Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 18. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 538

3. táblázat A tartós zavarok által okozott kritikus határértékek százalékban Kritikus határértékek százalékban kifejezve a fogyasztásmérők osztályai szerint Zavartényező A B C Fordított fázissorrend 1,5 1,5 0,3 Feszültség aszimmetria (csak a háromfázisú fogyasztásmérőkre alkalmazandó) Áramágban folyó áram felharmonikus tartalma1 0,8 0,5 Az áramágakban folyó áram egyenáramú és felharmonikus komponensei1 1,5 Gyors tranziens zavarok Mágneses terek; nagyfrekvenciájú (sugárzó rádiófrekvenciás) elektromágneses tér; rádiófrekvenciás tér által indukált zavarok vezetékekben; és elektromágneses ingadozással szembeni zavartűrés Az elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az áramkörök torzítási tényezőjére, az egyenáramra és az áramkörökben fellépő felharmonikusokra nem állapítanak meg kritikus határértékeket. 4.3. A tranziens elektromágneses jelenségek megengedett hatása 4.3.1. Az elektromágneses zavarok legfeljebb olyan hatást gyakorolhatnak a villamos fogyasztásmérőkre, hogy közvetlenül a zavart követően – a villamos fogyasztásmérő pontosságának ellenőrzésére szolgáló kimenet nem adhat olyan impulzust vagy jelet, amely a kritikus határértéknél nagyobb mértékben meghaladja a mért energiára vonatkozó értéket, és a zavart követő bizonyos időtartamon belül a fogyasztásmérő – működése a legnagyobb megengedett hiba (MPE) határértékein belül helyreáll, és – az összes mérési funkció megvédett, és – lehetővé teszi az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását, és – a mért energia tekintetében nem jelezhet a kritikus határértéknél nagyobb eltérést. A kWh-ban kifejezett kritikus határérték m · Un · Imax · 10-6 , ahol m a fogyasztásmérő mérőegységeinek a száma, az Un mértékegysége a volt, az Imax mértékegysége pedig az amper. 4.3.2. A túláram által okozott kritikus határérték 1,5%. 2006/23. szám 5. Alkalmasság 5.1. Az előírt működési feszültség alatt a fogyasztásmérő pozitív eltérése nem lépheti túl a 10%-ot. 5.2. A teljes energiafogyasztás kijelzőjén elégséges számjegyet kell elhelyezni ahhoz, hogy ha a mérő teljes terhelés mellett (I=Imax, U=Un és PF=1) 4000 órán keresztül működik, a számláló ne forduljon át a kiinduló értékre; a kijelző kialakításának olyannak kell lennie, hogy működés közben ne lehessen visszaállítani. 5.3. Amennyiben az elektromos hálózatban áramkimaradás történik, a mért villamosenergia-mennyiségnek legalább négy hónapig még leolvashatónak kell lennie. 5.4. Üresjárás Amennyiben a fogyasztásmérő feszültség alatt van, de nem folyik benne áram (az áramág nyitott), akkor a fogyasztásmérő 0,8 · Un és 1,1 Un közötti feszültség mellett nem mérhet energiát. 5.5. A fogyasztásmérő indulása A fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) U=Un, PF=1 és I=Ist mellett meg kell induljon és folyamatosan kell mérje a felhasznált energiát. 6. Mértékegységek A mért villamosenergia-mennyiséget kilowattórában vagy megawattórában jelzik ki. 7. Üzembe helyezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes