Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 20235

i) A lineáris kimenő jel karakterisztikával rendelkező elemző berendezést minden munka tartományban, ismert, a "teljes -kitérés" megközelítőleg 0, 30, 60 és 90 százalékos koncentrációjú kalibráló gázok használatával kötelező ellenőrizni. E pontok bármelyike esetében 2007/70/II. szám a zéró leolvasást és az ezen pontokat összekötő legkisebb négyzetek egyenes vonalához viszonyított maximum reakció eltérés a teljes kitérési érték ±2 százalékánál nagyobb nem lehet. Ha az eltérés ettől nagyobb, akkor az üzemi használathoz kalibráló görbét kell készíteni. ii) A nem lineáris kimenő jel karakterisztikával rendelkező, illetve a fentiekben megadott linearitást nem teljesítő elemző berendezéshez minden munka tartományra kalibráló görbét kell készíteni ismert, a teljes kitérés megközelítőleg 0, 30, 60 és 90 százalékos koncentrációjú kalibráló gázokat használva. A görbe pontos alakjának meghatározásához, ha szükséges további gázkeverékeket kell használni. Az 5. FÜGGELÉK „C” MELLÉKLETE – NOX ANALIZÁTOR MŰSZAKI LEÍRÁSA Megjegyzés. – A vizsgálati és kalibrációs gázokról szóló tájékoztatás tekintetében lásd a „D” mellékletet.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes