Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-130 (Year: 2005, Number: 130)
Era: 2004-2010
Section: 2. függelék a 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet 3. számú mellékletéhez
Paragraph Index: 272

1. Az elemzõ készülékek kalibrálása 1.1. Bevezetés Minden elemzõ készüléket olyan gyakran kell hitelesíteni (kalibrálni), hogy az teljesíteni tudja ennek a szabványnak a pontossági követelményeit. Az 1. függelék 1.4.3. pontjában szereplõ elemzõ készülékeknél alkalmazandó hitelesítési módszert tartalmazza ez a pont. 1.2. A kalibráló gázok A kalibráló gázok megengedett tárolási idejét figyelembe kell venni. A kalibráló gázok gyártó által megállapított lejárati idejét fel kell jegyezni. 1.2.1. Tiszta gázok A gázok megkívánt tisztaságát az alábbi szennyezettségi határértékek határozzák meg. A mûveletekhez az alábbi gázokra van szükség: – nagy tisztaságú nitrogén (szennyezettség £ 1 ppm C; £ 1 ppm CO; £ 400 ppm CO2; £ 0,1 ppm NO) – nagy tisztaságú oxigén (tisztaság > 99,5 térf.% O2) – hidrogén-hélium keverék (40±2% hidrogén, a többi hélium) 13 A kalibrációs eljárás általában azonos az NRSC és NRTC tesztnél, kivéve az 1.11. és a 2.6 pontban meghatározott követelményeket. (szennyezettség £ 1 ppm C; £ 400 ppm CO2) – nagy tisztaságú szintetikus levegõ (szennyezettség £ 1 ppm C; £ 1 ppm CO; £ 400 ppm CO2; £ 0,1 ppm NO) (oxigéntartalom 18 térf.% és 21 térf.% között) 1.2.2. Kalibráló gázok Az alábbi kémiai összetételû gázkeverékek szükségesek: – C3H8 és nagy tisztaságú szintetikus levegõ (lásd az 1.2.1. pontot) – CO és nagy tisztaságú nitrogén – NO és nagy tisztaságú nitrogén (az ebben a kalibráló gázban lévõ NO2 mennyisége nem lehet több az NO-tartalom 5%-ánál) – O2 és nagy tisztaságú nitrogén – CO2 és nagy tisztaságú nitrogén – CH4 és nagy tisztaságú szintetikus levegõ – C2H6 és nagy tisztaságú szintetikus levegõ Megjegyzés: más gázkombinációk is megengedhetõk, ha a gázok nem lépnek egymással reakcióra. A kalibráló gáz tényleges koncentrációjának a névleges érték ±2%-án belül kell lennie. A kalibráló gázok koncentrációját mindig térfogatra vonatkoztatva kell megadni (térfogatszázalék vagy térfogat ppm). A hitelesítéshez használt gázokat gázkeverõvel is elõ lehet állítani, nagy tisztaságú N2-vel vagy nagy tisztaságú szintetikus levegõvel hígítva. A keverõ-berendezés pontossága tegye lehetõvé a hígított kalibráló gázok koncentrációjának ±2%-on belüli pontosságú megállapítását. A keverékben használt primer gázok pontosságát legalább ±1%-on belül ismerni kell, és azoknak visszavezethetõknek kell lenniük nemzeti vagy nemzetközi standardokra. Az ellenõrzést minden, egy adott keverõ berendezéssel végrehajtott, a skála végérték 15 és 50%-a közötti kalibrálási ponton el kell végezni. Egy további ellenõrzés hajtható végre másik kalibráló gázzal, ha az elsõ ellenõrzés hibát mutatott. Választható módon a keverõ berendezés ellenõrizhetõ egy másik, alapvetõ tulajdonságaiból fakadóan lineáris mûszerrel, pl. egy CLD-vel NO gázt használva. A mûszer kalibrációs értekét a kalibráló gázt közvetlenül a mûszerre csatlakoztatva kell beállítani. A keverõ berendezést az adott kalibráció mellett kell ellenõrizni és a névleges értéket kell összehasonlítani a mért koncentrációval. Az eltérésnek minden ponton a névleges érték ±1%-án belül kell lennie. Más, a jó mérnöki gyakorlattal összhangban álló módszerek is alkalmazhatók az érintett felek elõzetes beleegyezésével. Megjegyzés: az elemzõ berendezés ±1%-on belüli pontosságú kalibrálásához ajánlott egy precíziós gázosztó alkalmazása. A gázosztót az eszköz gyártója kalibrálja. 1.3. Az elemzõ készülékek és a mintavevõ rendszer mûködési folyamata Az elemzõ készülékek mûködtetése a készülék gyártójának üzembe helyezési és kezelési elõírásainak megfelelõen történjék. Az 1.4–1.9. pontokban leírt minimális követelményeket be kell tartani. 1.4. Szivárgási vizsgálat El kell végezni a rendszer szivárgási vizsgálatát. A szondát ki kell szerelni a kipufogó rendszerbõl és a végét le kell zárni. Az elemzõ készülék szivattyúját be kell kapcsolni. A kezdeti stabilizálódási idõszak után minden áramlásmérõnek zérus értéket kell mutatnia. Ha nem így lenne, ellenõrizni kell a mintavevõ rendszert és a hibát ki kell javítani. A maximális megengedhetõ szivárgási érték a vákuum-oldalon a rendszer ellenõrzés alatt álló részén használat közben átáramló mennyiség 0,5%-a lehet. A használat közbeni átáramló mennyiség megbecsüléséhez az elemzõ készüléken és a megkerülõ vezetéken átfolyó mennyiség vehetõ figyelembe. Egy másik módszer egy koncentráció-váltás létrehozása a mintavevõ vezeték elején zérus gázról kalibráló gázra való átváltás útján. Ha megfelelõ idõ eltelte után a koncentráció kisebbnek mutatkozik, mint amekkora a gáz bevezetésekor volt, a hitelesítési vagy szivárgási problémát jelez. 1.5. A kalibrálási eljárás 1.5.1. Az összeállított készülék Az összeállított készüléket kalibrálni kell és a kalibrálási görbéket kalibráló gázokkal kell ellenõrizni. Ugyanakkora gázáramot kell alkalmazni, mint a kipufogógáz-minta vételezésekor. 1.5.2. Felmelegítési idõ A felmelegítési idõ a gyártó által javasolt legyen. Ha ez nincs megadva, ajánlatos az elemzõ készülékeket legalább két órán át melegíteni. 1.5.3. Az NDIR és HFID elemzõ készülék Az NDIR elemzõt szükség szerint be kell hangolni és a HFID elemzõ készülék lángját optimalizálni kell (1.8.1. pont). 1.5.4. Kalibrálás Minden szokásos körülmények között használatos üzemi tartományt kalibrálni kell. Nagy tisztaságú szintetikus levegõ (vagy nitrogén) alkalmazásával a CO, CO2, NOx, HC és O2 elemzõ készülékek nulla pontját be kell állítani (a továbbiakban: nullázni kell). A megfelelõ kalibráló gázokat be kell vezetni az elemzõ készülékekbe, az értékeket fel kell jegyezni és el kell készíteni a kalibrálási görbét az 1.5.5. pont szerint. A nullázást ismét ellenõrizni kell, és szükség esetén meg kell ismételni a hitelesítési eljárást. 1.5.5. A kalibrálási görbe elõállítása 1.5.5.1. Általános irányelvek Az elemzõ készülék kalibrálási görbéjét (a zérust nem számítva) legalább hat, a lehetõ legegyenletesebben elosztott pont alapján kell megállapítani. A legnagyobb névleges koncentráció ne legyen kisebb a skála végkitérés 90%-ánál. A kalibrálási görbét a legkisebb négyzetek módszerével kell kiszámítani. Ha az eredményül kapott polinom háromnál magasabb fokú, a hitelesítési pontok száma (a nullát is beleértve) legalább e polinom fokszáma plusz kettõ legyen. A kalibrálási görbe nem térhet el ±2%-nál többel az egyes hitelesítési pontok névleges értékétõl és a skála végértékének ±0,3 %-ánál többel a nullánál. A kalibrálási görbébõl és a kalibrálási pontokból ellenõrizni lehet, hogy a kalibrálást helyesen végezték-e el. Az elemzõ készülék jellemzõ paramétereit fel kell tüntetni, különösen: - a mérési tartományt, - az érzékenységet, - a hitelesítés elvégzésének idõpontját. 1.5.5.2. Kalibrálás a skála végérték 15%-a alatt Az elemzõ készülék kalibrálási görbéjét (a nullaponton kívül) legalább tíz kalibrálási pont alapján kell elõállítani úgy elosztva, hogy a kalibrálási pontok 50%-a a teljes skála 10%-a alá essen. A kalibrálási görbét a legkisebb négyzetek módszerével kell kiszámítani. A kalibrálási görbe nem térhet el ±4%-nál többel az egyes kalibrálási pontok névleges értékétõl és a skála végértékének ±0,3%-ánál többel a nullánál. 1.5.5.3. Alternatív módszerek Ha igazolható, hogy alternatív megoldások (pl. számítógép, elektronikus vezérlésû mérési tartomány váltó stb.) azonos pontosságot adnak, úgy ezeket is lehet használni. 1.6. A kalibráció ellenõrzése Minden szokásos körülmények között használt üzemi tartományt, minden elemzés elõtt ellenõrizni kell az alábbi eljárás útján. A kalibrálást egy nulla gáz és egy olyan kalibráló gáz alkalmazásával kell ellenõrizni, melynek névleges értéke nagyobb, mint a mérési tartomány skála végértékének 80%-a. Ha a két figyelembe vett ponton a talált érték nem különbözik a skálavégérték ±4%-ánál többel a deklarált referenciaértéktõl, a beállítási paraméterek módosíthatók. Ha nem így lenne, új kalibrálási görbét kell felvenni az 1.5.4. pontnak megfelelõen. 1.7. Az NOx konverter hatékonyságának vizsgálata Az NO2-nak NO-vá alakítására használt konverter hatékonyságát az 1.7.1–1.7.8. pontokban leírt módon kell ellenõrizni (1. ábra). 1.7.1. A vizsgálati berendezés Az 1. ábrán látható vizsgáló berendezéssel (lásd az 1. függelék 1.4.3.5. pontját is) és az alább leírt eljárással, egy ózonfejlesztõ segítségével ellenõrizhetõ a konverter hatékonysága. 1.7. Az NOx konverter hatékonyságának vizsgálata Az NO2-nak NO-vá alakítására használt konverter hatékonyságát az 1.7.1–1.7.8 pontokban leírt módon kell ellenõrizni (1. ábra). 1.7.1. A vizsgálati berendezés Az 1. ábrán látható vizsgáló berendezéssel (lásd az 1. függelék 1.4.3.5 pontját is) és az alább leírt eljárással, egy ózonfejlesztõ segítségével ellenõrizhetõ a konverter hatékonysága.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/53d4780bc49399d4d3eb86c9468f09a915e2b56a/dokumentumok/5f4c354a10cc237afed159a7bfc332fc960dafc2/letoltes