Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-155 (Year: 2002, Number: 155)
Era: 1990-2004
Section: a 30/2002. (XII. 13.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 550

b) a legnagyobb tömegáram 20 és 100%-a közé esõ bármilyen tömegáram esetén: az összegzett teher 0,7%-a. 3.3.2. Elmozdulás-szimuláló készülék A vizsgálathoz szükséges elmozdulási sebesség szimulálásakor a relatív szimulációs hiba nem haladhatja meg a teljes összegzett tömegre vonatkoztatott legnagyobb megengedett hiba 20%-át. Ezt a hibát a legnagyobb megengedett hiba már tartalmazza. 3.3.3. Az elmozdulási szimulációs sebességek eltérése által okozott különbség a vizsgálati eredmények között A mozgási sebesség eltérése a szimuláció alatt nem lehet több, mint a szállítószalag gyárilag beállított sebességének ± 10%-a. Az eredmények relatív hibájának eltérése nem haladhatja meg a 3.3.1. pont szerinti legnagyobb megengedett hiba 20%-át. 3.3.4. A teher súlypont (támadási pont) változás hatása Amikor ugyanannak a tehernek a támadási pontját a teherfelvevõ konstrukciójával összeegyeztethetõ módon változtatják meg, akkor a két eredmény közötti különbség nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb megengedett hiba abszolút értéke. 3.3.5. Nullázás A nullázó egység tartományán belüli bármely teher esetén a berendezés nullázását követõen az eredmények feleljenek meg az összegzett teherre vonatkoztatott legnagyobb megengedett hibának. 3.3.6. Befolyásoló tényezõk 3.3.6.1. Hõmérséklet Nullázás után a mérlegnek ki kell elégítenie a legnagyobb megengedett hibákra vonatkozó követelményeket az összes, lényegében állandó hõmérsékleten —10 és + 40 ˚C között. Különleges alkalmazásoknál azonban a mérlegekre megengedett üzemi hõmérsékleti tartomány eltérhet a fent említettõl. Ebben az esetben az üzemi tartomány legalább 30 ˚C legyen, és ezt a berendezésen fel kell tüntetni. A vizsgálatok során a hõmérséklet akkor tekinthetõ állandónak, ha a hõmérsékletváltozás nem nagyobb, mint 5 ˚C/óra. A 10 ˚C-os hõmérsékletváltozás mellett, és feltéve, hogy a hõmérsékletváltozás sebessége nem nagyobb, mint 5 ˚C/óra, a mérlegek nulla jelzése, vagy — azon mérlegek esetében, melyekben nullázás ellenõrzõ egység is található — a vizsgált érték ne változzon nagyobb mértékben, mint amekkora a vizsgálat alatti legnagyobb tömegáram esetén összegzett teher 0,07%-a az 1. pontossági osztályban és 0,14%-a a 2. pontossági osztályban. 3.3.6.2. Az elektromos hálózat (megtáplálás) hatása A mérlegek feleljenek meg a legnagyobb megengedett hibákra vonatkozó követelményeknek közbensõ nullázás nélkül, az elektromos hálózat (megtáplálás) következõ ingadozása esetén :

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f74988118f8df7ff704a2eedcc66c348a3c8df89/dokumentumok/4cabca8b05361a686699a81f1b4c0421bec6bb04/letoltes