Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-11 (Year: 1998, Number: 11)
Era: 1990-2004
Section: 14/1990. (IV. 17.) SZEM rendelet szerinti minősítő határozattal, valamint a röntgenberendezésekre előírt valamennyi egyéb tanúsítvánnyal.
Paragraph Index: 7

14/1990. (IV. 17.) SZEM rendelet szerinti minősítő határozattal, valamint a röntgenberendezésekre előírt valamennyi egyéb tanúsítvánnyal. V. Megjegyzések 1998/11. szám Szám: 004 A kiemelt termék megnevezése: Röntgen átvilágító munkahely (közepes teljesítményű alapösszeállítás) BTO száma: 331011 11 10 I. A kiemelt termék általános leírása, használati célja Képalkotó diagnosztikai eszköz, amely a berendezésben létrehozott röntgensugár által az emberi test belsejéről rajzolt vetületi képnek a vizsgálattal egyidejű szemlélését és egyes jelenetek képhordozón való célzott rögzítését teszi lehetővé. II. Műszaki követelmények Röntgengenerátor: — minimális teljesítmény: 50 kW (150 kV-nál 320 mA, 125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA); — csőfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható; — csőáramerősség: 10 mA és 600 mA között szabályozható; — legalább 630 mAs; — nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségű jelalakban; — az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) megválaszthatósága és kijelzése; — min. expozíciós idő: 5 ms; — automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerősítő mezőválasztásával automatikusan illeszti a megfelelő kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges; — expozíciós automata három domináns mezővel, dózis korrekciós átfogás: 1:4; — az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettől való kezelhetősége; — átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval; — előnyös a generátor csőfeszültségtől függő szűrőváltásának lehetősége; — testrész automatika. Röntgencső: — Generátorral összehangolt fókuszteljesítmények — Csőteljesítmény: 25/50 kW — Fókusz: max. 0,6/1,5 mm — Anód fordulatszám: gyors — Anód hőkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU) — Feszültség: 40—150 kV Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott sugárrekesz; — előnyös a képerősítő körmezejéhez illeszkedő íriszes kivitel; — a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetről; — automatikus mezőhatárolás, amely a fókusz-képerősítő távolság változtatását követi; — előnyös a csőfeszültség változtatásához illeszkedő automatikus szűrőváltás legalább három tartományban. Vizsgálószerkezet (választható módon):

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/695105b047be0b7b5c1a6ce7230085ffb3c21ee9/dokumentumok/e1795a0da7264d9d369c6b4f18d2600fc89f7f43/letoltes