Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-91 (Year: 2002, Number: 91)
Era: 1990-2004
Section: 18 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függeléke A/4. számú melléklet I. Rész.
Paragraph Index: 527

2. Az automatikus mérésvezérlés Az automatikus mérésvezérlés feladata a rendeletben rögzített felülvizsgálati feltételek biztosítása, különös tekintettel a következõ feltételekre: 2.1. A mérés akkor kezdhetõ meg, ha — a készülék hiteles és pontos, — minden jármûazonosító adat rendelkezésre áll, — a felülvizsgálathoz szükséges minden gyári, vagy azt a rendelet szerint helyettesítõ adat és információ rendelkezésre áll, — a jármû üzemmeleg, — a szemrevételezéses vizsgálat eredménye pozitív, amely a MEGFELEL jellemzõ mûszerbe billentyûzésével lesz „mért” érték. 2.2. A rendszernek a következõ vizsgálati eljárások valamelyikének vagy mindegyikének megfelelõ mérési programmal (programokkal) kell rendelkeznie:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a48a9cf1424d68d564d5e98167630fd83cd5205a/dokumentumok/ac4f7dd813244e0ebe54054182fe446f2b4a24f5/letoltes