Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1537

2. Mûszaki követelmények A foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezés felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lenni, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek. 2.1. Normatív elõírások A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi elõírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit. 2.2. Alapvetõ mûszaki jellemzõk — Leolvasó rendszer 2 db; — Képkidolgozás kapacitása: minimum 80 kazetta/óra a 35× 43 méretbõl; — Teljes kidolgozási idõ: max. 120 mp; — Kazetták: legalább 32 db. Kazetta és képrögzítõ lemez típusok: 18× 24, 24× 30, 35× 35, 35× 43 cm. Képpont méret: max. 180 mikrométer. — Adatbevitel és elõzetes képmegtekintés mindkét leolvasó berendezésen; — nagyteljesítményû processzor, adatbevitel és elõzetes megtekintési lehetõség legalább 2 terminálon, csatlakozási lehetõség a meglévõ HIS/RIS-hez vagy DICOM 3.0.; — 2 db képfeldolgozó munkahely és leletezõ munkaállomás. Hálózati csatoló, RIS interface 2 monitor: min. 20′′ képernyõ, legalább 2,5 megapixel, min. 500 CD/m2 fényerõ Beépített merev lemez: min 40 GB DICOM 3.0 szabványú felület Hard copy kamera csatlakoztathatóság Legalább 10 megtekintõ állomás kapcsolódási hely Digitális mélység A/D 12 bit minimum Képfeldolgozó és értékelõ funkciók — nagysebességû, nagy felbontású, rugalmas képformátumú printer.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes