.8. pont szerinti mûszerek jóváhagyásának általános szempontjait a 2. számú függelék rögzíti. 1.10.2 A mérõrendszer tartalmazza vagy legyen alkalmas a felülvizsgálati (azonosító, adatbázisból származó, mért) adatok felülvizsgálatonként sorszámozott rekordként egységesített adatbázisban történõ tárolására (adatbázis deklarációt lásd 4. fejezetben), legalább egy éves megõrzésére. Rendelkezzen saját, elõírásszerû, EKH jóváhagyott Igazolólap elszámolással, vagy annak hiányában minden egyes felülvizsgálatot követõen legyen alkalmas legalább az igazolólap elszámoláshoz szükséges adatok, más számítógép számára történõ, szabványos XML formátumú átadására. 1.10.3 A rendszer hardver és szoftver kiépítésben legyen alkalmas a PC rendszerekben használatos szabványos hálózati kommunikációra (legalább TCP/IP protokoll és ezen belül SHTML protokollba ágyazott XML adatátvitel és külön program szerinti vezérelt adatátvitel – jelen melléklet 4. fejezet). Program vezérelt adatszolgáltatás, és/vagy elõírásszerû Igazolólap elszámolás hiányában a rendszer a felülvizsgálatot követõen, jármûvenként biztosítsa az elektronikus adatszolgáltatást, továbbá (felhasználói igény esetén) adjon lehetõséget az azonosító és gyári adatok egészének (vagy egy részének) más rendszerbõl (pl. ügyviteli géprõl) történõ átvételére. 1.10.4 A mérõrendszer mûködése biztosítsa a rendszerbe történõ beavatkozás, rendszer használat biztonságos beavatkozó-, és használó azonosítási feltételeit (pl. a programmódosítás, befolyásolás kizárásának feltételeit, szerviz-, hitelesítés-, pontosság ellenõrzési feltételeket, jogosultságokat; a mûhely-, és tanúsítványadó biztonságos azonosítását, stb…). Ezen biztonságos mûködés ellenõrzésére a szakértõi vizsgálat nem terjed ki.A rendszer illetéktelen beavatkozás elleni védelméért, biztonságos mûködtetéséért a feljogosított vállalkozás vezetõje felel. 1.10.5 Gázelemzõ mûszer egység 1.10.5.1 Gázelemzõ mûszer 1.10.5.1.1 A benzinmotoros gépkocsik rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatára alkalmazott gázelemzõ mûszer konstrukciójának meg kell felelnie a jogszabályokban és méréstechnikai elõírásokban (OIML, ISO, MSZ) - kétütemû motoros gépkocsi esetén: egy vagy két komponenses II. osztályú, (csak CO mérõ mûszer 2005. június 30-ig, CO – CH mérõ automatikus mérésvezérlés és idõhatár nélkül alkalmazható kétütemû motoros gépkocsik felülvizsgálatára) - négyütemû motoros gépkocsi esetén: négy komponenses I. osztályú, - négyütemû, katalizátoros gépkocsi esetén: négy komponenses I. osztályú, gázelemzõ mûszerekre meghatározott követelményeknek. 1.10.5.1.2 A négyütemû motoros jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatára csak olyan konstrukciójú mûszer alkalmazható, amely az 1.10.5.1.1. pontban foglalt feltételeken túl a. a 1.10.5.1.4. pontban meghatározott módszer szerint számított lambda (λ) értéket is jelzi, és b. biztosítja a képletben szereplõ állandók egyszerû ellenõrzését, és - a hitelesíthetõ mérést biztosító technológiával - a hagyományostól eltérõ tüzelõanyag (PB, földgáz, alkohol stb.) esetén alkalmazandó, az elõbbiektõl eltérõ számítási módhoz szükséges állandókra való átállítás megfelelõségének ellenõrzését, valamint c. alkalmas jelen követelmények szerinti automatikus mérésvezérlésre, a szakszerû végrehajtást biztosító, a rendeletben foglalt feltételek ellenõrzésére és automatikus értékelésére, továbbá d. az OBD rendszerrel rendelkezõ Otto-motoros gépkocsi felülvizsgálatára használt mûszer, illetve mérõrendszer rendelkezik olyan OBD vagy EOBD kiolvasó hardverrel és szoftverrel, vagy csatlakoztatható olyan OBD vagy EOBD kiolvasó berendezéshez, amely képes a jármû OBD rendszerét felismerni (OBD státusz meghatározása), azzal kommunikálni, és a felülvizsgálat elõírt, az OBD által gyûjtött adatait, valamint a tárolt hibakódokat a 3.7. pont szerint kiolvasni. 1.10.5.1.3 A mûszernek alkalmasnak kell lennie az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) által végzett hitelesítésre. A mûszerek mérési pontosságát a külön jogzsabály szerinti OMH hitelesítés és a hathavonta végzett pontosságellenõrzés biztosítja. A pontosság ellenõrzést a Nemzeti Akkreditálási Testület (továbbiakban: NAT) által akkreditált kalibráló laboratóriumok végzik. A pontosságellenõrzés eredményét jegyzõkönyvben kell dokumentálni. Az OMH hitelesítés helyettesíti az ugyanakkor esedékes pontosságellenõrzést. 1.10.5.1.4 A Lambda (λ) érték számítása A Lambda (λ) értéket a Brettschneider összefüggés alapján az alábbiak szerint kell számítani: Az alap összefüggés: λ = × A A ahol [ ] [ ] [ ] A x CO CO K CO CO = + + µ / / és [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( ) HC K CO CO O H W CO CO O CO CO K K H NO O CO CO A cv cv cv cv cv × + + ×       − + × − + ×       − + × + + + + = ... / A lehetséges egyszerûsítések, és alkalmazott álandók: Benzin PB gáz Földgáz χ = a levegõ fajlagos vízgõz tartalma (kg/kg) ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 Wcv = víz/szén viszony = 0 = 0 = 0 Ocv = oxigén/szén viszony = 0,02 = 0 = 0 Hcv = hidrogén/szén viszony = 1,73 = 2,53 = 4,0 K = vízgõz egyensúlyi állandó = 3,5 = 3,5 = 3,5 K1 = konverziós tényezõ ppm térfogategységben, n-hexan (C6H14) egyenértékben kifejezett szénhidrogénekhez. A mûszergyártó adja meg.2 A mûszergyártó adja meg. A mûszergyártó adja meg. NO/2 = nitrogénoxid-koncentráció/2 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 Az állandókkal kapcsolatban lásd még az 1.10.5.2.9.-ban leírtakat. Az egyszerûsítésekkel adódó számítás benzinüzem esetében: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] { } [ ] [ ] [ ] { } HC K CO CO , ,1 CO CO ,0 CO / CO 5,3 5,3 ,1 O CO CO ⋅ + + ⋅      − + + ⋅      − + ⋅ + + + = λ ahol a szögletes zárójelben szereplõ gázkoncentrációkat térfogat százalékban (V/V %) kell behelyettesíteni. PB-gáz vagy földgáz esetén a képlet értelemszerûen változik. 2 A gyártó által adott érték hiányában K1= 6x10-4 érték alkalmazható. Értelmezés: Csak a hatályos jogszabályoknak, különösképpen méréstechnikai elõírásoknak teljes mértékben megfelelõ, errõl dokumentumokkal, köztük a mérésügyi hatóság igazolásával is rendelkezõ, pontosságellenõrzött mûszer (mûszert tartalmazó mérõegység) kerülhet szakértõi vizsgálatra. Az elõfeltételek teljesítését a szakértõi vizsgálat megkezdése elõtt ellenõrizni kell. Mûszer jóváhagyás elõtt ellenõrizendõ: - rendelkezik a mûszer a hazai forgalmazáshoz szükséges valamennyi jóváhagyással? - rendelkezik a mûszer a mérésügyi hatóság igazolásával? 1.10.5.2 Általános megjegyzések a négyütemû benzinmotoros gépkocsik felülvizsgálatára szolgáló gázelemezõ használatával, jellemzõivel kapcsolatban. 1.10.5.2.1 Tanúsítványadó a felülvizsgáló mérõegységet, ezen belül a gázelemzõ mûszert mindenkor a használati utasításnak (a készülékekhez mellékelt mûszerkönyv elõírásainak) megfelelõen köteles üzemeltetni. 1.10.5.2.2 A mérõrendszer vagy a gázelemzõ mûszer legyen alkalmas a gyári adatok billentyûzetrõl való bevitelére. Saját, beépített adatbázis esetén ellenõrizze a motorkód, és lehetõség szerint a gyártmány és típuskód szerinti azonosítás megfelelõségét. 1.10.5.2.3 A mûszer a mért értékeket – lehetõség szerint – automatikusan vegye fel (át), és tárolja. Esetenként (pl. 1.9. vagy zárásszög, gyújtási idõpont) lehetséges a mért értékek kézi bevitele is, de a bevitel ilyenkor is csak billentyûzetrõl történhet. A billentyûzetrõl bevitt értéket az elektronikus tanúsítványon „#”-el kell megjelölni. Értelmezés: Valamennyi billentyûzetrõl bevitt, mért adatot, az érték után „#”-el kell jelölni (pl. olajhõmérséklet [oC]: 90#), és a megjegyzés rovatban szöveges kiegészítéssel kell ellátni (lásd késõbb). 1.10.5.2.4 A két kipufogó rendszerrel szerelt gépkocsikat (a motortól két egymástól független csövön érkezik a gáz a csõvégzõdésekhez) un. „Y” csõ közbeiktatásával, két egyforma szonda alkalmazásával kell egyidejûleg mérni. 1.10.5.2.5 A mérõrendszer (gázelemzõ mûszer) rendelkezzen olyan ellenõrzési funkcióval, amely a felülvizsgálat mérési fázisának megkezdését követõen (mérésenként jelölt indulási idõpont után) állítsa meg a mérést, ha 10 percen belül érdemi esemény (adatbevitel, mért érték változás, stb.) nem történik. Tanúsítványadó kezdeményezésére a felülvizsgálat bármely fázisban legyen megszakítható. A megszakított vizsgálatról az addig felvett és mért értékekkel tanúsítvány nyomtatható, amely tanúsítványon jelölni kell: „Megszakított vizsgálat.” A megszakított vizsgálat adatai is kerüljenek be az adatbázisba. Értelmezés: A felülvizsgálat szempontjából esemény bármilyen adatbevitel, billentyû megnyomás, mérési folyamatváltozás. 1.10.5.2.6 A felülvizsgáló mérõegység (gázelemzõ mûszer) konstrukciója tegye lehetõvé, hogy a vezérlés, Tanúsítványadó utasítására bármikor visszatérjen az adatbevitelre vagy a mérés (nem a felülvizsgálat) kezdetére, és megismételhesse az adatbevitelt, vagy a teljes mérést. Mûszer jóváhagyás elõtt ellenõrizendõ: - lehetõséget ad a mûszer a mérés részleges vagy teljes ismétlésére? 1.10.5.2.7 A mérõrendszer (gázelemzõ mûszer) mérésvezérlõ funkciója biztosítsa, hogy a mérési programban ugrani csak visszafelé, és csak teljes blokkot lehet. A programban elõre ugrás nem lehetséges. 1.10.5.2.8 A mérõrendszer λ mérést is tartalmazó program esetén legyen alkalmas a számítás ellenõrzését biztosító, un. „λ számítás ellenõrzés” nyomtatásra, amikor a számításhoz utoljára használt állandókat nyomtatja ki a rendszer (mûszer). 1.10.5.2.9 A mérõrendszerben alkalmazott gázelemzõ mûszer mindekor az alkalmazott tüzelõanyag összetételnek megfelelõ állandókkal számítsa a λ értéket. A Magyarországon forgalmazott gépkocsi tüzelõanyagokra vonatkozó állandókat, illetve azok változását a közlekedési hatóság a tüzelõanyag gyártók nyilatkozata alapján legalább 3 hónappal elõre a hivatalos értesítõben meghirdeti. Az elõírt állandók módosítása csak akkor szükséges, ha a tüzelõanyag összetétel változásból eredõ λ számítás hiba a "MEGFELELT" minõsítést adó tartomány 20 %-t (± 0,012 λ változás) meghaladja. 1.10.6 Füstölésmérõ mûszert tartalmazó rendszer 1.10.6.1 A füstülésmérõ mûszer 1.10.6.1.1 A dízel motoros gépkocsik rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatára alkalmazott mûszer konstrukciójának meg kell felelnie a jogszabályoknak és méréstechnikai elõírásoknak. 1.10.6.1.2 A mûszernek alkalmasnak kell lennie az optikai rendszer fényelnyelõ szûrõvel történõ egyszerû ellenõrzésére. A mûszer üzemeltetõje köteles gondoskodni a készülék hat havonkénti - az OMH, vagy arra feljogosított szervezet által hitelesített szûrõvel végzett - pontosság ellenõrzésérõl. A pontosság ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni és abban az alkalmazott szûrõ azonosító, és hitelesítési adatait is fel kell tüntetni. A pontosság ellenõrzését a gyártó által elõírt gyakorisággal, de legalább hathónaponként el kell végezni. 1.10.6.1.3 A felülvizsgálatra csak olyan konstrukciójú mûszer alkalmazható, amely az 1.10.6.1.1. és az 1.10.6.1.2. pontban meghatározott feltételeken túl az alábbi két mérési mód közül legalább a „II.” pontban foglaltaknak megfelelõ móddal rendelkezik: I. "A" mérési mód, amelyben a készülék a különbözõ (felfutási jelleg, dinamika, stb.) gépkocsi füstölési karakterisztikák mellett a mérésre elõírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérõ kamrájú, és 0,05 s-nál kisebb elektromos idõállandójú készülék, II. "B" mérési mód, amelyben a készülék a különbözõ (felfutási jelleg, dinamika, stb.) gépkocsi füstölési karakterisztikák mellett a mérésre elõírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérõ kamrájú, és 0,9-1,1 s közötti elektromos idõállandójú készülék. 1.10.6.1.4 A füstölésmérõ mûszer konstrukciójának biztosítania kell, hogy a. különbözõ, a gépkocsiknál jellemzõen alkalmazott kipufogó rendszerek és fellépõ füstölés változások esetén, B módusban ± 10%-kal azonos füstölés csúcsértéket mutasson az ENSZ EGB 24/03 vagy az azokkal külön jogszabály szerint egyenértékû elõírásokban3 elõírt mûszerekkel, b. alkalmas az 1.10.6.1.5. pont szerint ütemezett és a 3.6. fejezetben meghatározott szabadgyorsítások végrehajtásának vezérlésére, a végrehajtás és a felülvizsgálati követelményeknek való megfelelés mérnöki gyakorlat szerinti automatikus értékelésére; c. rendelkezzen vagy legyen összekapcsolható a felülvizsgálandó gépkocsi azonosító és gyári adatait, a mérési eredményeit és vizsgálati minõsítésének eredményét, a mérési programhoz elõírt tanúsítvány formában, legalább két példányban kinyomtatni képes egységgel; d. alkalmas a követelményeknek megfelelõ automatikus mérésvezérlésre, a szakszerû végrehajtást biztosító, a rendeletben foglalt feltételek ellenõrzésére és automatikus értékelésére.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/91ff1ab5e80660b743a229e181a15a797e79268f/dokumentumok/9280f3e9c43892e2aded8b85b346e56bff4218ec/letoltes