Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 308

6. Leágazások 6.1. Folyadékot szállító mérõrendszerekben a mérõeszköz után csak akkor engedhetõk leágazások, ha azokat úgy alakították ki, hogy biztosítsák: egyszerre csak egy nyílásból folyik ki a folyadék. Olyan mérõrendszerekben, amelyek folyadékot vesznek fel, a mérõ elõtti csak akkor engedhetõk meg leágazások, ha a kialakításuk biztosítja, hogy a folyadék felvétele egyszerre csak egy csövön keresztül történik. Ezektõl a követelményektõl csak akkor megengedett az eltérés, ha a szállítórendszereket specifikusan úgy szerelték, hogy egyszerre csak egy felhasználót lássanak el, és ha 2002/144. szám a felvevõ rendszerek egyszerre csak egy szállítótól tudnak felvenni. 6.2. Azokban a mérõrendszerekben, amelyek vagy üres vagy teli tömlõvel mûködnek, és amelyekben hajlékony csövek vannak, visszacsapó szelepet kell beépíteni a merev csõvezetékbe, amely a teli tömlõhöz vezet, közvetlenül a szelektor szelep alatt. Ezenkívül a szelektor szelep semelyik állásban se tegye lehetõvé az üres tömlõként mûködõ adagoló tömlõvel való összeköttetést, továbbá a teli tömlõhöz vezetõ csövekkel való összeköttetést.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes