Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-166 (Year: 2002, Number: 166)
Era: 1990-2004
Section: az 53/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1666

b) vagy leszerelhetõ. 4.2. Ha az ellenõrzõ egység az I. fejezet 4.2.2. pontjában megadottak szerint készül, akkor az egység skálaosztásainak távolsága és értéke ki kell elégítse az adott típusra vonatkozó, a következõ táblázat szerinti követelményeket: A mérõ megjelölése A skála legnagyobb értéke Feltüntetett számjegyek G 1,6, G 6 és közötte 0,2 dm3 1 dm3 G 10, G 65 és közötte 2 dm3 10 dm3 G 100, G 650 és közötte 20 dm 100 dm 4.3. Azon mérõk esetében, amelyekhez az ellenõrzõ egység az I. fejezet 4.2.2. pontjában megadottak szerint készült, a 0,1 Qmax nagyságrendû térfogatáram mellett végzett, legalább harminc, egymást követõ mérés eredményének átlagos szórását, és a mérések során alkalmazott levegõ legkisebb mennyiségét a következõ táblázat tartalmazza: A mérõ megjelölése A megmérendõ levegõ térfogata A megengedett legnagyobb átlagos szórás G 1,6, G 4 és közötte 20 V 0,2 dm G 6 10 V 0,2 dm3 G 10, G 65 és közötte 10 V 2 dm G 100, G 650 és közötte 5 V 20 dm3 A megmérendõ levegõ térfogata helyettesíthetõ azzal a térfogattal, ami közelítõleg megfelel az ellenõrzõ egység körbefordulásait megadó egész számnak.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9e306748d4d7a093e6d2488c3e090b0e43b0d65/dokumentumok/6e6779201a54b249becee377b75b90edd38f5c22/letoltes