Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 19454

6. és a soron következő 0.5 másodperces adatmintákra, avagy az adatelemzés megkezdésétől számított 2.5 másodpercnél nagyobb időpontokra érvényesek. Megjegyzés. - A két egyenletben szereplő együtthatók az egyenértékes lassú (SLOW) súlyozású hangnyomás szinteknek a 0.5 másodperces minták idő átlagolt hangnyomás szintjeiből való meghatározásához lettek kiszámítva. Az egyenlet nem alkalmazható olyan adatminták esetében, amelyek esetében az átlagolási idő nem 0.5 másodperc. 3.7.6 Az időpillanat, amelyre a lassú (SLOW) idősúlyozású hangnyomás szintet jellemzik a tényleges leolvasási időpontot megelőző 0.75 másodperc legyen. 2007/70/II. szám Megjegyzés. - Ezen időpillanat időbeli meghatározása szükséges ahhoz, hogy a rögzített zaj szinkronizálható legyen a repülőgép azon helyzetével, ahol a zajt kibocsátotta és figyelembe veszi a lassú (SLOW) súlyozás átlagolási időtartamát. Minden 0.5 másodpercnyi adatrögzítés esetére ez az időpillanat a következőkként is meghatározható: a kapcsolatos 2 másodperces átlagolási idő kezdetétől 1.25 másodperccel későbbi időpont. 3.7.7 A kijelzett és a megőrzött hangnyomás szint felbontása 0.1 dB, vagy jobb legyen. 3.8 Kalibráló rendszer A mérőrendszer akusztikus érzékenységét ismert frekvencián ismert hangnyomásszintet előállító akusztikus kalibráló berendezés használatával kell meghatározni. A hang kalibrátor legalább az IEC 609455 mindenkori helyesbítése szerinti 1L osztály követelményeinek feleljen meg. 3.9 A rendszer kalibrálása és ellenőrzése 3.9.1 A zaj minősítő vizsgálatok során használatos mérő és analizáló rendszer teljes egészének és minden összetevő elemének kalibrálását és ellenőrzését a bizonyítványt kiadó hatóság számára elfogadhatón a 3.9.2től 3.9.10-ig terjedő pontokban ismertetett módszerek szerint kell elvégezni. A hang kalibráló kimenő szintjére hatást gyakorló környezeti hatásokat is beleértve, a kalibrálási beállításokat a bizonyítványt kiadó hatóság részére jelenteni kell, valamint alkalmazni kell az elemző készülék kimenetéről meghatározott, mért egyharmad oktávos hangnyomás szintekre. A túlterheléses kijelzés alatt gyűjtött adat érvénytelen és nem szabad használni. Ha a túlterheléses körülmény rögzítés folyamán áll elő, akkor a kapcsolatos vizsgálati adatokat érvénytelennek kell tekinteni, ha azonban a túlterhelés az elemzés folyamán áll elő, akkor az elemzést a túlterhelést megszüntető alacsonyabb érzékenységgel meg kell ismételni. 3.9.2 A mikrofon rendszer szabadmezős frekvencia reakcióját a gyártó adataival kombináltan használt elektrosztatikus működtetővel, illetve visszhangmentes szabadmezős létesítményben tesztelve lehet meghatározni. A frekvencia reakció helyesbítését az adott vizsgálat sorozattól számított 90 napon belül meg kell határozni. A mikrofon rendszer egyenetlen frekvencia reagálásainak helyesbítését a bizonyítványt kiadó hatóság részére jelenteni kell, valamint alkalmazni kell az elemző készülék kimenetéről meghatározott mért egyharmad oktávos hangnyomás szintekre. 3.9.3 Ha a légijármű által kibocsátott hang beesési szöge az érintőleges beesési szögtől számított ±30o-on belül van (lásd az A2-1 ábrát), akkor a beesési irány szerinti reakciók helyesbítéséhez elegendőnek tekintett az érintőleges beesésre alapozott egyetlen sorozat szabadmezős korrekció. Egyéb esetekre, minden 1 másodperces minta beesési szögét meg kell határozni és alkalmazni kell a beesési hatás szerinti helyesbítés elvégzésében. 3.9.4 Analóg mágnesszalagos rögzítő esetében, minden egyes mágnesszalag tekercs eleje és vége 30 másodperces tartamban tartalmazzon kopogó-, vagy ál-rendszertelen zaj villamos kalibráló jeleket. A szalagon rögzített jelekből nyert adatok csak akkor fogadhatók el megbízhatóként, ha a szalag elején illetve végén rögzített két jel 10 kHz -es egyharmad oktávsávos szintjeinek szintkülönbsége 0,75 dB-nél nem nagyobb. 3.9.5 Az ellenőrző vizsgálatok során a szabadtérbe kihelyezett teljes mérőrendszer -a mikrofon kivételé-veladott frekvencia reakcióját a kalibráló hang nyomás szintjének megfelelő szinttől számított 5 dB-en belüli szinten az ellenőrzéshez alkalmazott szint tartományban az 50 Hz-től 10 kHz-ig terjedő (ezeket is beleértve) névleges egyharmad oktávsávos fél tartomány frekvenciák mindegyikére, kopogó-, vagy ál-rendszertelen zaj villamos kalibráló jel alkalmazásával meg kell határozni. A zaj generátor kimenetét a nemzeti szabványügyi 5 IEC 60942; 1997 "Elektroacoustics (Elektroakusztika) - Hang kalibrátorok". Ez az IEC kiadvány beszerezhető a következő címről: Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale, 3 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 2007/70/II. szám laboratórium számára nyomon követhető módszerrel az egyes ellenőrző vizsgálatokat megelőző 6 hónapon belül kell meghatározni; a korábbi kalibrálás során mért egyes egyharmad oktávsávok relatív kimenetében a tűrt változások 0,2 dB -nél nagyobbak nem lehetnek. A frekvencia reakció helyesbítéseket a bizonyítványt kiadó hatóság részére jelenteni kell, valamint alkalmazni kell az elemző készülék kimenetéről meghatározott, mért egyharmad oktávos hangnyomás szintekre. 3.9.6 Zaj minősítési mérések és kalibrációk során használatos berendezésekben működő kapcsolt csillapítók teljesítményét az egyes ellenőrző vizsgálatokat megelőző 6 hónapon belül kell meghatározni annak biztosítására, hogy a legnagyobb hiba 0.1 dB-nél nagyobb ne legyen. 3.9.7 A hang kalibrátor rezonátor üregében keltett, decibelben kifejezett hangnyomás szintet az ellenőrző vizsgálat környezeti viszonyaira kell kiszámítani felhasználva a gyártó által a légköri nyomás és hőmérséklet változás hatásairól szolgáltatott adatok. A hangnyomás szintet a mérőrendszer akusztikai érzékenységének megállapításához kell használni. A hang kalibrátor kimenő jellemzőjét a nemzeti szabványügyi laboratórium számára nyomon követhető módszerrel az egyes ellenőrző vizsgálatokat megelőző 6 hónapon belül kell meghatározni; a korábbi kalibráláshoz képest a kimeneten 0,2 dB -nél nagyobb változások nem tűrhetők el. 3.9.8 Elegendő számú hangnyomás szintkalibrálást kell végezni a napi munka során annak biztosítása érdekében, hogy a mérő rendszer akusztikai érzékenysége ismert legyen az egyes ellenőrzés sorozatokhoz tartozó fennálló környezeti feltételekre vonatkozóan. A mérőrendszer megfelelőnek akkor minősíthető, ha az adott napon a közvetlenül a méréssorozat előtt és után mért akusztikai érzékenységi szintek közötti eltérés nem haladja meg a 0,5 dB-t. A 0.5 dB-es határ a kalibrátor kimenő szintjére mindenféle légköri nyomás korrekció meghatározását követően alkalmazandó. Az elő- és utómérések számtani középértékét kell alkalmazni a mérőrendszer adott vizsgálat sorozat alatti érzékenységének bemutatására. A kalibrálási pontosításokat a bizonyítványt kiadó hatóság részére jelenteni kell, valamint alkalmazni kell az elemző készülék kimenetéről meghatározott, mért egyharmad oktávos hangnyomás szintekre. 3.9.9 Minden adatrögzítő eszköz -mint például a mágnesszalag, kazetta, vagy mágneslemez- eleje és vége legalább 10 másodperc tartamú hangnyomás szint kalibráló jelet tartalmazzon. 3.9.10 A mikrofon köré épített szélárnyékoló okozta szabad mezős beviteli veszteséget az 50 Hz-től 10 kHzig terjedő (ezeket is beleértve) névleges egyharmad oktáv fél tartomány frekvenciák mindegyikére a beépített mikrofonra megfelelő beesési szögekben érkező szinuszos hang jelekkel kell meghatározni. A sérülésmentes és nem szennyezett mikrofon esetében a beviteli veszteség vehető a gyártó adataiból. Továbbá, a szélvédő okozta beviteli veszteség a nemzeti szabványügyi laboratórium számára nyomon követhető módszerrel az egyes ellenőrző vizsgálatokat megelőző 6 hónapon belül is meghatározhatók; a korábbi kalibrálásokból minden egyharmad oktáv frekvencia tartományra származó vonatkozó beviteli veszteséghez képest az eltérés 0,4 dB-nél nagyobb ne legyen. A szélvédő szabadmezős beviteli korrekciót a bizonyítványt kiadó hatóság részére jelenteni kell, valamint alkalmazni kell az elemző készülék kimenetéről meghatározott, mért egyharmad oktávos hangnyomás szintekre. 3.10 Háttérzaj korrekció 3.10.1 A mérőponton tapasztalható háttérzajt a mérőrendszer erősítését a repülőgép zajméréséhez használt szintre állítva rögzíteni kell (legalább 30 másodperces tartamban). A rögzített háttérzaj minta feleljen meg az ellenőrző vizsgálat során fennálló háttérzaj viszonyoknak. A repülőgép rögzített zaj adatai csak akkor fogadhatók el, ha az ugyanolyan módon analizált zajszint PNL-ben kifejezett értéke (lásd a 4.3.1 a) pontot), a repülőgép maximum PNL-jénél legalább 20 dB-lel kisebb. 3.10.2 A 10 dB lefutási pontokon belüli (lásd 4.5.1) repülőgép hangnyomásszinteknek a fent megállapított háttér zajszintet legalább 3 dB-lel kell meghaladniuk minden egyharmad oktávsávban, vagy pedig korrekciót kell alkalmazni Doc 9501, 3. Függelékében megadott módszer használatával. 2007/70/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes