Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-86 (Year: 2002, Number: 86)
Era: 1990-2004
Section: a 2/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 52

b) bármely egyéb, nem egymást követõ skálaosztás közötti távolságra az adott hosszúság függvényében, milliméterben kell megadni az (a+bL) képlettel, ahol — „L” az adott hosszúság egész méterre kerekítve; — „a” és „b” az egyes pontossági osztályokra a következõ táblázat szerint meghatározott együttható: Pontossági osztály a b I II III 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 8.2. 8.2.1. Az 1 cm-nél nem hosszabb osztásértékek „i” hosszúságára vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb megengedett hibát minden egyes pontossági osztályra a következõ táblázatnak megfelelõen kell megadni: Az adott osztásköz „i” hosszúsága Legnagyobb megengedett hiba milliméterben, pontossági osztályonként I II III i ≤ 1 mm 1 mm < i ≤ 1 cm 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 1 cm-nél nagyobb osztásértékek esetén a legnagyobb megengedett hibát az osztásérték függvényében az (a+bL) képlettel milliméterben kell megadni, ahol az „a” és „b” paraméterek értékei a 8.1. pontban megadottal azonosak, „L” értéke pedig az adott hosszúságnak a következõ egész méterre felkerekített értéke. 8.2.2. Az 1 cm-t meg nem haladó, egymást követõ osztásértékek „i” hosszúsága közötti legnagyobb megengedett különbséget mindegyik pontossági osztályra a következõ táblázat szerint kell meghatározni: Az adott osztásérték „i” hosszúsága Legnagyobb megengedett különbség milliméterben, pontossági osztályonként I II III i ≤ 1 mm 1 mm < i ≤ 1 cm 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 1 cm-nél nagyobb osztásértékek esetén az egymást követõ „i” osztásértékek hosszúsága közötti legnagyobb megengedett különbséget az (a+bL) képlettel, milliméterben kell megadni a 8.2.1. pontban meghatározottak szerint. 8.3. Véglapos vagy összetett hosszúságmérõknél azonban a felülettel határolt tartományra a legnagyobb megengedett hiba plusz vagy mínusz értékeit az alábbi értékekkel kell megnövelni: — 0,1 mm-rel az I pontossági osztályú mérõkre; — 0,2 mm-rel a II pontossági osztályú mérõkre; — 0,3 mm-rel a III pontossági osztályú mérõkre. A 8.1. és 8.2.2. pontokban meghatározottak nem alkalmazhatók, — ha a 8.1. b) pontban leírt, nem egymást követõ osztásjel egyikét felület képezi; — ha a 8.2.2. pontban leírt, egymást követõ osztások egyike felülettel határolt szélsõ osztás. 8.4. A használatban lévõ hosszúságmérõk legnagyobb megengedett hibája az elsõ hitelesítésre elõírt legnagyobb megengedett hiba kétszeresével egyenlõ. 8.5. A legnagyobb megengedett hiba az alábbi referenciafeltételekre vonatkozik: 8.5.1. A referencia-hõmérséklet rendeltetésszerû használat esetben 20 ˚C. A 9. pontban meghatározott egyes hosszúságmérõkhöz, kivételesen, eltérõ referencia-hõmérséklet is alkalmazható. 8.5.2. Olyan hosszúságmérõkön, amelyekre a 9. pont húzóerõt ír elõ, a vizsgálatot a teljes vizsgált hosszúság gyakorlatilag súrlódás nélküli kifeszítésével, vízszintes síkon, a mérõeszközön jelzett húzóerõ alkalmazása mellett kell elvégezni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/63821a445e7d0db9943def50b3602981ac3173e5/dokumentumok/78e350a587dc7c63426c5c84556f9ec4b7a83b39/letoltes