Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-2 (Year: 2003, Number: 2)
Era: 1990-2004
Section: Melléklet az 1/2003. (I. 8.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 810

10. Típusjóváhagyás 10.1. Típusjóváhagyás iránti kérelem A kérelemhez csatolni kell a minta-berendezést, valamint a következõ információkat és dokumentumokat: 10.1.1. Metrológiai jellemzõk: — a mérõszerkezet különleges jellemzõi, — legnagyobb mûködési sebesség összhangban a tehermozgató konvejor sebességével és a teher hosszával, — a mérõrendszer alkatrészeinek elektromos jellemzõi. 10.1.2. Dokumentációk: — általános elrendezési rajzok, — fényképek, és amennyiben szükséges, a metrológiai szempontból érdekes rajzok vagy részletrajzok, — a mûködés módját illusztráló elvi ábrák és a berendezés mûszaki leírása. 2003/2. szám 10.2. Típus-jóváhagyási vizsgálat 10.2.1. Típus-jóváhagyási vizsgálatok A mérlegek a mûködési tartományukon belül (alsó és felsõ mérési határ, valamint a legkisebb és legnagyobb sebesség értékek között) feleljenek meg a 6., 7.1. és 8. pontokban elõírt metrológiai követelményeknek a szabványos határozatlansági zónára (Us) vonatkozó szabványos ellenõrzõ terhelések alkalmazása mellett. Az esetleg több névleges beállítási ponttal rendelkezõ mérlegeket legalább két névleges beállítási ponton kell vizsgálni. Szabványos ellenõrzõ teher A típus-jóváhagyási vizsgálathoz szabványos ellenõrzõ terhet kell használni. A szabványos ellenõrzõ teher feleljen meg a következõ feltételeknek: — ’m’ tömeg = max., min. és 1/2 (max. + min.) — ’l’ hosszúság (cm) = 3√m (gramm) ±20% — ’h’ magasság = l — állandó tömeg, — szilárd anyag, — nem nedvszívó anyag, — nem elektrosztatikus anyag, — a fémes érintkezést kerülni kell. 10.2.1.1. Statikus vizsgálatok 10.2.1.1.1. Excentrikus terhelés vizsgálata Amennyiben lehetõség van a terhek excentrikus elhelyezésére a teherfelvevõn, a vizsgálatot az alsó mérési határral megegyezõ terheléssel kell elvégezni, a terhet sorban minden lehetséges pozícióban elhelyezve a teherfelvevõn. A legnagyobb megengedett hiba elõírása a 7.1.6. pontban található. 10.2.1.1.2. Különleges vizsgálatok olyan mérlegekhez, melyek mérõszerkezete önálló nem-automatikus mûködésû mérlegbõl áll A mérleg mérõszerkezetét érzékenységi, diszkriminációs és pontosság-vizsgálatoknak kell alávetni, amelyeket a nemautomatikus mûködésû mérlegekre vonatkozó jogszabály, valamint az ahhoz kapcsolódó honosított harmonizált szabvány ír elõ. A legnagyobb megengedett hibák megegyeznek a nem-automatikus mûködésû mérlegekre elõírtakkal, figyelembe véve azok hitelesítési osztásértékét és pontossági osztályát. 10.2.1.2. Reakcióidõ mérése A reakcióidõt állandó vizsgálati feltételek mellett kell mérni, elkerülve az indokolatlan befolyásoló tényezõk hatását. A kapott értékek nem lehetnek nagyobbak, mint az adattáblán feltüntetett értékek. A 10.1.1. alatt hivatkozott és a legnagyobb mûködési sebességet megadó adatok, a teherszállító konvejor sebességének és a teher hosszúságának függvényében, legyenek összhangban a reakcióidõre megkapott értékekkel. 10.2.1.3. Vizsgálatok normál felhasználási feltételek mellett 10.2.1.3.1. Határozatlansági zóna és beállítási hiba A vizsgálatokat az V. fejezet 13.3. pontjában leírt „C” módszer szerint kell elvégezni. 10.2.1.3.2. A tényleges beállítási pont idõfüggése Ezeket a vizsgálatokat szabványos ellenõrzõ terhekkel kell elvégezni a mérleg beállítása és a befolyásoló tényezõk megváltoztatása nélkül, 8 órás üzemidõ alatt, több alkalommal megismételve azt. Az eredmények elõállításához e vizsgálatok során elektromos mérési módszerek alkalmazhatók. 10.2.1.3.3. A tényleges beállítási pont hõmérséklet-függése Ezeket az ellenõrzéseket szokásos ellenõrzõ terhekkel kell elvégezni a mérleg beállítása és a hõmérsékleten kívüli befolyásoló tényezõk megváltoztatása nélkül; ezeket több alkalommal meg kell ismételni a gyártó által jelzett hõmérsékleti tartományban. Az eredmények elõállításához e vizsgálatok során elektromos mérési módszerek alkalmazhatók. 10.2.2. A mûszaki követelményeknek való megfelelés vizsgálatai E vizsgálatokból legyen megállapítható, hogy a berendezések megfelelnek a III. fejezetben elõírt mûszaki követelményeknek. 10.2.3. A vizsgálathoz szükséges eszközök A vizsgálat céljaira a hitelesítõ szervezet a kérelmezõtõl igényelhet szabványos ellenõrzõ terheket, mozgató eszközöket, megfelelõen képzett személyzetet és a szükséges ellenõrzõ berendezéseket. 10.2.4. A vizsgálat helye A típusjóváhagyásra beterjesztett berendezések vizsgálata történhet: — vagy az illetékes hitelesítõ szervezet telephelyén, amelyhez a kérelmet benyújtották, vagy — bármely más alkalmas helyen, amelyben a hitelesítõ szervezet és a kérelmezõ megállapodtak. 2003/2. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/599fd4fa8b0976f84e57a6b419db344011e71e20/dokumentumok/805112a7a69b0fec7bedb29517e0d4d8b283cf4c/letoltes