Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-55 (Year: 2011, Number: 55)
Era: contemporary
Section: 3. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Paragraph Index: 135

(9) Ez megfelel az MSZ ISO 8178-11:2006 szabványnak. 4.5.1. A mintavevõ szûrõk elõkészítése A vizsgálat megkezdése elõtt legalább egy órával minden szûrõt portól védett, de a levegõcserét lehetõvé tevõ Petricsészébe és azzal együtt egy mérlegkamrába kell helyezni stabilizáláscéljából. A stabilizálásvégén minden szûrõt le kell mérni, és súlyukat fel kell jegyezni. A szûrõt ezután zárt Petricsészében vagy légmentesen lezárt szûrõtartóban kell tárolni addig, amíg nem lesz rá szükség a vizsgálathoz. A szûrõt a mérlegkamrából történõ kivétel után nyolc órán belül fel kell használni. A tárasúlyt fel kell jegyezni. 4.5.2. A mérõrendszer összeállítása A mûszereket és a mintavevõ szondákat az elõírt módon kell felszerelni. Ha a kipufogógáz hígításához teljes áramú hígítórendszert használnak, a kipufogócsõ végét be kell kötni a rendszerbe. 4.5.3. A hígítórendszer beindítása A hígítórendszert be kell kapcsolni. A teljes áramú hígítórendszer hígított kipufogógáz esetében a teljes áramot vagy a részleges áramú hígítórendszer hígított kipufogógáz-áramát úgy kell beállítani, hogy a rendszerben ne következzen be vízlecsapódás, és hogy a szûrõ felületének hõmérséklete 315 K (42 °C) és 325 K (52 °C) között legyen. 4.5.4. A részecske-mintavevõ rendszer elindítása A részecske-mintavevõ rendszert el kell indítani és megkerülõ vezetéken kell járatni. A hígító levegõ részecske-háttérszintje a hígító levegõnek a kipufogógáz hígító alagútba való belépése elõtti mintavételével határozható meg. A részecske-háttérmintát lehetõleg a tranziens ciklus alatt kell összegyûjteni, ha egy másik részecske-mintavevõ rendszer is rendelkezésre áll. Egyéb esetben a tranziens ciklus részecskéinek összegyûjtésére használt részecske-mintavevõ rendszer használható. Szûrt hígító levegõ használata esetén elegendõ lehet egy mérés a vizsgálat elõtt vagy után. Szûretlen hígító levegõ használataesetén méréseket kell végezni a ciklus megkezdése elõtt és a ciklus befejezése után, és az értékeket átlagolni kell. Motor-elĘkészítés, elĘmérések, és kalibrálások. NRTC. Motor leképezés (maximális nyomaték görbe), vizsgálati referencia ciklus meghatározása. Egy vagy több gyakorló ciklus lefutása (szükség szerint) a motor/vizsgáló kamra/kibocsátási rendszerek ellenĘrzésére. Természetes/kényszer lehĦlés. Az összes rendszer készen áll a mintavételre (a gázelemzĘ készülékek kalibrálása megtörtént) és adatgyĦjtésre. Kibocsátás mérési ciklus hidegindítással. Kondicionálás. Kibocsátás mérési ciklus melegindítással. 4.5.5. A gázelemzõ készülékek ellenõrzése A gázelemzõ készülékeken be kell állítani a nulla pontot és a mérõtartományt. Mintavevõ zsákok használata esetén ezeket ki kell üríteni. 4.5.6. Lehûtési elõírások Természetes lehûlés vagy kényszerhûtés alkalmazható. Kényszerhûtésnél a mûszaki szempontoknak megfelelõen kell összeállítani azokat a rendszereket, melyek hûtõlevegõt fújnak a motorra, hideg olajat szállítanak a motor kenõrendszerében, hõt vonnak el a motorhûtõ rendszeren keresztül a hûtõközegtõl és a kipufogógáz-utókezelõ rendszerbõl. Az utókezelõ rendszer kényszerhûtése esetén addig nem szabad hûtõlevegõt alkalmazni, amíg az utókezelõ rendszer le nem hûl a katalizátor aktiválási hõmérséklete alá. Tilos minden olyan hûtési eljárás, amely nem reprezentatív kibocsátást eredményez. A szennyezõanyag-kibocsátási vizsgálat hidegindításos ciklusát a lehûtést követõen csak akkor lehet elindítani, ha a motorolaj, a hûtõközeg és az utókezelõ rendszer hõmérséklete legalább 15 percen keresztül 20 °C és 30 °C közötti szinten stabil marad. 4.5.7. A ciklus menete 4.5.7.1. Hidegindításos ciklus A vizsgálatsorozatot a lehûtés befejezése után – ha a 4.5.6. pontban foglalt követelmények teljesültek – a hidegindításos ciklussal kell kezdeni. A motort a gyártó által a felhasználói kézikönyvben megadott ajánlások szerint kell beindítani vagy sorozatgyártású indítómotorral vagy a fékpaddal. Amint megállapítható, hogy a motor beindult, el kell indítani egy független alapjárati idõzítõt. Hagyni kell, hogy a motor 23±1 s-en keresztül szabadon, terhelés nélkül fusson alapjáraton. A tranziens motorciklus elindítását úgy kell idõzíteni, hogy a ciklus elsõ, nem alapjárati adatrögzítésére 23±1 s elteltével kerüljön sor. A terhelés nélküli alapjárat ideje benne van a 23±1 s-ben. A vizsgálatot a 3. számú melléklet 4. függelékében leírt referenciaciklus szerint kell végrehajtani. A fordulatszám- és nyomatékvezérlõ jeleket legalább 5/s gyakorisággal kell kiadni (10/s ajánlott). A beállítási pontokat a referenciaciklus 1/s gyakoriságú beállítási pontjai között lineáris interpolációval kell kiszámítani. A mért fordulatszámot és nyomatékot a mérési ciklus alatt legalább 1/s gyakorisággal regisztrálni kell; a jelek elektronikus szûrése megengedett. 4.5.7.2. A gázelemzõ-készülék kijelzése A motor beindításakor el kell indítani a mérõrendszert. Ezzel egyidejûleg el kell kezdeni: – teljes áramú hígítórendszer esetében a hígított levegõ gyûjtését vagy elemzését, – a hígítatlan vagy hígított (az alkalmazott módszertõl függõen) kipufogógáz gyûjtését vagy elemzését, – a hígított kipufogógáz mennyiségének, valamint az elõírt hõmérsékleteknek és nyomásoknak a mérését, – hígítatlan kipufogógáz elemzése esetén a kipufogógáz-tömegáram regisztrálását, – a fékpad által mért fordulatszám- és nyomatékadatok regisztrálását. Hígítatlan kipufogógáz mérése esetén a szennyezõanyag-koncentrációkat (szénhidrogének, CO és NOx) és a kipufogógáz tömegáramát folyamatosan mérni kell, és legalább 2/s gyakorisággal számítógépes rendszerben kell regisztrálni. Minden más adatot legalább 1/s mintavételi gyakorisággal lehet regisztrálni. Analóg gázelemzõ készülékek esetében a választ regisztrálni kell; a kalibrációs adatok alkalmazása történhet online vagy offline módon az adatértékelés során. Teljes áramú hígítórendszer esetében a szénhidrogént és az NOx-et folyamatosan legalább 2/s gyakorisággal kell mérni a hígító alagútban. Az átlagos koncentrációkat a gázelemzõ készülék által az egész mérési ciklus alatt adott jelek integrálásával kell meghatározni. A rendszer válaszideje nem lehet 20 s-nál hosszabb, és szükség esetén össze kell hangolni az állandó térfogatú mintavétel (CVS) áramlásingadozásával és a mintavételi idõ/mérési ciklus eltolódásaival. A CO, CO2 értékeit integrálással, vagy a mintavevõ zsákban a ciklus alatt összegyûjtött gáz koncentrációjának elemzésével kell meghatározni. A hígító levegõben található gázhalmazállapotú szennyezõ anyagok koncentrációját integrálással vagy a háttérzsákba történõ begyûjtéssel kell meghatározni. Minden más mérendõ paramétert legalább 1/s gyakorisággal kell regisztrálni. 4.5.7.3. Részecske-mintavétel A motor beindításakor a részecske-mintavevõ rendszert a megkerülõ ágról át kell kapcsolni részecskegyûjtésre. Részleges áramú hígítórendszer esetében a mintavevõ szivattyú(ka)t úgy kell beállítani, hogy a részecske-mintavevõ szondán vagy az átvezetõ csövön átáramló mennyiség mindig arányos legyen a kipufogógáz-tömegárammal. Teljes áramú hígítórendszer esetében a mintavevõ szivattyú(ka)t úgy kell beállítani, hogy a részecske-mintavevõ szondán vagy az átvezetõ csövön átáramló mennyiség ±5% tûréssel egyenlõ maradjon a beállított áramlási mennyiséggel. Ha áramláskiegyenlítést (azaz arányos mintaáram-szabályozást) alkalmaznak, akkor igazolni kell, hogy a fõalagút áramának és a részecskeminta áramának aránya nem változik meg a beállított értéknél ±5%-nál nagyobb mértékben (kivéve a mintavétel elsõ 10 másodpercét). MEGJEGYZÉS: Kétszeres hígítású üzemeltetés esetében a mintaáram a mintavevõ szûrõkön áthaladó áram és a másodlagos hígító levegõ áramának nettó különbsége. Regisztrálni kell az átlagos hõmérsékletet és nyomást a gázmérõ(k) vagy áramlásmérõ mûszerek belépési pontján. Ha a beállított áramlási sebesség a szûrõ nagy részecsketerhelése miatt nem tartható a teljes ciklus alatt (±5%-on belül), a vizsgálatot érvénytelennek kell tekinteni. A vizsgálatot meg kell ismételni kisebb áramlási sebességgel, illetve nagyobb átmérõjû szûrõvel. 4.5.7.4. Motorleállás hidegindításos ciklus alatt Ha a hidegindításos mérési ciklus valamely pontján a motor leáll, a motort elõ kell kondicionálni, a lehûtést meg kell ismételni, majd újra kell indítani a motort, és meg kell ismételni a vizsgálatot. Ha a mérési ciklus során bármelyik mérõmûszer hibásan mûködik, a vizsgálatot érvénytelennek kell tekinteni. 4.5.7.5. A hidegindításos mérési ciklus utáni mûveletek A hidegindításos mérési ciklus befejezésekor le kell állítani a kipufogógáz tömegáramának és a hígított kipufogógáz térfogatának mérését, a gyûjtõzsákokba menõ gázáramot és a részecske-mintavevõ szivattyút. Integráló gázelemzõ rendszer esetében a mintavételt a rendszer válaszidejének végéig kell folytatni. Gyûjtõzsák használata esetén a bennük lévõ gázok koncentrációját minél elõbb, de a ciklus befejezésétõl számított 20 percnél semmiképpen sem késõbb elemezni kell. A szennyezõanyag-vizsgálat után a nullázó gázzal és ugyanazzal a kalibráló gázzal meg kell ismételni a gázelemzõ készülékek ellenõrzését. A vizsgálat akkor tekinthetõ elfogadhatónak, ha a vizsgálatot megelõzõ és a vizsgálatot követõ mérési eredmények közötti különbség a kalibráló gáz koncentrációjának 2%-ánál kisebb. A részecskeszûrõket a vizsgálat befejezését követõ egy órán belül vissza kell helyezni a mérlegkamrába. A szûrõket legalább egy órán át portól védett és levegõcserét lehetõvé tévõ Petricsészében kell kondicionálni, és azután meg kell mérni a tömegüket. A szûrõk bruttó tömegét fel kell jegyezni. 4.5.7.6. Kondicionálás Közvetlenül a motor kikapcsolása után – ha használatban voltak – a motorhûtõ ventilátor(oka)t és a CVS légfúvót is ki kell kapcsolni (vagy le kell kapcsolni a kipufogórendszert a CVS-rõl). Ezután kondicionálni kell a motort 20±1 percen át, majd elõ kell készíteni a motort és a fékpadot a melegindításos ciklusra. A kiürített mintagyûjtõ zsákokat csatlakoztatni kell a hígított gáz és hígított levegõ mintagyûjtõ rendszereire. Be kell kapcsolni a CVS-t (ha használunk ilyet és még nem volt bekapcsolva), illetve csatlakoztatni kell a kipufogórendszert a CVS-hez (ha szét voltak kapcsolva). El kell indítani a mintavevõ szivattyúkat (a részecske-mintavevõ szivattyú(k) kivételével), a motorhûtõ ventilátor(oka)t és az adatgyûjtõ rendszert. A vizsgálat megkezdése elõtt az állandó térfogatú mintavételi rendszer hõcserélõjét (ha használunk ilyet) és adott esetben a folyamatos mûködésû mintavételi rendszer(eke)t elõ kell melegíteni a kijelölt üzemi hõmérsékletre. A mintaáramlási sebességet a kívánt áramlási sebességre, a CVS gázáramlást mérõ eszközöket pedig nullára kell állítani. Óvatosan minden szûrõtartóba tiszta részecskeszûrõt kell tenni, és az összeszerelt szûrõtartókat be kell szerelni a mintaáram-vezetékbe. 4.5.7.7. Melegindításos ciklus Amint megállapítható, hogy a motor beindult, el kell indítani egy független alapjárati idõzítõt. Hagyni kell, hogy a motor 23±1 s-en keresztül szabadon, terhelés nélkül fusson alapjáraton. A tranziens motorciklus elindítását úgy kell idõzíteni, hogy a ciklus elsõ, nem alapjárati adatrögzítésére 23±1 s elteltével kerüljön sor. A terhelés nélküli alapjárat ideje benne van a 23±1 s-ben. A vizsgálatot a 3. számú melléklet 4. függelékében leírt referenciaciklus szerint kell végrehajtani. A fordulatszám- és nyomatékvezérlõ jeleket legalább 5/s gyakorisággal (10/s ajánlott) kell kiadni. A beállítási pontokat a referenciaciklus 1/s gyakoriságú beállítási pontjai között lineáris interpolációval kell kiszámítani. A mért fordulatszámot és nyomatékot a mérési ciklus alatt legalább 1/s gyakorisággal regisztrálni kell; a jelek elektronikus szûrése megengedett. Ezután a 4.5.7.2. és a 4.5.7.3. pontban leírt eljárást kell megismételni. 4.5.7.8. Motorleállás melegindításos ciklus alatt Ha a melegindításos ciklus valamely pontján a motor leáll, a motort le lehet állítani, és 20 percen keresztül újra lehet kondicionálni. A melegindításos ciklust ekkor meg lehet ismételni. Csak egy újrakondicionálás és egy melegindításos ciklus megengedett. 4.5.7.9. A melegindításos ciklus utáni mûveletek A melegindításos ciklus befejezésekor le kell állítani a kipufogógáz tömegáramának és a hígított kipufogógáz térfogatának mérését, a gyûjtõzsákokba menõ gázáramot és a részecske-mintavevõ szivattyút. Integráló gázelemzõ rendszer esetében a mintavételt a rendszer válaszidejének végéig kell folytatni. Gyûjtõzsák használata esetén a bennük lévõ gázok koncentrációját minél elõbb, de a ciklus befejezésétõl számított 20 percnél semmiképpen sem késõbb elemezni kell. A szennyezõanyag-vizsgálat után a nullázó gázzal és ugyanazzal a mérõtartomány-kalibráló gázzal meg kell ismételni a gázelemzõ készülékek ellenõrzését. A vizsgálat akkor tekinthetõ elfogadhatónak, ha a vizsgálatot megelõzõ és a vizsgálatot követõ mérési eredmények közötti különbség a kalibráló gáz értékének 2%-ánál kisebb. A részecskeszûrõket a vizsgálat befejezését követõ egy órán belül vissza kell helyezni a mérlegkamrába. A szûrõket legalább egy órán át portól védett és levegõcserét lehetõvé tévõ Petricsészében kell kondicionálni, és azután meg kell mérni a tömegüket. A szûrõk bruttó tömegét fel kell jegyezni.”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/377e6cc0b5bf15c539b83b411abe202778b0df77/dokumentumok/c1ba1061c923be2f8bc15f54da03ddf6dab6c4c9/letoltes