Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 366

b) a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy a nélkül, a folyadéknak a mérõn történõ áthaladása nélkül, és a tartály kiürítést és feltöltését a folyadéknak a mérõn való áthaladása nélkül. 2002/144. szám Az ábra jelöléseinek magyarázatai: R 1: Két-útú szelep a mért szállításhoz, a tartály kiürítéséhez és feltöltéséhez a folyadéknak a mérõn való áthaladása nélkül. A szelep használata megengedett, de helyettesíthetõ közvetlen összeköttetéssel is. P: Szivattyú. B: Állítható megkerülõ ág, a tartállyal összekötve. R 2: Választható két-útú szelep, a mérés nélküli szállításhoz. cl1: Visszacsapó szelep, amelyet a 17.1. pont ír elõ. Elhelyezhetõ a szûrõ és a gázleválasztó között is. F: Szûrõ. Sg: Gázleválasztó, e melléklet 2.2.1.4. pontja, vagy a 17.3.1. pont második bekezdés szerint. Ez a légtelenítõ készülék a tartály gázfázisával van összeköttetésben. vas: Biztonsági okokból felszerelhetõ szelep az Sg gázleválasztó készülékre, a tartály és a „vamp” szelephez vezetõ leágazás közé. C: Mérõ. vamp: Automatikus nyomásfenntartó szelep, amely úgy van beállítva, hogy legalább 100 kPa-lal magasabb nyomást tartson fenn, mint a tartályban lévõ telített gõz nyomása. Vm: Mûködtetõ szelep. cl2: Visszacsapó szelep. Z: A jármû tartályrekeszének gázterében lévõ csõ, amely csak a folyadék betöltésére és visszanyerésére szolgál a mérõrendszer hitelesítése során. Th: Hõmérõ. A hõmérõnek a mérõ közelében kell lennie, vagy a gázleválasztóban, vagy a mérõ be- vagy kimeneti oldalán. M: Kötelezõ nyomásmérõ. M0: Választható nyomásmérõ. Megjegyzés:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes