Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-2 (Year: 2003, Number: 2)
Era: 1990-2004
Section: Melléklet az 1/2003. (I. 8.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 807

7. Legnagyobb megengedett hibák 7.1. Típusvizsgálatra vonatkozó hibahatár 7.1.1. Mérõszerkezet Ha a mérõszerkezet tömegegységben skálázott kijelzõt tartalmaz, akkor az nem-automatikus mûködésû mérlegnek tekintendõ, és statikus vizsgálatnál teljesítenie kell a nem-automatikus mûködésû mérlegekre vonatkozó jogszabálynak a hibahatárra vonatkozó követelményeit. 2003/2. szám 7.1.2. Tényleges határozatlansági zóna (Ua) A tényleges határozatlansági zónát vagy zónákat az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során kell meghatározni, és ezek nem haladhatják meg a szabványos határozatlansági zóna (Us) 0,8-szeresét. 7.1.3. Beállítási hiba A beállítási hiba nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna (Us) 0,5-szeresét. 7.1.4. A tényleges beállítási pont idõbeli változása A tényleges beállítási pont idõbeli változása nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna (Us) 0,5-szeresét 8 órás üzemidõ alatt. 7.1.5. A tényleges beállítási pont hõmérséklet-függése A tényleges beállítási pont 5 ˚C hõmérséklet-változás mellett a szabványos határozatlansági zóna (Us) 0,5-szeresét meg nem haladó mértékben változhat. 7.1.6. Excentrikus terhelés hatása Ha a teher excentrikusan is elhelyezhetõ a teherfelvevõn, akkor az alsó mérési határral megegyezõ terhelés alkalmazásával, a teherfelvevõ bármely pontján, az egyensúlyi helyzetben lévõ tömegek kijelzett értékei közötti legnagyobb különbség nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna 0,5-szeresét. 7.2. Elsõ hitelesítésre vonatkozó hibahatár 7.2.1. Mérõszerkezet Ha a mérõszerkezet tömegegységben skálázott kijelzõt tartalmaz, akkor az nem-automatikus mûködésû mérlegnek tekintendõ, és statikus vizsgálatnál teljesítenie kell a nem-automatikus mûködésû mérlegekre vonatkozó jogszabálynak a hibahatárra megadott követelményeit. 7.2.2. Tényleges határozatlansági zóna (Ua) A tényleges határozatlansági zónát vagy zónákat az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során kell meghatározni, és ezek nem léphetik túl a névleges határozatlansági zóna 0,8-szeresét (Un). 7.2.3. Beállítási hiba A beállítási hiba nem lépheti túl a névleges határozatlansági zóna 0,8-szeresét (Un). 7.2.4. A tényleges beállítási pont idõbeli változása A tényleges beállítási pont idõbeli változása nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zóna (Un) 0,5-szeresét 8 órányi üzemidõ alatt. 7.2.5. A tényleges beállítási pont hõmérséklet-függése A tényleges beállítási pont 5 ˚C hõmérséklet-változás mellett a névleges határozatlansági zóna (Un) 0,5-szeresét meg nem haladó mértékben változhat. 7.3. Üzemi hibahatár 7.3.1. Mérõszerkezet Ha a mérõszerkezet tömegegységben skálázott kijelzõt tartalmaz, akkor az nem-automatikus mûködésû mérlegnek tekintendõ, és statikus vizsgálatnál teljesítenie kell a nem-automatikus mûködésû mérlegekre vonatkozó jogszabálynak a hibahatárra megadott követelményeit. 7.3.2. Tényleges határozatlansági zóna (Ua) Az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során meghatározott határozatlansági zóna nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zónát (Un). 7.3.3. Beállítási hiba A beállítási hiba nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zóna 0,5-szeresét (Un).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/599fd4fa8b0976f84e57a6b419db344011e71e20/dokumentumok/805112a7a69b0fec7bedb29517e0d4d8b283cf4c/letoltes