Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1540

2. Mûszaki követelmények Az univerzális átvilágító röntgen berendezés digitális képfeldolgozó egységgel felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek. 2003/154. szám 2.1. Normatív elõírások A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi elõírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit. 2.2. Alapvetõ mûszaki jellemzõk Röntgen generátor: — névleges kimenõ telj.: min. 40 kW; — csõáram: max. 600 mA (felvétel); — átvilágítási csõfeszültség tartomány: 40—110 kV (folyamatos) 40—110 kV (pulzus); — a csõfeszültség megengedett hullámossága 80 kV-on a maximálisan beállítható csõáramnál legfeljebb: 5%; — min. expozíciós idõ: 1 ms; — röntgencsõ áram: = felvételi üzemmódban: 10—600 mA = átvilágítási üzemmódban: max. 5 mA (folyamatos) 10—100 mA (pulzus); — expozíciós idõ : 1 ms—6 s; — legnagyobb beállítható mAs érték: 600; — programozható testrész automatika; — expozíciós automatika. Röntgencsõ: — csõteljesítmény: min. 30/50 kW; — fókuszok méretei: max. 0,6—1,2 mm; — anód fordulat gyors; — anód hõkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU); — csõ feszültség: 40—150 kV. Vizsgálószerkezet: — motoros döntésû átvilágító berendezés; — kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás; — kazetta méretek: min. 3-féle + 35× 35. A) változat: Alsó csöves megoldás — 90/15 ˚-ban, motorosan dönthetõ univerzális átvilágító szerkezet; — motoros rásegítéssel mozgatható célzott felvételi szerkezet; — korszerû expozíciós automatika a célzott felvételeknél; — min. 6 filmosztási lehetõség; — hossz- és keresztirányban mozgatható, alacsony sugárgyengítésû asztallap; — opció: asztallapba integrált Bucky egység; — rendelkezzen a biztonságos betegpozícionáláshoz szükséges kiegészítõkkel; — hatékony szórt sugárzás elleni védelem a vizsgálószerkezeten. B) változat: Felsõ csöves megoldás — 90/15 ˚-ban motorosan dönthetõ univerzális vizsgálószerkezet; — asztallap feletti röntgencsõ széles tartományban változtatható fókusz-film távolsággal; — legyen alkalmas ferde vetítésû és felvételek készítésére; — az asztallap vagy a csõtartó oszlop motoros mozgatásával alkalmas; — legyen teljes test átvilágítására betegmozgatás nélkül; — korszerû expozíciós automatikával rendelkezõ célzott felvételi szerkezet; — változtatható asztallap magasság; — rendelkezzen a biztonságos betegpozícionáláshoz szükséges kiegészítõkkel; — döntés: lágy indítás. Átvilágítási képfelvevõ rendszer: — képerõsítõ 12′′-os, három mezõs; — nagy felbontású min. 1200 soros analóg vagy CCD kamera felbontás: 1024× 1024; — real-time digitális képjavító eljárások megléte; — minimum 17′′-os, nagy felbontású F/F radiológiai monitorok; — a monitorok rendelkezzenek környezeti megvilágítás érzékeléssel és ehhez kapcsolódó automatikus fényerõ szabályozással. Képfeldolgozó rendszer: — korszerû digitális képfeldolgozás és archiválás; — legnagyobb akvizíciós ráta: minimum 12—30 kép/sec; — nagyméretû monitor (21′′); — képosztás; — digitális átvilágítási zajcsökkentés; — utolsó kép tartása; — dinamikus kép; — rekurzív filter mozgásérzékelõvel; — képtárolás merevlemezen; — min. 1000 kép egyidejû tárolása; — széles körû mérõ és feldolgozó szoftver, mely igény esetén modulárisan bõvíthetõ szolgáltatással rendelkezik; — DICOM 3.0 hálózati szabvány szerinti digitális hálózati kapcsolat legalább az alábbi funkciókkal: store, send, MWM, HIS/RIS kapcsolat; — digitális kapcsolat filmkészítéshez; — lokális CD-ROM vagy DVD archiválás.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes