Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 18. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 537

2. táblázat A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram és üzemi hőmérséklet mellett százalékban Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek + 5°C ... + 30°C –10°C ... + 5°C vagy + 30°C ... + 40°C – 5°C ... –10°C vagy + 40°C ... + 55°C – 40°C ... –25°C vagy + 55°C ... + 70°C Mérőosztály A B C A B C A B C A B C Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel Imin ≤ I < Itr 3,5 2,5 1,3 3,5 1,7 Itr ≤ I ≤ Imax 3,5 0,7 4,5 2,5 3,5 1,3 1,5 Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett Itr ≤ I ≤ Imax lásd az alábbi kivételt 2,5 1,3 1,7 4,5 A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősségtartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik. Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, annak megfelelő legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni. 2006/23. szám 4. A zavarok megengedett hatása 4.1. Általános megjegyzések Mivel a villamos fogyasztásmérőket közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatják, és mivel a hálózati áram is a mért mennyiségek közé tartozik, különleges elektromágneses környezeti feltételek vonatkoznak a villamos fogyasztásmérőre. A fogyasztásmérőnek az E2 elektromágneses környezeti feltételeknek kell megfelelnie, valamint teljesítenie kell a 4.2. és 4.3. pont kiegészítő követelményeit. Az elektromágneses környezeti feltételek és a megengedhető hatások tükrözik azt a helyzetet, hogy felléphetnek olyan tartós zavaró hatások, amelyek a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatják a mérés pontosságát, továbbá felléphetnek olyan tranziens zavarok, amelyek átmeneti károsodást vagy a funkciók és egyes jellemzők átmeneti kiesését okozhatják; a zavart követően azonban helyre kell állnia a fogyasztásmérő jellemzőinek és funkcióinak, a zavar pedig a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatja a mérés a pontosságát. Ha villámcsapás komoly veszélye áll fenn, illetve az áramellátás elsősorban légvezetéken keresztül történik, akkor a fogyasztásmérő metrológiai jellemzőit védeni kell. 4.2. Tartós zavarok hatása

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes