Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 25. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 582

2. táblázat Legnagyobb megengedett hibák Paraméter 0 osztály I osztály CO-arány ± 0,03 térfogatszázalék ± 5% ± 0,06 térfogatszázalék ± 5% CO2-arány ± 0,5 térfogatszázalék ± 5% ± 0,5 térfogatszázalék ± 5% HC-arány ± 10 ppm(V/V) ± 5% ± 12 ppm(V/V) ± 5% O2-arány ± 0,1 térfogatszázalék ± 5% ± 0,1 térfogatszázalék ± 5% 3.2. A lambda-érték kiszámításakor a legnagyobb megengedett hiba 0,3%. A konvencionális valódi értéket a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről szóló, a 70/220/EGK tanácsi irányelvet módosító 98/69/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv I. mellékletének 5.3.7.3. pontjában meghatározott képlet szerint számítják ki. E célból a műszeren kijelzett értékeket használják fel a számításhoz. A zavarok megengedett hatása 4. A kritikus határérték a műszerrel mért valamennyi összetevő térfogatarányának tekintetében megegyezik az érintett paraméterre vonatkozó legnagyobb megengedett hibával. 5. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a műszerre, hogy: – vagy a mérési eredmény eltérése nem haladhatja meg a 4. pontban meghatározott kritikus határértéket, – vagy a mérési eredmények kijelzését ne lehessen érvényes eredményként értelmezni. 2006/23. szám Egyéb követelmények 6. A felbontásnak a 3. táblázatban megadott értékekkel kell megegyeznie, vagy azokat egy nagyságrenddel meghaladhatja.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes