Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 269

6. Csak a mérõelemekre vonatkozó hibahatárok 6.1. Ha a mérõ elsõ hitelesítését megelõzik a 6/2001. (III. 19.) GM rendeletben meghatározott méréstechnikai vizsgálatok, és a vizsgálatokhoz ugyanazt a mérõközeget használják, melynek mérésére a folyadéktérfogat-mérõt szánják, akkor a vizsgálatok esetében a hibahatárok megegyeznek a 15., 16. és 17. pontokban meghatározott értékek felével, de nem lehetnek kisebbek a mért mennyiség 0,3%-ánál. 6.2. Ha azonban a mérés pontossága nem elegendõ ahhoz, hogy a 6.1. pontban írt követelményt alkalmazni lehessen, akkor a hitelesítési engedélyben megnövelt legnagyobb megengedett hibákat lehet megadni a 15., 16. és

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes