Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-166 (Year: 2002, Number: 166)
Era: 1990-2004
Section: az 53/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1633

1. Felépítés 1.1. Alapanyagok A mérõket kis belsõ feszültséggel rendelkezõ, szilárd, idõtálló, olyan alapanyagokból kell elõállítani, amelyek megfelelõen ellenállóak a rozsdásodással és a rendszerint elõforduló, különbözõ gázok káros hatásaival, vagy az ezekbõl származó bármely lerakódással szemben. 4 A mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja. 1.2. A gázmérõk nyomásbiztossága A mérõháznak (burkolatnak) a legnagyobb üzemi nyomás mellett is gázok által áthatolhatatlannak kell lenni. 1.3. Külsõ beavatkozás elleni védelem A mérõket úgy kell készíteni, hogy minden olyan külsõ beavatkozás, ami a mérés pontosságát befolyásolhatja kizárt legyen a törvényes tanúsító jelek és a biztonsági plombák megrongálása nélkül. 1.4. A gázáramlás iránya Azon mérõk esetében, amelyeknek a kijelzõ eszköze csak az egyik irányban történõ átfolyás esetén mûködik pozitív irányban, ezt az irányt nyíllal kell jelezni. Erre a nyílra nincs szükség, ha a gázáramlás irányát a konstrukció meghatározza. 1.5. Metrológiai tulajdonságok A Qmax-szal egyenlõ térfogatáram esetén a mérõnek alkalmasnak kell lennie a folyamatos mûködésre e melléklet II. és III. fejezetében megadott idõtartamon keresztül, miközben a metrológiai teljesítõképessége azon fejezetekben meghatározott határok között marad.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9e306748d4d7a093e6d2488c3e090b0e43b0d65/dokumentumok/6e6779201a54b249becee377b75b90edd38f5c22/letoltes