Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 19344

e) A 3.4 pontban ismertetett átviteli és pontossági követelményeket teljesítő elemző berendezés. 3.3 Érzékelő, felvevő és visszajátszó berendezések 3.3.1 A légijármű által keltett zajokat úgy kell rögzíteni, hogy időrendben a teljes hanganyag megmaradjon és visszajátszható legyen. A mágnesszalagos rögzítés alkalmazása elfogadható. 3.3.2 A rendszer jellemzői és karakterisztikái egyezzenek meg a IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 1793-es számú kiadványának a mikrofon és erősítő karakterisztikára vonatkozó fejezeteinek ajánlásaival. Megjegyzés. - a "precíziós hangszintmérők" című 1793-as számú* IEC kiadvány szövege és leírása hivatkozás révén jelen Függelék 4. Részébe belefoglalva szerepel, és ezért a Függelék Részét képezi. 4 3.3.3 A teljes rendszer átvitele a 45 - 11200 Hz frekvencia tartományban állandó amplitudójú az érzékelés síkjában folyamatos szinusz hullám esetében az IEC 1793 számú kiadványban előírt tűréshatáron belül legyen. 2007/70/II. szám 3.3.4 Ha a berendezés dinamika tartományának korlátai szükségessé teszik, akkor a rögzítő csatornát nagy frekvenciás előkiemeléssel kell kiegészíteni és viszonzásképp lejátszása alkalmával elnyomással kell kiegészíteni. Az elő kiemelést úgy kell alkalmazni, hogy a legnagyobb mért zajjel 800 és 11200 Hz közötti részében rögzített pillanatnyi hangnyomásszint az egyharmad oktávsávok maximum és minimum szintjei között ne változzon 20 dB-nél többet. 3.3.5 A berendezést a szabad mezős kalibrálásra használatos berendezések segítségével kell akusztikusan és a 3.4 pontban rögzítettek szerint elektronikusan kalibrálni. 3.3.6 Ha a szél sebessége 11 km/h-nál (6 csomónál) nagyobb, akkor a mikrofonhoz szélárnyékolót kell alkalmazni a repülőgép zajának mérése során. A mért adatokat a szélárnyékoló által okozott veszteségek miatt, frekvencia függvényében korrigálni kell és a korrekciókat jelenteni kell. 3.4 Kiértékelő berendezés 3.4.1 Az akusztikus jel frekvenciájának elemzését a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 225-ös számú3 kiadványában szereplő ajánlásoknak megfelelő egyharmados oktávszűrők alkalmazásával egyenértékű módon kell végrehajtani. Megjegyzés. - A IEC 225-ös számú3 kiadványának szövegére és leírására a jelen Függelék hivatkozik és ezért az a Függelék részét képezi5. Címe "Hangok és rezgések elemzésére használatos egy-oktávú, fél-oktávú és harmad-oktávú sávszűrők". 3.4.2 A mérések folyamán 24 db egymás után következő egyharmad oktávsávos szűrőt, vagy ennek megfelelő szűrőrendszert kell alkalmazni. A készlet első szűrőjét az 50 Hz-es geometriai közép frekvenciára, míg az utolsó szűrőt a 10 KHz-es geometriai közép frekvenciára kell állítani. 3.4.3 Az elemző berendezés kijelzője lehet analóg, vagy digitális, vagy e kettő kombinációja. A jel feldolgozás alábbi sorrendjét kell előnyben részesíteni:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7e70cec03f34e3c2efd8610b865b65591eafd701/dokumentumok/a55dc160549d57fa4db0035e37c6a6a98dd1a0b9/letoltes