Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 321

13. Lezárások A lezárások lehetõleg ólomzárak legyenek. Bizonyos speciális lezárások azonban megengedettek törékeny mûszereken, vagy ahol ezek a lezárások kielégítõen védve vannak a véletlen letörés veszélyétõl. A lezárások minden esetben legyenek könnyen hozzáférhetõek. Lezárást kell biztosítani a mérõrendszer valamennyi, a mérés pontosságát befolyásoló mûvelet elvégzésére alkalmas részén. Nem kell lezárást biztosítani olyan összeköttetéseken, amelyeket csak egyedi szerszám segítségével lehet szétszerelni. 2002/144. szám A tervezés során helyet kell biztosítani az elsõ hitelesítési jel elhelyezésére. Amennyiben a mérõrendszert iható folyadék méréséhez használják, a lezárást nem kell rögzíteni, hogy a rendszert tisztítás céljából szét lehessen szerelni. II. Fejezet A KÜLÖNBÖZÕ TÍPUSÚ MÉRÕRENDSZEREK KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEI

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes