Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 295

a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez A víztõl eltérõ folyadéktérfogat-mérõk kiegészítõ berendezéseinek mûszaki elõírásai, típusai és fajtái I. Fejezet A FOLYADÉKTÉRFOGAT-MÉRÕK NULLÁZÓ BERENDEZÉSEI 1.1. A nullázó berendezés olyan készülék, amely a számlálószerkezetet kézzel, vagy automatikusan nullára állítja vissza. 1.2. A nullázó berendezés nem befolyásolhatja a mérési eredményeket. 1.3. A nullázás megkezdése után új mérési eredmény kijelzése nem megengedett mindaddig, amíg a nullázás be nem fejezõdött. 1.4. Az 1.2. és 1.3. pontok elõírásai nem érvényesek a következõ mérõk esetében: 1.4.1. olyan mérõk esetében, amelyeken a következõ, vagy ennek megfelelõ alkalmazási korlátozás szerepel: „Kereskedelmi forgalomban nem alkalmazható”; 1.4.2. olyan mutatós típusú mérõk esetében, amelyek legnagyobb térfogatárama az óránkénti 1200 litert nem haladja meg, és amelyeknél, ha kereskedelmi forgalom céljára készültek, nem megengedett, hogy a kijelzés kézi beavatkozással magasabb értékre legyen újra állítható. 1.5. A folytonos kijelzésû számlálók esetében minden nullázás után a nullától való eltérés nem lehet nagyobb, mint a számlálón megadott legkisebb térfogatáramnak megfelelõ legnagyobb megengedett hiba fele, de nem haladhatja meg a skála-osztásérték egyötödét. A szakaszos kijelzésû számlálónak a nullázás után pontosan a nullán kell állnia. II. Fejezet ÖSSZEGZÕ-SZÁMLÁLÓK 2.1. Nullázó berendezéssel ellátott mérõ egy vagy több olyan összegzõ-számlálóval rendelkezhet, mely az adott mérõn egymás után kijelzett különbözõ térfogatok összegzését végzi. 2.2. Az összegzõ-számláló nem rendelkezhet nullázó berendezéssel. 2.3. Az összegzõ-számláló kijelzõje egymás mellett álló számokból álljon. 2.4. Az összegzõ-számlálók rejtve is elhelyezhetõk. 2.5. Az összegzõ-számláló kijelzett egységét vagy jelét fel kell tüntetni, és annak ki kell elégíteni a folyadéktérfogat-mérõkre vonatkozó 1. számú melléklet elõírásait. 2.6. Az összegzõ-számláló elsõ tagja skálaértékének az 1× 10n, 2× 10n, vagy 5× 10n törvényes térfogategységnek kell lennie, ahol „n” pozitív-, vagy negatív egész szám, vagy nulla. Az összegzõ-számláló elsõ tagja skálaértékének a nullázó berendezéssel ellátott számláló elsõ számlálóeleme skálaértékével azonosnak, vagy annál nagyobbnak kell lennie. 2.7. Ha az összegzõ-számláló kijelzése és a nullázó berendezés mérõszerkezete egyszerre látható, az összegzõszámláló számozásainak mérete a nullázó berendezéssel ellátott mérõszerkezet számozásai méretének legfeljebb a fele lehet. III. Fejezet TÉRFOGATMÉRÕK TÖBBSZÖRÖS SKÁLÁKKAL ÉS TÖBBSZÖRÖS SZÁMLÁLÓSZERKEZETEKKEL 3.1. A számláló több kijelzõ-berendezéssel látható el és összeköthetõ egy vagy több azonos idõben kijelzõ számlálóval. 3.2. A különbözõ számlálók skálaértékei különbözõek lehetnek, a legkisebb kiadható mennyiség azonban legyen egységes és annak a skálaértéknek az alapján kerüljön meghatározásra, amely a legkisebb kiadható mennyiség mértékének nagyságrendjébe esik. 3.3. A számláló kijelzései, vagy a számláló különbözõ skáláinak kijelzései egymás között nem térhetnek el a skálán vagy a különbözõ skálákon szereplõ, legkisebb kiadható mennyiségnél nagyobb mértékben. 2002/144. szám IV. Fejezet ÁRJELZÕ 4.1. Az egymás mellett álló számokból álló kijelzõvel és nullázó berendezéssel rendelkezõ térfogatmérõt fel lehet szerelni szintén egymás mellett álló számokkal és nullázó berendezéssel rendelkezõ árjelzõvel, melynek során az egységár a térfogat-kijelzésre használt térfogategység ára. 4.2. Az egységárnak beállíthatónak kell lennie. A beállított egységárat ki kell jelezni. 4.3. Az egységár-beállításnak és kijelzõnek az árjelzõvel úgy kell kapcsolatban állnia, hogy az egy mérésnek megfelelõ ár mindig a beállított egységár és a kijelzett térfogat szorzatával legyen egyenlõ. 4.4. A folyadéktérfogat-mérõkre vonatkozó 1. számú melléklet rendelkezései és e melléklet I., II. és III. fejezetének elõírásai értelemszerûen az árjelzõkre is vonatkoznak, kivéve a nullázó berendezésre vonatkozó 1.5. pontot. 4.5. Az alkalmazott pénzegységeket vagy rövidítéseket a kijelzõn fel kell tüntetni. 4.6. Az árjelzõ számainak méretei nem lehetnek nagyobbak a térfogatmérõ-szerkezet számainak méreteinél. 4.7. Az árjelzõ és a térfogatmérõ-szerkezet nullázó berendezéseit úgy kell kivitelezni, hogy a két kijelzõ berendezés egyikének nullára állítása a másik nullára állítását is eredményezze. 4.8.1. A számlálószerkezet számlapján megadott legkisebb térfogatáram legnagyobb megengedett hibájával azonos térfogat számított ára legalább a skála-osztásérték ötöde legyen, és nem lehet azon ár alatt, mely az árjelzõ elsõ elemének skáláján mért 2 mm távolságnak felel meg, ha a számlálószerkezetnek ez az eleme folytonosan halad elõre. Azonban a skála-osztásérték ötödével vagy 2 mm-rel azonos távolság az országban használt legkisebb pénzegységnél kisebb értéket nem vehet fel. 4.8.2. A számlálószerkezeten megadott legkisebb térfogatáram legnagyobb megengedett hibájával azonos térfogatnak az ára legalább két skála-osztásértéknek (felbontásnak) feleljen meg, ha az árjelzõ elsõ elemének kijelzõje szakaszosan halad elõre. E skála-osztásérték ötödével, vagy 2 mm-el azonos távolság az országban használt legkisebb pénzegységnél kisebb értéket nem vehet fel. 4.9. A normál üzemnél kapott kijelzett ár, valamint a kijelzett térfogat és az egységárból kiszámított ár közötti eltérések nem haladhatják meg a számlálószerkezeten megadott legkisebb térfogatáram legnagyobb megengedett hibájával azonos mennyiség árát. 4.10. A folytonosan elõrehaladó kijelzõvel rendelkezõ mérõknél a nullára állítás után a nullától való eltérés azon mennyiség árának a fele lehet, amely a számlálószerkezeten megadott legkisebb térfogatáram legnagyobb megengedett hibájával azonos mennyiség árának felel meg. A szakaszosan elõrehaladó mérõknek a nullázás után egyértelmûen a nullán kell állniuk. V. Fejezet NYOMTATÓ SZERKEZETEK (NYOMTATÓK) 5.1. A mérõ kijelzõ készülékéhez numerikus nyomtató csatlakoztatható. 5.2. A nyomtatott értékeknek 1× 10 n, 2× 10n vagy 5× 10n törvényes térfogategységnek kell lenniük, ahol „n” pozitív vagy negatív egész szám, vagy nulla. 5.3. A nyomtatott értékek felbontása nem lehet nagyobb, mint a kijelzõ készülék számlapján megjelölt legkisebb kiadható mennyiséghez tartozó legnagyobb megengedett hiba. 5.4. A nyomtatott érték felbontását a nyomtatón fel kell tüntetni. 5.5. A térfogatérték kinyomtatása a térfogat kijelzésére meghatározott törvényes térfogategységben történjen. A számjegyeket, az alkalmazott térfogategységeket vagy azok jelét és szükség esetén a tizedesvesszõt a nyomtató nyomtatja ki a nyomtatott ûrlapon (nyomtatványon). 5.6. A nyomtatványon az átadásra vonatkozó információkat lehet feltüntetni, úgymint; a sorszámot, a dátumot, a mérõhelyet és a folyadék fajtáját. 5.7. A nyomtató úgy is kivitelezhetõ, hogy a nyomtatás ismételhetõ legyen. Ennek során a nyomtatványoknak teljesen azonosnak kell lenniük és a sorszámnak változatlannak kell maradnia. 5.8. Ha a térfogat két nyomtatás különbségébõl kerül meghatározásra, melyek közül az egyik zérusként fejezhetõ ki, akkor ne legyen lehetséges, hogy a mérés alatt a nyomtatványt a nyomtatóból ki lehessen venni. 5.9. Az 5.8. pontban szabályozott eset kivételével a nyomtatót el kell látni a hozzátartozó számláló szerkezetével kombinált nullázó berendezéssel. 5.10. A kijelzett és a kinyomtatott térfogat közötti különbség nem lehet nagyobb a nyomtatott érték felbontásánál. 5.11. A nyomtató a mért mennyiségen kívül a hozzátartozó árat, vagy az árat és az egységárat is kinyomtathatja. Fogyasztók közvetlen kiszolgálása esetén megengedett, hogy a térfogatmérõvel és árjelzõvel összekötött nyomtató csak a fizetendõ árat nyomtassa ki. A számértéket, az alkalmazott pénzegységet vagy annak jelét, és ha szükséges, a tizedesvesszõt a nyomtató a nyomtatványra nyomtassa ki. Az ár kinyomtatott számai a mért 2002/144. szám mennyiség kinyomtatott számaival legfeljebb azonos méretûek lehetnek. 5.12. Az ár nyomtatási felbontása 1× 0n, 2× 10n vagy 5× 10n pénzegységnek feleljen meg, ahol az „n” pozitív vagy negatív egész szám, vagy nulla. Ez az érték nem haladhatja meg a számlálószerkezeten megadott legkisebb térfogatáram legnagyobb megengedett hibájával egyenlõ mennyiség árát. A nyomtatott érték felbontása nem lehet kisebb az országban használt legkisebb pénzegység értékénél. 5.13.1. Ha a mérõ árkijelzõvel van ellátva, a kijelzett és a kinyomtatott ár közötti különbség nem lehet nagyobb a nyomtatott érték felbontásának nagyságánál. 5.13.2. Ha a mérõ nincs ellátva árkijelzõvel, a kinyomtatott ár, valamint a kijelzett térfogat és az egységárból számított ár közötti különbségnek a 4.9. pontban meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. VI. Fejezet MENNYISÉG-BEÁLLÍTÓ SZERKEZET (ELÕVÁLASZTÓ) 6.1. A mérõkre mennyiség-beállító szerkezet szerelhetõ fel. A mennyiség-beállító szerkezettel a mérendõ mennyiség elõre beállítható, és a szerkezet alkalmas arra, hogy a folyadék áramlását a kiválasztott mennyiség elérése után önmûködõen megszakítsa. 6.2. A beállított mennyiség kijelzése skálák és jelölések vagy számmal jelölt beállítótárcsák segítségével történik. 6.3. Ha a mennyiség beállítása több, egymástól független beállítótárcsa segítségével történik, akkor bármely beállítótárcsa felbontásának egyenlõnek kell lennie a következõ kisebb helyiértékû dekád teljes tartományával. 6.4. A mennyiség-beállító szerkezetek olyan formában is kivitelezhetõk, hogy a kiválasztott mennyiség beállításának megismétlése a beállítószerv ismételt mûködtetését ne tegye szükségessé. 6.5. Ha a mennyiség-beállító szerkezeten jelzett számjegyek a kijelzõn jelzett számoktól függetlenek, és ha azok egyszerre láthatóak, akkor az elõbbinek a méretei nem lehetnek nagyobbak az utóbbiak megfelelõ méretei háromnegyedénél. 6.6. A választott mennyiség kijelzésének a mérés alatt vagy a beállított értéken kell maradnia, vagy mindig álljon vissza nullára. 6.7. Szokásos üzemi mûködésnél az elõre beállított érték és a mérés után a mérõszerkezeten kijelzett mennyiség közötti eltérés a legkisebb kiadható mennyiség legnagyobb megengedett hibája felét nem haladhatja meg. 6.8. Az elõre beállított mennyiségeket és a számlálószerkezeten kijelzett mennyiségeket azonos egységben kell kifejezni. Az egységeket, vagy azok jelét a mennyiségbeállító szerkezeten fel kell tüntetni. 6.9. A mennyiség-beállító szerkezet legkisebb felbontása nem lehet kisebb a számlálószerkezet elsõ számlálótagjának felbontásánál. 6.10. A mennyiség-beállító szerkezetek elláthatók a folyadék áramlását szükség esetén megszakító berendezéssel. 6.11. Ha a mennyiség-beállító szerkezet olyan készüléket is magában foglal, amellyel az átfolyás sebessége a mérés végén lecsökkenthetõ, akkor megfelelõ lezárásról kell gondoskodni, ha arra az elfogadott beállítás bármilyen megváltoztatásának megakadályozásához szükség van. 6.12. A 6.7. és a 6.11. pontokban írt rendelkezések nem érvényesek, ha a nyomtatót az e melléklet V. fejezete szerint hozzá tartozó mérõre szerelték abból a célból, hogy a nyomtatott számla kiadására lehetõség legyen, vagy ha a fogyasztók közvetlen kiszolgálására szolgáló helyen a mennyiség-beállító szerkezet el van rejtve. 6.13. Az árjelzõs mérõk árbeállító szerkezettel is rendelkezhetnek. Ebben az esetben a folyadék áramlását nyomban meg kell szakítani, amint a kiadott mennyiség az elõre beállított árnak megfelel. Az elõzõekben, a 6.1—6.12. pontokban meghatározott rendelkezések értelemszerûen érvényesek. VII. Fejezet BÉLYEGZÉSI HELYEK 7.1. A kiegészítõ berendezések levétele és a mérési eredményeket befolyásoló helyekhez való hozzáférés elleni biztosításhoz bélyegzési helyeket kell tervezni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes