Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 21. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 560

5. táblázat A töltési tömeg értéke, m (g) Az egyes töltések legnagyobb megengedett eltérése X(1) osztály középértékétől m ≤ 50 7,2% 50 < m ≤ 100 3,6 g 100 < m ≤ 200 3,6% 200 < m ≤ 300 7,2 g 300 < m ≤ 500 2,4% 500 < m ≤ 1000 12 g 1 000 < m ≤ 10 000 1,2% 10 000 g < m ≤ 15 000 120 g 15 000 < m 0,8% Megjegyzés: Az adott töltés középértéktől számított eltérése az anyag szemcsenagyságának figyelembevételével módosítható. 2.3. Eltérés a beállított értéktől (beállítási hiba) Azoknál a mérlegeknél, amelyeknél előre be lehet állítani a töltési tömeget, a beállított érték és a töltési tömeg középértékének különbsége nem haladhatja meg a mindenkori töltési állapot 5. táblázatban megadott középértéktől való eltérésének 0,312-szeresét. 2006/23. szám 3. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 3.1. A befolyásoló tényezők miatti legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2.1. pontban meghatározott értéknek felel meg. 3.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egyenlő a statikus tömeg kijelzésének változásával, amely megfelel a 2.1. pontban a legkisebb névleges adagra meghatározott legnagyobb megengedett hibának; illetve azoknál a mérlegeknél, ahol egy adag több teherből tevődik össze, a kritikus határérték egyenlő azzal az eltéréssel, amelynek ugyanakkora hatása van az adagra. A kiszámított kritikus határértéket a legközelebbi osztásértékre (d) kell felkerekíteni. 3.3. A gyártónak meg kell határoznia a legkisebb névleges adagot. IV. FEJEZET – Szakaszosan összegző mérlegek 1. Pontossági osztályok A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók: 0,2, 0,5, 1, 2. 2. Legnagyobb megengedett hibák

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes