Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1546

2. Mûszaki követelmények 2.1. Alapvetõ mûszaki jellemzõk Röntgengenerátor: — mikroprocesszoros vezérlés; 2003/154. szám — min. 14 kW-os teljesítmény; — feszültségtartomány: min. 40—125 kV; — max. csõáram min. 40—250 mA; — legnagyobb beállítható mAs érték: 200; — expozíciós idõ: min. 5 ms—5 s-ig; — kijelzések: kV, mAs; — fény vagy hangjelzés expozíció alatt. Röntgencsõ: — röntgencsõ típusa: forgóanódú; — fókuszméret: max. 1,4 mm. Röntgencsõ tartóállvány: — sugárrekesz fénykivetítéses mezõkijelzés, szálkereszttel, kézi szabályozással; — fókusz-film távolság mérése beépített mérõszalaggal; — beállítható fókusz magasság: tartomány padlótól mérve min. 500—1800 mm; — vízszintes kinyúlás: min. 750 mm; — az oszlop vagy a gördíthetõ állványszerkezet saját függõleges tengelye körül megfordítható; — a sugárzó ± 180˚-ban kifordítható és laterális felvételi pozícióba állítható; — exponáló kábel min. 4,5 m hosszú; — max. tömeg 200 kg; — passzív fék.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes