Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 19609

d) Ismert hangnyomásszint szinusz hullámát, vagy széles sávú zaját használó akusztikai kalibráló eszköz. Széles sávú zaj alkalmazása esetén a jelet túlterhelés nélküli jelszinten átlagos és maximum négyzetes középérték formájában kell leírni; 4.3 Érzékelő, felvevő és visszajátszó berendezések 4.3.1 A bizonyítványt kiállító hatóság jóváhagyásával, a helikopter által keltett zajok későbbi értékelés céljára rögzíthetők mágnesszalagos rögzítő alkalmazásával. Alternatívaképp, a súlyozott A hangnyomás időben végbement története, "lassú" reagálásra állított grafikus szint íróval is rögzíthető, amelyből a SEL érték meghatározható, vagy a SEL közvetlenül meghatározható, olyan összegző zajszint mérővel, amely teljesíti az International Electrotechnical Commission (IEC) No 804-es Kiadványában1, a "lassú" reagálásra beállított Type I műszerre vonatkozó előírásokat. SEL értéke kiszámítható a 2. Függelék 3. Szakaszával összhangban nyert egyharmad oktáv tartományok adataiból is. Ez esetben mindegyik egyharmad oktáv sávos hangnyomás szintet az IEC 651 Kiadványában1 megadott "A" súlyozási értékekkel kell súlyozni. 4.3.2 A rendszer egészének karakterisztikái egyezzenek meg a IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 651-es számú1 kiadványának a mikrofon, erősítő és jelző műszer karakterisztikákkal foglalkozó szakaszainak ajánlásaival. A 651-es számú1 IEC kiadvány "Hang szint mérők" címet viselő szövege és műszaki jellemzői hivatkozás formájában jelen szakaszba belefoglalva szerepel(nek) és ezért ennek részét képezi(k). 4.3.3 Ha mágnesszalagos rögzítő készüléket alkalmaznak, akkor az teljesítse az IEC 561-es ajánlását1. 4.3.4 45-11500 Hz frekvencia tartományban állandó amplitúdójú, érzékelhetően síkban folyamatos szinusz hullám esetében a teljes rendszer átvitele az "A" súlyozási görbére vonatkozóan legyen az IEC 651 számú kiadvány I. Típusú műszerekre a IV. Táblázatban és az V. Táblázatban meghatározott tűréshatárokon belül. 4.3.5 A mérő felszerelés összesített érzékenységét a vizsgálatok megkezdése előtt és a vizsgálatok alatt időközönként ismert hangnyomásszintet ismert frekvencián előállító akusztikus kalibrátor igénybevételével ellenőrizni kell. A zaj generátor kimenete jogosított szabványügyi laboratórium által a vizsgálat sorozatot megelőző 6 hónapon belül legyen ellenőrizve; a kimenetében megtűrt változások 0,2 dB -nél nagyobbak nem lehetnek. A berendezés megfelelőnek akkor tekinthető, ha egy adott vizsgálati nap során az egyes vizsgálati 1 Beszerezhető: Central Office of the International Electrotechnical Commission, 3 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 2007/70/II. szám meneteket közvetlenül megelőző és befejezését közvetlenül követő időpontok között a változások 0,5 dB-nél nem nagyobbak. Megjegyzés.- E célra általában a névlegesen 124 dB-en és 250 Hz-en működő pisztofont alkalmaznak. 4.3.6 A helikopter zajmérés alatt a mikrofonnal együtt mindig szélárnyékolót kell alkalmazni. Ennek jellemzői olyanok legyenek, hogy amikor használják, a teljes rendszer -beleértve a szélárnyékolót isteljesítse a fenti előírásokat. Ismerni kell az általa az akusztikai kalibrátor frekvencián okozott beviteli veszteséget is és azt bele kell foglalni a mérés elemzéséhez biztosítandó akusztikai referencia szintbe. 4.4 Zajmérési eljárások 4.4.1 A mikrofon legyen nyomás érzékeny típusú és kialakítása közel egységes reagálást biztosítson érintőleges beesési irányban. 4.4.2 A mikrofont érintőleges beesés irányra állítva, érzékelő elemének közepét a helyi terep felületétől 1,2 m magasságba helyezve kell felszerelni, azaz az érzékelő elemnek alapvetően abban a síkban kell elhelyezkednie amit a helikopter névleges repülési pályája és a mérőállomás alkot. A mikrofon függesztési megoldása a lehető legkisebbre csökkentse a mérendő hang tartóelemek általi interferenciáját. 4.4.3 Ha a zaj jelet mágnesszalagon rögzítik, akkor az elektromos rendszer frekvencia reakcióját a vizsgálat során használt skála végkitéréstől számított 10 dB-es tartományon belül, kopogó-, vagy ál-rendszertelen zaj használatával minden vizsgálat sorozat során meg kell határozni,. A zaj generátor kimenete jogosított szabványügyi laboratórium által a vizsgálat sorozatot megelőző 6 hónapon belül legyen ellenőrizve; az egyes egyharmad oktávsávok relatív kimenetében a tűrt változások 0,2 dB-nél nagyobbak nem lehetnek. Annak biztosításához elegendő számú meghatározást kell végezni, hogy a rendszer teljes kalibrálása ismert legyen minden vizsgálatra. 4.4.4 Ha a mérőláncban mágnesszalagos rögzítő egység is helyet kapott, erre a célra minden egyes mágnesszalag tekercs eleje és vége 30 másodperces tartamban tartalmazzon ilyen villamos kalibráló jelet. Ezen kívül, a szalagon rögzített jelekből nyert adatok csak akkor fogadhatók el megbízhatóként, ha a két jel 10 kHz-es egyharmad oktávsávos szűrt szintjeinek szint különbsége 0,75 dB-nél nem nagyobb. 4.4.5 A rendszer erősítését -a helikopter zajméréshez használt szintre állítva- a vizsgálat helyszínén meg kell határozni és rögzíteni kell a háttérzajt, beleértve a környezeti zajt és a rendszer elektromos zaját is. Ha a helikopter hangnyomásszintje legalább 15 dB(A)-val nem haladja meg a háttér hangnyomásszintet, akkor kisebb magasságban végzett átrepülések alkalmazhatók, de az eredményeket jóváhagyott módszer szerint a referencia mérőponthoz kell igazítani.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes