Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 291

2. Ház A villamos fogyasztásmérõ házának gyakorlatilag porállónak kell lennie. A fedélnek célszerszám vagy hasonló eszköz használata nélkül nem szabad eltávolíthatónak lennie. A háznak olyan kialakításúnak és elrendezésûnek kell lennie, hogy semmilyen ideiglenes alakváltozás ne tudja megakadályozni a fogyasztásmérõ kielégítõ mûködését. Védõ földkapoccsal kell ellátni azokat a fogyasztásmérõket, amelyeket a földeléshez képest 250 V-nál nagyobb feszültségre terveztek és amelyek háza hozzáférhetõ fém alkatrészeket tartalmaz. Olyan fogyasztásmérõk esetében, amelyeket a földeléshez képest 250 V-os vagy ennél kisebb referencia-feszültségre terveztek és amelyek egészben vagy részben fémbõl készült házzal rendelkeznek, megfelelõ intézkedést kell tenni a ház földelésére.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes