Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 358

c) a mérés nélküli szállítást szivattyúval vagy anélkül, a folyadéknak a mérõn történõ áthaladása nélkül, és a tartály kiürítést és feltöltését a folyadéknak a mérõn való áthaladása nélkül. 2002/144. szám Az ábra jelöléseinek magyarázatai: Ha a tartálynak több rekesze van és ha lehetséges gyûjtõvezeték használata, a rekeszek aljában lévõ szelepeknek és a bemenõ csõ szelepeinek „nyitott vagy zárt” típusúaknak kell lenniük. A rekeszek és a mérõrendszer közötti csöveket tartósan kell csatlakoztatni. A: Örvénylésgátló készülék. R 1: Két-útú szelep, amely lehetõvé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást és a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérõn való áthaladása nélkül. A szelep használata megengedett, de helyettesíthetõ közvetlen összeköttetéssel is. P: Szivattyú. A szivattyú mindkét áramlási irányban mûködtethetõ. Ebben az esetben visszacsapó szelepet kell alkalmazni az R2 szelep és a PgS gázleválasztó között. B: Választható megkerülõ ág, amely lehetõvé teszi a mért gravitációs szállítást (üres tömlõs). Ez a megkerülõ ág csak akkor engedélyezett, ha nincs R1 szelep. R 2: Választható két-útú szelep a mérés nélküli szállításhoz. F: Szûrõ. Leeresztõ szelep csak akkor engedélyezett, ha van benne visszacsapó szelep, amely megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérõrendszerbe. PgS: Különleges, a 2. § f) pontja szerinti gázelszívó. V1: A különleges gázelszívó figyelõüvege. T1, T2, T3: A légtelenítõ készülék változatai: T1: edény a gázok által elsodort folyadékrészecskék felfogásához, T2: visszatérés a tartályba, T3: lefúvó szelep. C: Mérõ. va: Szelep, amelyet automatikusan lezár a különleges gázelszívó, amikor a nyomás nem elegendõ ahhoz, hogy megakadályozza a gázkiválasztást a mérõben, vagy amikor gázok halmozódnak fel az elszívóban. A szelepnek zárnia kell a vezérlõ rendszerben elõforduló hiba esetén is. I., II., III: A szállítókészülék változatai: I.: egy vagy két teli tömlõs, II.: üres tömlõs, III.: egy üres és egy teli tömlõs kombinációja. Vm: Mûködtetõ szelep. A „va” automatikus szelep és a „Vm” mûködtetõ szelep lehetnek egy speciális szeleppé kombinálva, amely mindkét feladatot ellátja. Ebben az esetben a két feladatnak egymástól függetlennek kell lennie. Ezt a speciális szelepet a „V3” figyelõüveg után kell elhelyezni, azokban a változatokban (II. és III.), amelyekben van ilyen. cl: Visszacsapó szelep. V2: Figyelõüveg. V3: A gázkijelzõ feladatát is ellátó figyelõüveg. fl1: Teli tömlõ a dobon. fl2: Adott esetben egy második, nagyon rövid tömlõ a nagy áramlási sebességû szállításokhoz. cla: Szelep, amely megakadályozza, hogy a teli tömlõ kiürüljön. at: Automatikus vagy kézi vezérlésû légnyomás-kiegyenlítés. R 3: Készülék, amely lehetõvé teszi a szállításokat a két rendelkezésre álló szállítási módszerrel. A készülék feleljen meg a 6.1. pont elsõ bekezdése, valamint a 15.4. pont második bekezdése követelményeinek. S 8 vázlatrajz A mérõrendszer magában foglal egy szivattyút, egy három-útú szelepet, egy speciális gázelszívót, egy vagy két teli tömlõt vagy egy üres tömlõt, vagy egy teli és egy üres tömlõt. Lehetõvé teszi:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes