Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-155 (Year: 2002, Number: 155)
Era: 1990-2004
Section: a 30/2002. (XII. 13.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 556

b) olyan felépítésûek legyenek, hogy pontos eredményeket mutassanak. 3.3.7.6. A nullázás-ellenõrzõ egységgel felszerelt mérlegek A fenti mérlegekre a 3.3.7.3. és 3.3.7.4. pontok alatt megállapított rendelkezések érvényesek, ha állandó terheléssel vizsgálják ezeket; a pontos értéktõl való legnagyobb megengedett eltérést a hivatkozott elõírások figyelembevételével kell kiszámítani 3.4. Helyszíni vizsgálatok A legnagyobb megengedett hiba vonatkozik bármilyen olyan mennyiségû termékre, amely nem kevesebb, mint a legkisebb összegzett teher. 3.4.1. Elmozdulást érzékelõ egység Gyakorlatilag ne legyen csúszás az elmozdulást érzékelõ egység és a szalag között. 3.4.2. A vizsgáló berendezés (ellenõrzõ mérleg) A szállítószalag-mérleggel mérni kívánt termékkel vagy termékekkel lefolytatott vizsgálatok („anyaggal történõ vizsgálatok”) során használt berendezés tegye lehetõvé az összegzett tehernek a legnagyobb megengedett hiba 20%-át meg nem haladó hibával történõ mérését. 3.4.3. A legkisebb összegzett teher értéke A legkisebb összegzett teher ne legyen kisebb, mint a következõ három érték közül a legnagyobb

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f74988118f8df7ff704a2eedcc66c348a3c8df89/dokumentumok/4cabca8b05361a686699a81f1b4c0421bec6bb04/letoltes