Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-166 (Year: 2002, Number: 166)
Era: 1990-2004
Section: az 53/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1682

6. A vizsgálat 6.1. A vizsgálat elsõsorban az egyes mérõk hibáinak megállapítását célozza 1,2 kg/m 3 sûrûségû levegõvel végezve. Minden vizsgálati eredményt önállóan kell értékelni. 6.1.1. Minden egyes mérõ hibagörbéjének a térfogatáram teljes tartományán belül az elsõ hitelesítés során a legnagyobb megengedett hibák által meghatározott sávon belül kell maradnia. 6.1.2. Minden egyes mérõ esetében a hibák legnagyobb és legkisebb értéke közötti különbség nem haladhatja meg az 1%-ot a 0,5 Qmax és Qmax tartományon belül. 6.2. A mérõket tartóssági vizsgálatnak kell alávetni levegõvel vagy gázzal. 6.2.1. Amennyire lehetséges, a tartóssági vizsgálatot a mérõ legnagyobb terhelése mellett kell végrehajtani, olyan módon, hogy a mûvelet során megmért levegõ vagy gáz mennyisége megfeleljen a mérõ legnagyobb terhelése mellett 1000 óráig tartó mérés mennyiségének. A vizsgálatot hat hónapon belül be kell fejezni. 6.2.2. A tartóssági vizsgálat után a mérõket ismét ellen- õrizni kell 1,2 kg/m3 sûrûségû levegõvel, ugyanazon készülékek segítségével, mint amelyeket e fejezet 6.2.1. pontjában hivatkozott vizsgálat során alkalmaznak. Az alábbi feltételek mellett:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9e306748d4d7a093e6d2488c3e090b0e43b0d65/dokumentumok/6e6779201a54b249becee377b75b90edd38f5c22/letoltes