Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 328

18. Mérõrendszerek tejhez 18.1. A 18. pontban írt követelmények vonatkoznak azokra a hordozható mérõrendszerekre, amelyekkel azt ellenõrzik, hogy a gyûjtõtartályok mennyi tejet vesznek fel, 2002/144. szám vonatkoznak továbbá a felvételhez használt helyhez kötött mérõrendszerekre és a leadáshoz használt hordozható vagy helyhez kötött mérõrendszerekre. 18.2. A felvevõ berendezésnél az átadás-átvételi pont az állandó szint abban a tartályban, amelyet a mérõ elõtt helyeznek el. Ennek az állandó szintnek minden egyes mérési mûvelet elõtt és után láthatónak kell lennie, és automatikusan vissza kell állnia. 18.2.1. Ha a mérõt szivattyú látja el, akkor az állandó szintû tartályt a szivattyú elé vagy a szivattyú és a mérõ közé lehet szerelni. 18.2.1.1. A 18.2.1. pontban írt elsõ esetben magát a tartályt fel lehet tölteni a gravitáció segítségével, a keverõk kiürítése által, vagy egy külsõ segédszivattyú, vagy vákuumrendszer segítségével. Ha a tejet szivattyúval vagy vákuumrendszerrel juttatják a tartályba, akkor vagy gázkiküszöbölõre, vagy állandó szintû tartályra van szükség. 18.2.1.2. A 18.2.1. pontban írt második esetben az állandó szintû tartály gázkiküszöbölõként mûködik. 18.2.2. A 4.3. pontban írt követelmények ellenére a mérõ mûködhet vákuumrendszer segítségével. Ebben az esetben, mivel az állandó szintû tartály és a mérõ közötti csövek belsejében a nyomás alacsonyabb, mint a légköri nyomás, a csõvezeték csatlakozásainak tökéletesen szivárgásmenteseknek kell lenniük. Ennek a szivárgásmentességnek az ellenõrzésére lehetõséget kell biztosítani. 18.2.3. A felvétel valamennyi esetében az állandó szint feletti csöveket szokásos üzemi mûködési feltételek esetén automatikus szerkezettel teljesen ki kell üríteni. 18.2.4. Az állandó szintet figyelõüvegen keresztül vagy szintjelzõvel kell figyelemmel kísérni. A szint állandónak minõsül, amikor két vonal közötti olyan sávban van, amely térfogatban nem jelent nagyobb különbséget, mint a legkisebb kiadható mennyiségre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba kétszerese. A két vonal közötti távolságnak legalább 15 mm-nek kell lennie. 18.2.5. Ha a 18.2.4. pontban elõírt követelmények kielégítése érdekében lassító szerkezetet építenek be a mérõrendszerbe, a lassítás idõtartama alatt a térfogatáram nem süllyedhet a legkisebb térfogatáram alá. 18.2.6. Ha a felvevõ berendezésben a mért folyadékot olyan szinten szállítják, amely alacsonyabban van, mint a mérõ, akkor automatikus szerkezetnek kell biztosítania a légkörnél magasabb nyomást a mérõ kimeneténél. 18.3. A tejhez használt mérõrendszerek tegyenek eleget az I. fejezet követelményeinek. 18.4. A levegõ vagy a gáz kiküszöbölésére vonatkozóan az I. fejezet általános követelményei ellenére a gázkiküszöbölõ berendezésnek csak a mûködési feltételek esetén kell eleget tennie a 2.1. pont követelményeinek, azaz akkor, amikor levegõ áramlik be minden mérési ciklus elején és végén. Felvevõ berendezésnél a felhasználónak képesnek kell lennie megbizonyosodni az összeillesztések szivárgásmentességérõl, hogy a mérés közben ne juthasson be levegõ a mérõ elõtt. Szállító berendezésnél a rendszert úgy kell összeállítani, hogy az ellátó tartálytól haladó összekötõ csövekben a folyadéknyomás mindig pozitív legyen. III. Fejezet A TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS ÉS AZ ELSÕ HITELESÍTÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes