Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-130 (Year: 2005, Number: 130)
Era: 2004-2010
Section: 1. függelék a 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 3. számú mellékletéhez
Paragraph Index: 270

d) GTOTW és GDILW abszolút pontossága a skála végérték ±2%-án belül van, a GTOTW és GDILW közötti különbség maximális hibája ±0,2%-on belüli, és GTOTW linearitási hibája a teszt alatt megfigyelt legnagyobb értékének ±0,2%-án belül van. 2.4.1. A részecske minta szûrõk 2.4.1.1. A szûrõ leírása A jóváhagyási vizsgálatokhoz fluorozott szénhidrogén (fluorocarbon) bevonatú üvegszál szûrõket vagy fluorozott szénhidrogén (fluorocarbon) alapú membránszûrõket kell használni. Különleges esetekben más anyagú szûrõk is használhatók. Minden szûrõtípus 0,3 ìm DOP (dioktilftalát) szûrési hatásfoka legalább 99%-os legyen, 35 és 80 cm/s merõleges gázáramlási sebesség mellett. Laboratóriumok közötti vagy a gyártó és a jóváhagyási hatóság közötti összehasonlító vizsgálatok során azonos minõségû szûrõket kell használni. 2.4.1.2. A szûrõ mérete A részecskeszûrõ átmérõje legalább 47 mm (37 mm mûködõ átmérõ) legyen. Nagyobb átmérõjû szûrõk elfogadhatók (2.4.1.5. pont). 2.4.1.3. Elsõdleges és pótszûrõk A vizsgálati folyamat során a hígított kipufogógázt két egymás után elhelyezett szûrõn (egy elsõdleges és egy pótszûrõn) kell átengedni. A pótszûrõ legfeljebb 100 mm-re legyen elhelyezve az elsõdleges szûrõ után, de azzal ne érintkezzék. A szûrõket külön vagy párban lehet megmérni, utóbbi esetben a szennyezett oldalukat egymás felé fordítva. 2.4.1.4. A gáz merõleges áramlási sebessége A gáznak a szûrõ síkjára merõleges áramlási sebessége 35 és 80 cm/s között legyen. A vizsgálat elõtt és után mért nyomásesések közötti növekedés ne legyen több, mint 25 kPa. 2.4.1.5. A szûrõ terhelése Az ajánlott minimális szûrõterhelést mutatja az alábbi táblázat a leggyakoribb szûrõméretekre. Nagyobb méretû szûrõknél a minimális szûrõterhelés 0,065 mg/1000 mm2 mûködõ felület legyen. Szûrõátmérõ (mm) Ajánlott mûködõ átmérõ (mm) Ajánlott minimális terhelés (mg) 0,11 0,25 0,41 0,62 2.4.2. A mérõkamra és az analitikai mérleg leírása 2.4.2.1. A mérõkamrára vonatkozó feltételek A részecskeszûrõk elõkészítésére (kondicionálására) és mérésére szolgáló kamra (vagy helyiség) hõmérséklete minden szûrõ elõkészítés és mérlegelés alatt 295 K (22 °C) ±3 K legyen. A páratartalmat 282,5 (9,5 °C) ±3 K harmatpont és 45±8% relatív nedvességtartalom értéken kell tartani. 2.4.2.2. A referenciaszûrõ mérlegelése A kamra (helyiség) legyen mentes minden olyan környezeti szennyezõdéstõl (például portól), ami a stabilizálódás alatt lerakódhatna a részecskeszûrõkre. A mérõhelyiségre a 2.4.2.1. pontban megadott értékektõl való eltérések (zavarok) csak akkor engedhetõk meg, ha a zavarok idõtartama nem haladja meg a 30 percet. A mérõhelyiségnek a személyzet belépése elõtti idõszakban kell teljesítenie az elõírt követelményeket. Legalább két használatlan referenciaszûrõt vagy referencia-szûrõpárt kell lemérni a mintavevõ szûrõ (pár) mérésével lehetõleg egy idõben, de mindenképpen négy órán belül. A referenciaszûrõk mérete és anyaga ugyanolyan legyen, mint a mintavevõ szûrõké. Ha a referenciaszûrõk (referencia szûrõ párok) átlagos súlya a mintavevõ szûrõk mérlegelései közötti idõben nagyobb mértékben változik meg, mint 10 mg, az összes mintavevõ szûrõt el kell dobni és a szennyezõanyag-kibocsátási vizsgálatot meg kell ismételni. Ha a 2.4.2.1. pontban leírt mérõhelyiség-stabilitási kritériumok nem teljesülnek, de a referenciaszûrõ (pár) mérése kielégíti a fenti feltételeket, a motorgyártó választhat, hogy vagy elfogadja a mintavevõ szûrõ súlyokat, vagy semmisnek tekinti a vizsgálatot, beállítja a mérõhelyiség szabályozórendszerét és újra lefolytatja a vizsgálatot. 2.4.2.3. A mikromérleg A minden szûrõ súlyának megállapításához használandó mikromérleg pontossága (standard eltérése) 2 mg, felbontása 1 mg (1 osztás = 1 mg) legyen a gyártó specifikációja szerint. 2.4.2.4. A statikus elektromosság hatásának kiküszöbölése A statikus elektromosság hatásának kiküszöbölése céljából a szûrõket mérés elõtt közömbösíteni kell például egy polónium közömbösítõvel vagy más, hasonló hatású készülékkel. 2.4.3. A részecskemérés kiegészítõ elõírásai A hígító rendszer és a mintavevõ rendszer minden részét, amely kapcsolatba kerül kezeletlen és hígított kipufogógázzal, a kipufogócsõtõl a szûrõtartóig úgy kell kialakítani, hogy a részecskék lerakódása vagy megváltozása minimális legyen. Minden alkatrész a kipufogógázok összetevõivel kölcsönhatásra nem lépõ, villamos vezetõ anyagokból készüljön, és legyen leföldelve az elektrosztatikus hatások kiküszöbölése céljából.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/81c42f0ed31c4c34a21f7ef76b80f1d146c9c4c0/dokumentumok/f1cd64723376c7029127ca417f31355881b45a85/letoltes