Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1527

1. Átvilágító munkahely Röntgencsõ: — Csõteljesítmény: min. 25/50 kW; — Feszültség: 40—150 kV, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények; — Fókusz: max. 0,6/1,5 mm; — Anód fordulatszám: gyors; — Anód hõkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU); Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz; — a képerõsítõ körmezejéhez illeszkedõ íriszes kivitel; — a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetrõl is; — automatikus és kézi mezõhatárolás, amely a fókuszképerõsítõ távolság változtatását követi; — a csõfeszültség változtatásához illeszkedõ automatikus szûrõváltás legalább három tartományban. Vizsgálószerkezet: Motoros döntésû átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel: Döntés: lágy indítás; Döntési tartomány: min. 90/15˚; Szerelhetõ képerõsítõ: min. 12′′; Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás; Kazettaméretek: min. 3 féle + 35× 35; — motoros négyirányú asztallapmozgatás; — a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható; — átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kijelzése és kezelése a célzott felvételi szerkezettõl is. Képátviteli rendszer: Képerõsítõ: min. 12′′, három mezõs; Képfelvevõ: CCD vagy vákuumcsõ; TV-norma: min. 1200; Monitor átló: min. 40 cm; — Digitalizálás lehetõsége.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes