Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-76 (Year: 2000, Number: 76)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet az 1/2000. (VII. 21.) KöViM—KöM együttes rendelethez
Paragraph Index: 285

1. ábra A NO2 konverter hatékonyságát ellenõrzõ készülék vázlata Ábraszövegek: soleniod valve — mágnesszelep; variac — toroid transzformátor; ozonátor — ózongenerátor; to analyzer — gázelemzõhöz 1.7.2. A kalibrálás A CLD-t és a HCLD-t a leggyakrabban használt mérési tartományban kell kalibrálni a gyártó elõírásainak megfelelõen, zérus és kalibráló gáz használatával. (A kalibráló gáz NO-tartalmának körülbelül a mérési tartomány 80%-ának kell lennie, és a gázkeverék NO2 koncentrációja legalább a NO koncentráció 5%-a legyen.) Az NOx elemzõ készüléknek NO üzemmódban kell lennie úgy, hogy a kalibráló gáz ne haladjon át a konverteren. A jelzett koncentrációt fel kell jegyezni. 1.7.3. Számítás A NOx konverter hatékonyságát az alábbiak szerint kell kiszámítani: Hatékonyság (%) = ×       − − + d c b a (a) NOx koncentráció az 1.7.6. pont szerint; (b) NOx koncentráció az 1.7.7. pont szerint; (c) NO koncentráció az 1.7.4. pont szerint; (d) NO koncentráció az 1.7.5. pont szerint. 1.7.4. Oxigén hozzáadása Egy T-csatlakozón keresztül oxigént vagy zérus levegõt kell adni folyamatosan a gázáramhoz, amíg a kijelzett koncentráció nem lesz kb. 20%-kal kisebb mint az 1.7.2. pontban említett, kijelzett kalibrálási koncentráció. (Az elemzõ készülék NO üzemmódban van.) A jelzett (c) koncentrációt fel kell jegyezni. A folyamat alatt az ózonfejlesztõ nem mûködik. 1.7.5. Az ózonfejlesztõ mûködtetése Ekkor az ózonfejlesztõt be kell kapcsolni és elegendõ ózont kell fejleszteni ahhoz, hogy a NO koncentrációt levigye kb. az 1.7. pont szerinti hitelesítési koncentráció 20%-ára (minimum 10%). A jelzett (d) koncentrációt fel kell jegyezni. (Az elemzõ készülék NO üzemmódban van.) 1.7.6. NOx üzemmód Ekkor az elemzõ készüléket NOx üzemmódba kell kapcsolni, hogy a (NO, NO2, O2 és N2 összetételû) gázkeverék áthaladjon a konverteren. A jelzett (a) koncentrációt fel kell jegyezni. (Az elemzõ készülék NOx üzemmódban van.) 1.7.7. Az ózonfejlesztõ kikapcsolása Ekkor az ózonfejlesztõt ki kell kapcsolni. Az 1.7.6. pontban leírt gázkeverék a konverteren át halad a detektorba. A jelzett (b) koncentrációt fel kell jegyezni. (Az elemzõ készülék NOx üzemmódban van.) 1.7.8. NO üzemmód NO üzemmódba kapcsolva, kikapcsolt ózonfejlesztõ mellett, az oxigén vagy a szintetikus levegõ áramlását is meg kell szüntetni. Az elemzõ készüléken leolvasható NOx érték ne különbözzön ± 5%-nál többel az 1.7.2. pont szerint mért értéktõl. (Az elemzõ készülék NO üzemmódban van.) 1.7.9. A vizsgálati idõközök A konverter hatékonyságát a NOx elemzõ készülék minden kalibrálása elõtt meg kell vizsgálni. 1.7.10. Hatékonysági követelmény A konverter hatékonysága ne legyen kisebb 90%-nál, de erõsen ajánlott a nagyobb, 95%-os hatékonyság. Megjegyzés: Ha az elemzõ készülék leggyakrabban használt mérési tartományában az ózonfejlesztõ nem tudja végrehajtani a 80%-ról 20%-ra való koncentráció-csökkentést az 1.7.5. pont szerint, akkor azt a legmagasabb tartományt kell használni, amelynél a csökkentés még elvégezhetõ. 1.8. A FID beállítása 1.8.1. A detektor válaszának optimalizálása A HFID-et a készülék gyártójának elõírásai szerint kell beállítani. Levegõbe kevert propán kalibráló gázt kell használni a válasz optimalizálására a leggyakrabban használt mérési tartományban. A gyártó ajánlása szerinti üzemanyag- és levegõáramok mellett, 350 ± 75 ppm C koncentrációjú kalibráló gázt kell az elemzõ készülékbe vezetni. A választ egy adott üzemanyag-áramnál a kalibráló gázra adott válasz és a zérus gázra adott válasz különbségébõl kell meghatározni. Az üzemanyag-áramot lépésenként kell beállítani a gyártó ajánlása alatti és feletti értékekre. Ezeknél az áramoknál fel kell jegyezni a kalibrációs és a zérus választ. A kalibrációs és a zérus válasz közötti különbséget fel kell rajzolni, és az üzemanyag-áramot a görbe dús oldalára kell beállítani. 1.8.2. Szénhidrogén válasz tényezõk Az elemzõ készüléket propán-levegõ keverékkel és nagy tisztaságú szintetikus levegõvel kell kalibrálni az 1.5. pont szerint. A válasz tényezõket az elemzõ készülék üzembeállításakor és nagyobb üzemszünetek után kell meghatározni. Az (Rf) válasz tényezõ egy bizonyos szénhidrogén fajtára a FID C1 leolvasási értékének aránya a gázpalackban lévõ gáz ppm C1-ben kifejezett koncentrációjához. A próbagáz koncentrációja olyan legyen, hogy körülbelül a skála végérték 80%-ánál adjon válasz jelet. A koncentrációt ± 2% pontossággal kell ismerni egy térfogatban kifejezett gravimetrikus alapértékhez képest. A gázpalackot 24 órán át 298 K (25 °C) ± 5 K hõmérsékleten kondicionálni kell. Az alkalmazandó vizsgálati gázok és az ajánlott relatív választényezõ tartományok az alábbiak: — metán és nagy tisztaságú szintetikus levegõ: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15 — propilén és nagy tisztaságú szintetikus levegõ: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10 — toluol és nagy tisztaságú szintetikus levegõ: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10 Az értékek a propánra és nagy tisztaságú szintetikus levegõre vonatkozó Rf = 1,00 választényezõhöz képest kerültek meghatározásra. 1.8.3. Az oxigén-interferencia ellenõrzése Az oxigén-interferenciát az elemzõ készülék üzembeállításakor és nagyobb üzemszünetek után kell meghatározni. A választényezõ definíciója és meghatározási módja megegyezik az 1.8.2. pontban leírtakkal. Az alkalmazandó vizsgálati gáz és az ajánlott relatív választényezõ tartomány az alábbi: — propán és nitrogén: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05 Az érték a propánra és nagy tisztaságú szintetikus levegõre vonatkozó Rf = 1,00 választényezõhöz képest került meghatározásra. A FID égõ levegõ-oxigén koncentrációja ne térjen el ± 1 mól%-nál többel a legutóbbi oxigéninterferencia ellenõrzésnél használt égési levegõ oxigén koncentrációjától. Ha a különbség nagyobb, ellenõrizni kell az oxigén-interferenciát és szükség esetén be kell állítani az elemzõ készüléket. 1.9. Keresztérzékenységi (interferencia) hatások NDIR és CLD elemzõ készülékeknél A kipufogógázban lévõ, az éppen elemzett gáztól különbözõ gázok különféleképpen befolyásolhatják a leolvasott értéket. Pozitív interferencia hatás lép fel az NDIR készülékekben, ha az interferenciát okozó gáz a mérendõ gázzal azonos, de kisebb hatást kelt. Negatív zavaró hatás lép fel az NDIR készülékekben azáltal, hogy az interferenciát okozó gáz kiszélesíti a mért gáz elnyelési sávját, és a CLD készülékekben azáltal, hogy az interferenciát okozó gáz fojtja a sugárzást. Az 1.9.1. és 1.9.2. pontban leírt interferencia ellenõrzést az elemzõ készülék üzembeállítása elõtt és nagyobb üzemszünetek után kell elvégezni. 1.9.1. CO elemzõ készülék keresztérzékenység-ellenõrzése A CO elemzõ készülék eredményeire a víz és a CO2 lehet hatással. Ezért egy a vizsgálat során használt legnagyobb mérési tartomány skála végértéke 80—100%-ának megfelelõ koncentrációjú CO2 kalibráló gázt kell szobahõmérsékleten vízen átbuborékoltatni, és fel kell jegyezni az elemzõ készülék kijelzését. Az elemzõ készülék kijelzése nem lehet nagyobb a skála végérték 1%-ánál a 300 ppm vagy afölötti tartományokban, és 3 ppm-nél nagyobb a 300 ppm alatti tartományokban. 1.9.2. NOx elemzõ készülék keresztérzékenység-ellenõrzése A CLD (és HCLD) elemzõ készülékek szempontjából figyelembe veendõ két gáz a CO2 és a vízgõz. E gázok keresztérzékenység hatása koncentrációjukkal arányos, ezért ellenõrzési eljárásokra van szükség a vizsgálat alatt várhatóan elõforduló legnagyobb koncentrációnál bekövetkezõ keresztérzékenység meghatározására. 1.9.2.1. A CO2 keresztérzékenység vizsgálata A legmagasabb mérési tartomány skála végértéke 80—100%-ának megfelelõ koncentrációjú CO2 kalibráló gázt kell átbocsátani az NDIR elemzõ készüléken és a CO2 értéket ‘A’-val jelölve fel kell jegyezni. Ez után a gázt körülbelül 50%-ra kell felhígítani NO kalibráló gázzal, át kell bocsátani az NDIR és (H)CLD elemzõ készüléken, és a CO2, illetve NO értékeket ‘B’-vel, illetve ‘C’-vel jelölve fel kell jegyezni. A CO2-t el kell zárni, és csak a NO kalibráló gázt kell a (H)CLD-n átbocsátani. A NO értéket ‘D’-vel jelölve fel kell jegyezni. A keresztérzékenységet az alábbiak szerint kell kiszámítani: %-os CO2 keresztérzékenység = ( ) ( ) ( ) ×             × − × × − B D A D A C amely nem lehet nagyobb a skála végérték 3%-ánál, és ahol: A: hígítatlan CO2 koncentráció NDIR-rel mérve, % B: hígított CO2 koncentráció NDIR-rel mérve, % C: hígított NO koncentráció CLD-vel mérve, ppm D: hígítatlan NO koncentráció CLD-vel mérve, ppm 1.9.2.2. A víz keresztérzékenység vizsgálata Ez a vizsgálat csak nedves gáz koncentráció mérésekre érvényes. A víz keresztérzékenység számításánál a NO kalibráló gázt vízgõzzel kell hígítani, és a keverék vízgõz koncentrációját a vizsgálatnál várható értékre kell beállítani. A szokásos mûködési tartomány skála-végértéke 80—100%-ának megfelelõ koncentrációjú NO kalibráló gázt kell átbocsátani az (H)CLD elemzõ készüléken és a NO értéket ‘D’-vel jelölve fel kell jegyezni. A NO gázt szobahõmérsékleten vízen kell átbuborékoltatni, át kell bocsátani a (H)CLD-n és a NO értéket ‘C’-vel jelölve fel kell jegyezni. Az elemzõ készülék abszolút mûködési nyomását és a vízhõmérsékletet meg kell állapítani és ‘E’-vel, illetve ‘F’-fel jelölve fel kell jegyezni. A keveréknek a buborékoltató-víz (F) hõmérsékletéhez tartozó megfelelõ telítési gõznyomását meg kell állapítani és ‘G’-vel jelölve fel kell jegyezni. A keverék vízgõz koncentrációját (%-ban) az alábbi módon kell kiszámítani: H =       × E G és ‘H’-val jelölve fel kell jegyezni. A várható hígított NO kalibráló gáz koncentráció (vízgõzben) az alábbiak szerint számítható: De =      − × H D és ‘De’-vel jelölve fel kell jegyezni. Dízelmotorok kipufogógázainál a kipufogógáz vizsgálat alatt várható maximális vízgõz koncentrációját (%-ban), az üzemanyagban H/C = 1,8/1 atomszámarány feltételezésével, a hígítatlan CO2 kalibráló gáz koncentráció (az 1.9.2.1. pontban mért ‘A’) alapján az alábbiak szerint kell felbecsülni: Hm = 0,9 × A és ‘Hm’-mel jelölve fel kell jegyezni. A víz keresztérzékenység értéke az alábbiak szerint számítható: %-os H2O keresztérzékenység =       ×       − × H Hm De C De amely nem lehet nagyobb a skála végérték 3%-ánál, és ahol: De: várható hígított NO koncentráció (ppm) C: hígított NO koncentráció (ppm) Hm: maximális vízgõz koncentráció (%) H: tényleges vízgõz koncentráció (%) Megjegyzés: Fontos, hogy ennél a vizsgálatnál a NO kalibráló gáz NO2 koncentrációja minimális legyen, mert a keresztérzékenység számításánál a NO2 vízben való elnyelõdése nincs figyelembe véve. 1.10. Kalibrálási idõközök Az elemzõ készülékek 1.5. pont szerinti kalibrálását legalább három havonként el kell végezni, vagy amikor a rendszeren olyan javítás vagy alkatrészcsere történt, ami a hitelesítésre hatással lehet. 2. A részecskemérõ rendszer kalibrálása 2.1. Bevezetés Minden berendezést olyan gyakran kell kalibrálni, hogy ennek a szabványnak a pontossági követelményei kielégíthetõk legyenek. A 3. számú melléklet 1. függelékének 1.5. pontjában és az 5. számú mellékletben szereplõ berendezéseknél alkalmazandó kalibrálási módszert tartalmazza ez a rész. 2.2. Áramlásmérés A gázsebesség-mérõk vagy az átfolyó gáztérfogatot mérõ mûszerek kalibrálása a nemzeti és/vagy nemzetközi szabványok szerint történjék. A maximális hiba a leolvasott érték ± 2%-án belül legyen. A gázáram differenciális nyomásmérési módszerrel történõ meghatározása esetén a különbség maximális hibája olyan legyen, hogy a GEDF pontossága ± 4%-on belül legyen (lásd az 5. számú melléklet 1.2.1.1. EGA pontját is). A számítás az egyes készülékek hibájának négyzetes középértékei segítségével végezhetõ el. 2.3. A hígítási arány ellenõrzése EGA (5. számú melléklet 1.2.1.1. pont) nélküli részecske-mintavevõ rendszer használata esetén a hígítási arányt minden új motorfelszereléskor ellenõrizni kell, járó motor mellett, vagy a CO2 vagy a NOx koncentrációt mérve a kezeletlen és a hígított kipufogógázban. A mért hígítási arány a CO2 vagy NOx koncentráció-mérésbõl számított hígítási arány ± 10%-án belül legyen. 2.4. A részáram viszonyok ellenõrzése A kipufogógáz sebességtartományát és a nyomásingadozásokat ellenõrizni kell, és ha szükséges, az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f6b3e0692e72240a5611df7a96e8e4a2624aeddb/dokumentumok/e8018d8f267c273beb7981b2cf88af0511256903/letoltes