Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 19. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 543

d) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. Fogalommeghatározások A hőfogyasztás-mérő olyan műszer, amelyet egy hőcserélő folyadékkörben az ún. hőhordozó folyadék által átadott hőenergia mérésére terveztek. A hőfogyasztás-mérő lehet önálló mérőműszer vagy pedig olyan kombinált mérőműszer, amely a 4. § b) pontjában meghatározott áramlásmérő, egy hőmérséklet-érzékelő pár és számítómű részegységekből, illetve ezek kombinációiból áll. θ = a hőhordozó folyadék hőmérséklete; θin = θ értéke a hőcserélő folyadékkör beömlőjénél; θout = θ értéke a hőcserélő folyadékkör kiömlőjénél; ∆θ = hőmérséklet különbség θin – θout , ∆θ ≥ 0 értékkel; θmax = θ felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően működik; θmin = θ alsó határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően működik; ∆θmax = ∆θ felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően működik; ∆θmin = ∆θ alsó határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfelelően működik; q = a hőhordozó folyadék térfogatárama; 2006/23. szám qs = a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő rövid ideig kifogástalanul működik; qp = a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő folyamatosan kifogástalanul működik; qi = a q megengedett legalacsonyabb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő kifogástalanul működik; P = a hőcsere hőteljesítménye; Ps = a P felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő kifogástalanul működik. Különleges követelmények 1. Előírt működési feltételek Az előírt működési feltételek értékeit a gyártó a következőképpen határozza meg: 1.1. A folyadék hőmérséklete tekintetében: θmax, θmin, – A folyadék hőmérséklet-változása tekintetében: ∆θmax, ∆θmin, a következő korlátozásokra is figyelemmel: ∆θmax/ ∆θmin ≥ 10; ∆θmin = 3 K vagy 5 K vagy 10 K. 1.2. A folyadék nyomása tekintetében: A legnagyobb pozitív belső nyomás, amelynek a hőfogyasztás-mérő a felső hőmérsékleti határérték mellett tartósan ellen tud állni. 1.3. A folyadék térfogatárama tekintetében: qs, qp, qi, ahol a qp és qi értékekre a következő korlátozás vonatkozik: qp/qi ≥ 10. 1.4. A hőteljesítmény tekintetében: Ps 2. Pontossági osztályok A hőfogyasztás-mérők pontossági osztályai a következők: 1, 2, 3. 3. A teljes hőfogyasztás-mérőkre alkalmazott legnagyobb megengedett hiba (MPE) Az önálló hőfogyasztás-mérőkre alkalmazandó helyes értékre vonatkozó legnagyobb megengedett relatív hiba az egyes pontossági osztályok esetén százalékban kifejezve: – az 1. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint), – a 2. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint), – a 3. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint). 4. Az elektromágneses zavarok megengedett hatása 4.1. Statikus mágneses terek és hálózati frekvenciás elektromágneses terek nem befolyásolhatják a mérőműszer működését. 4.2. Az elektromágneses zavar következtében a mérési eredmények eltérései nem haladhatják meg a 4.3. pont követelményeiben meghatározott kritikus határértékeket, illetve a mérési eredmények kijelzése nem válhat olyanná, hogy az eredményeket ne lehessen érvényes eredményként értelmezni. 4.3. A teljes hőfogyasztás-mérő kritikus határértéke megegyezik a hőfogyasztás-mérőre alkalmazandó legnagyobb megengedett hiba (MPE)evő abszolút értékével (lásd a 3. pontot). 5. Tartósság A gyártó által becsült időszakot figyelembe vevő megfelelő vizsgálat elvégzését követően a következő kritériumoknak kell teljesülniük: 5.1. Áramlásmérő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a kritikus határértéket. 5.2. Hőmérséklet-érzékelő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a 0,1 °C-ot. 6. A hőfogyasztás-mérőn feltüntetendő adatok – Pontossági osztály, – Térfogatáram-határértékek, – Hőmérsékleti határértékek, – A hőmérsékleti különbségekre vonatkozó határértékek, – Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő ág vagy visszatérő ág, – Az áramlásirány megjelölése. 2006/23. szám 7. Részegységek A részegységekre vonatkozó rendelkezések ugyanazon vagy különböző gyártók által előállított részegységekre alkalmazhatók. Ha a hőfogyasztás-mérő részegységekből áll, a hőfogyasztás-mérőre vonatkozó alapvető követelményeket adott esetben a részegységekre is alkalmazni kell. Ezen kívül a következő követelményeket kell alkalmazni: 7.1. Az áramlásmérő százalékban kifejezett legnagyobb megengedett relatív hibaértéke: – az 1. pontossági osztály esetében: Ef = (1 + 0,01 qp/q), de legfeljebb 5%, – a 2. pontossági osztály esetében: Ef = (2 + 0,02 qp/q), de legfeljebb 5%, – a 3. pontossági osztály esetében: Ef = (3 + 0,05 qp/q), de legfeljebb 5%, ahol az Ef hiba az áramlásmérőn kijelzett értéknek, valamint a ténylegesen átfolyt folyadék tömege vagy térfogata helyes értékének arányára vonatkozik. 7.2. A hőmérséklet-érzékelő pár megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve: – Et = (0,5 + 3· ∆θmin/ ∆θ), ahol Et hiba a hőmérséklet-érzékelő pár kijelzésének, valamint a hőmérséklet-különbség helyes értékének arányára vonatkozik. 7.3. A számítómű megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve: – Ec = (0,5 + ∆θmin/ ∆θ), ahol Ec hiba a kijelzett hőenergia és a hőenergia helyes értékének arányára vonatkozik. 7.4. A hőfogyasztás-mérő részegységére vonatkozó kritikus határérték egyenlő a részegységre alkalmazandó legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékével (lásd a 7.1., 7.2. vagy 7.3. pontot). 7.5. A részegységeken feltüntetendő adatok: Átfolyásmérő Pontossági osztály Térfogatáram-határértékek Hőmérsékleti határértékek Névleges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus), illetve a megfelelő kimeneti jel Az áramlási irány jelölése Hőmérséklet-érzékelő pár Típus azonosítása (pl. Pt 100) Hőmérsékleti határértékek Hőmérséklet-különbség határértékei Számítómű A hőmérséklet-érzékelő típusa – Hőmérsékleti határértékek – Hőmérsékleti különbség határértékei – A szükséges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus), illetve az áramlásmérőből érkező megfelelő bemeneti jel – Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő vagy visszatérő ág. Üzembe helyezés 8.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes