Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1999-88 (Year: 1999, Number: 88)
Era: 1990-2004
Section: a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez
Paragraph Index: 429

2. § szerinti vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat kell végrehajtani annak verifikálása céljából, hogy az eszközök megegyeznek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával. A vizsgálat eredményétől függ, hogy a tétel elfogadható-e, vagy vissza kell utasítani. 6.3. Az eszközök statisztikus ellenőrzése jellemző paramétereik szerint az alábbi szúrópróba terv alapján történik: — olyan minőségi színvonal, amelynél 95%-os mintavételi arány esetén a meg nem felelő eszközök aránya 0,29 és 1% között van; — minimális minőségi követelményként 5%-os mintavételi aránynál a nem megfelelő eszközök aránya 3 és 7% között lehet. 6.4. Ha a tétel elfogadásra került, a kijelölt szervezet minden egyes terméken feltünteti vagy feltüntetteti azonosítási számát, valamint írásbeli megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan. A tételben szereplő valamennyi termék forgalomba hozható, kivéve a mintában nem megfelelőnek bizonyult termékeket. Ha a tétel visszautasításra került, a kijelölt testületnek kellő intézkedéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a termék forgalomba kerüljön. Gyakori tételvisszautasítások esetén a kijelölt testület felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést. A gyártó, a kijelölt testület felelősségére a gyártás során feltüntetheti a kijelölt testület azonosítási számát. 6.5. A gyártónak vagy meghatalmazottjának kívánalomra fel kell tudni mutatnia a kijelölt szervezet megfelelőség tanúsítványát. 1999/88. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9035917d29e68e1ea16899185b4bf609948628a3/dokumentumok/79e78652a2ffdd0f1bc8fa777b6bea2b8b6a600c/letoltes