Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-166 (Year: 2002, Number: 166)
Era: 1990-2004
Section: az 53/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1668

6. Nyomásesés 6.1. Teljes nyomásesés A teljes nyomásesés átlaga 1,2 kg/m3 sûrûségû levegõ Q max térfogatárama mellett, nem haladhatja meg a következõ értékeket: 2002/166. szám A mérõ megjelölése A teljes nyomásesés megengedhetõ legnagyobb átlagértéke az elsõ hitelesítés során N/m2 mbar G 1,6, G 10 és közötte G 16, G 40 és közötte G 65, G 650 és közötte 6.2. Mechanikus nyomásesés A mechanikus nyomásesés, azaz az 1,2 kg/m3 sûrûségû levegõ Qmin és 2 Qmin közötti térfogatáram mellett fellépõ nyomásesés átlaga nem haladhatja meg a következõ értékeket: A mérõ megjelölése A mechanikus nyomásesés legnagyobb megengedett értéke az elsõ hitelesítéskor N/m2 mbar G 1,6, G 40 és közötte 0,6 G 65, G 650 és közötte 1,0 Az értékek a mechanikus nyomásesés maximumára vonatkoznak. 6.3. Különleges elõírás 6.3.1. Azon mérõk esetében, amelyeknél az üzemi nyomás meghaladja a 0,1 MPa-t (1 bar) a II. fejezet 6.2. pontjának az elõírásait kell alkalmazni a mechanikus nyomásesés tekintetében, de ezeknek a mérõknek a teljes nyomásesését — amelyre a II. fejezet 6.1. pontja hivatkozik — nem kell figyelembe venni. 6.3.2. Kiegészítõ eszközök felszerelése nem okozhatja a mérõk mechanikus nyomásesésének 20 Pa-nál (0,2 mbar) nagyobb növekedését.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9e306748d4d7a093e6d2488c3e090b0e43b0d65/dokumentumok/6e6779201a54b249becee377b75b90edd38f5c22/letoltes