Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 20. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 555

4. táblázat A mérőrendszer pontossági osztályai A mérések legnagyobb megengedett hibája 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Hőmérséklet ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C Nyomás Kevesebb mint 1 MPa : ± 50 kPa 1 ÷4 MPa: ± 5% 4 MPa felett: ± 200 kPa Sűrűség ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 Ezek az értékek az átalakító egységen kijelzett átszámított folyadékmennyiségre vonatkoznak.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes