Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-49 (Year: 2003, Number: 49)
Era: 1990-2004
Section: [8. számú melléklet a 8/2001. (I. 26.) FVM rendelethez]
Paragraph Index: 1035

4. KÉSZÜLÉK 4.1. Szokásos laboratóriumi felszerelés, különösen: — 15 ml kapacitású szûrõtégely zsugorított üveggel; a korong átmérõje: 20 mm; teljes magasság: 50 mm; porozitás 4 (pórusátmérõ 5 és 15 m m között); — 600 ml-es fõzõpohár. 4.2. Sûrített nitrogén-adagoló. 4.3. A készülék a következõ alkatrészekbõl áll, és lehetõség szerint csiszolt gömb csõcsatlakozással kerül összeszerelésre (lásd a 2. ábrát). 4.3.1. Körülbelül 200 mm hosszú és 30 mm átmérõjû abszorpciós csõ (A), nátrium-karbonáttal (3.9.) töltött, amelyet üveggyapot dugó tart a helyén. 4.3.2. 500 ml-es B reakcióedény, kétnyakú gömblombik 4.3.3. Vigreux frakcionáló oszlop (C’), körülbelül 150 mm hosszú. 4.3.4. Dupla falú hûtõ ©, 200 mm hosszú. 4.3.5. Drechsel-palack (D), amely az esetlegesen átdesztillálódó felesleges sav felfogására szolgál. 4.3.6. Jégfürdõ (E) a Drechsel-palack hûtésére. 4.3.7. Két darab gázmosó (F1 és F2), 32 és 35 mm közötti átmérõjû, amelynek gázelosztója 10 mm-es alacsony porozitású zsugorított üveglemez. 4.3.8. Vákuumszivattyú és vákuumszabályozó készülék (G), amely T üvegcsövet tartalmaz az áramlási körbe helyezve, és a szabad vége egy Hoffman-szorítóval ellátott rövid gumicsövön keresztül egy vékony kapillárishoz csatlakozik. Figyelem: Forrásban lévõ krómkénsav oldat használata csökkentett nyomás alatt levõ készülékben veszélyes mûvelet, és megfelelõ óvintézkedések megtételét igényli. 2003/49. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7b12edb4f54d69faaf6ac2213f7fc72866aecf87/dokumentumok/2ca24e007a6531092a729b3b8e64afb6af33f55e/letoltes