Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1528

2. Felvételi munkahely Röntgencsõ: — Csõteljesítmény: min. 25/50 kW; — Feszültség: 40—150 kV; — Fókusz: max. 0,6/1,5 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények; — Anód fordulatszám: gyors; — Anód hõkapacitás: min. 220 kJ (300 kHU). Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott; — teljes fényû mezõ kivilágítás; — a sugárhatároló elemek kézi és/vagy motoros mozgatása a sugárrekeszen; — automatikus és kézi mezõhatárolás, amely a fókuszfilm távolság változtatását követi (opció); — csõfeszültség változtatásához illeszkedõ automatikus szûrõváltás legalább három tartományban. A) Felvételi vizsgálószerkezet, általános célra: — úszólapos felvételi asztal, csõtartó oszloppal (opció lineáris tomográf); — álló felvételi szerkezet (opció kétfunkciós vízszintesbe döntés). Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt. Opció: elevátoros asztal és mennyezeti csõtartó állvány. B) Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra: Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes