Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-32 (Year: 1998, Number: 32)
Era: 1990-2004
Section: a 19/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez
Paragraph Index: 219

7. A befolyásoló mennyiségek hatása 7.1. Azoknak a II., III. és IV. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra a megdöntési fokra, amely a normális beszerelt állapotban előfordulhat. 7.2. A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a hőmérséklet-tartományon belül teljesíteniük kell. A gyártó által adott értékek hiányában a —10 ˚C … +40 ˚C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány alkalmazandó. Ez a tartomány (∆T) az alábbiak szerint csökkenthető: ∆T = 5 ˚C az I. osztályba tartozó mérleg esetén, ∆T = 15 ˚C a II. osztályba tartozó mérleg esetén, ∆T = 30 ˚C a III. vagy IV. osztályba tartozó mérleg esetén. 7.3. A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell. A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük. 7.4. Az elektronikus mérlegeknek — az I. és II. pontossági osztályba tartozó, e≤1 g hitelesítési osztásértékkel rendelkező mérlegek kivételével — a méréstechnikai kö- Az m nagyságú terhelés az e hitelesítési osztásérték függvényében I. pont. oszt. II. pont. oszt. III. pont. oszt. IV. pont. oszt. Hiba max. 0<m ≤50 000 0<m ≤5 000 0<m ≤500 0<m ≤50 ± 0,5 e 50 000< m≤200 000 5 000< m≤20 000 500<m ≤2 000 50<m ≤200 ± 1,0 e 200 000< m 20 000< m≤100 000 2 000< m≤10 000 200<m ≤1 000 ± 1,5 e 1998/32. szám vetelményeket hőmérséklet-tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is teljesíteniük kell. 7.5. A II., III. vagy IV. pontossági osztályú mérleg tartós terhelésének elhanyagolható hatást kell gyakorolnia a terhelés alatti kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele után. 7.6. Más befolyásoló mennyiség hatása esetén a mérlegnek vagy helyesen kell működnie, vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződnie. Tervezés és kivitelezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f09911e4c9cf59b5eacbe293c7e3a1b4a2f7daa2/dokumentumok/94109914ef31ddfadd6e075aa568c9fd38ed4230/letoltes