Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1999-81 (Year: 1999, Number: 81)
Era: 1990-2004
Section: az 51/1999. (IX. 10.) GM rendelethez
Paragraph Index: 66

4. A mutató nyugalmi helyzetének meghatározására A légköri nyomáson a nyomásmérő mutatójának a maximálisan megengedett hiba határain belül, a 0 jelölésen vagy egy olyan előre meghatározott jelölésen kell megállnia, amelyet világosan megkülönböztettek a többi skálaosztástól. A nyomásmérő műszernek lehet mutatóütközője, amennyiben az legalább a megengedett hiba kétszeres értékének megfelelő távolsággal a nullapont vagy egy más, előre meghatározott jelölés alatt van.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/338eb69bc954db6136ace11d42f10339576cf881/dokumentumok/5aee49a4b00e3494027520fee4d7cd17c203a913/letoltes