Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-120 (Year: 2003, Number: 120)
Era: 1990-2004
Section: 1. számú melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez
Paragraph Index: 118

6. Általános sebészeti mûtõ szakmai minimumfeltételei Tárgyi feltételek mûtõasztal általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelõen X mûtõlámpa biztonsági áramforrással, fix, mennyezeti árnyékmentes, asztalonként 1 fõ lámpa min. 50 000 lux 1 szatellit min. 20 000 lux mélységélesség 20 cm lámpafej magasság állíthatóság, legalább 50 cm lámpafej dönthetõsége, legalább 60 cm X mûtõlámpa mobil, gördíthetõ, állványos 2—4 égõs X központi (v. falon kívüli palackos) gázellátó X agysebészeti altatógép, lélegeztetõvel, monitorral X mûtéti észlelõ EKG rendszer + monitor X infúziós pumpa + állvány X sebészeti mobil röntgen és/vagy tv képerõsítõ rendszer El. nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék X mûszerasztal gördíthetõ (fékezhetõ) X mûszerelõasztal, sonnenburg (fékezhetõ) X operatõri szék (karos, állítható) X mûszerasztal fix X mûtõzsámoly, kétlépcsõs X infúziós állvány, mûtõasztalhoz csatlakoztatható X sterildoboz tároló és állvány X röntgenfilmnézõ szekrény X vérkészítmény hûtõ (központi mûtõben közös) X vérkészítmény melegítõ (központi mûtõben közös) X sugárvédõ ólomgumikötények, egyéb védõeszközök X defibrillátor (mobil) X motoros vagy központi szívó X izolálóállvány X ledobóállvány X

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a7ed10cbce1b85583cd77b76fd396122d6b25767/dokumentumok/a8f5cfc15223da7bac8b8a8f9b3df0110f6830c8/letoltes