Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-166 (Year: 2002, Number: 166)
Era: 1990-2004
Section: az 53/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 1679

3. A felépítés részletei 3.1. Forgódugattyús mérõ 3.1.1. A mérõknek a nyomásesés mérése céljából rendelkezniük kell a bemeneti és a kimeneti csatlakozásoknál a statikus nyomás mérését lehetõvé tevõ megcsapolásokkal; a bemeneti csatlakozásnál mért nyomás számít referencia nyomásnak. 3.1.2. A mérõ tartalmazhat eszközt a dugattyú kézi elfordítására, azzal a feltétellel, hogy azt nem lehet a helyes mûködést befolyásoló módon alkalmazni. 3.1.3. A G 160 méretû és az ennél nagyobb mérõkben lévõ forgódugattyúk tengelyeinek csapágyazását lehet úgy készíteni, hogy ahhoz a plomba feltörése nélkül hozzá lehessen férni. 3.2. Turbinás mérõ 3.2.1. A mérõk tartalmazhatnak nyomásmegcsapolásokat, hogy a lapátkerék fölött a közvetlen közelben lévõ nyomást, mint referencia nyomást — ha szükséges, akkor közvetett módon — meg lehessen határozni. 3.2.1.1. Ha a forgórész fölött a gáz áramlásának visszafojtására szolgáló eszköz van, akkor a mérõ az e fejezet 3.2.1. pontjában megkövetelt nyomásmegcsapolás mellett, közvetlenül a fojtószelep elõtt tartalmazhat egy másik nyomásmegcsapolást is a fojtószelepen fellépõ nyomásesés meghatározása érdekében. 3.3. A nyomásmegcsapolás 3.3.1. A nyomásmegcsapolási furatok átlagos átmérõje 3 mm legyen. Amennyiben a nyomásmegcsapolások résformájúak, akkor az áramlás irányában legalább 2 mm szélesnek kell lenniük, a legkisebb keresztmetszetük pedig 10 mm2 legyen. 3.3.2. A nyomásmegcsapolásoknak záró-szerkezettel kell rendelkezniük. 3.3.3. A referencia nyomás nyomásmegcsapolását látható és tartós formában el kell látni „pr”, az egyéb nyomásmegcsapolásokat pedig „p” jelöléssel.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c9e306748d4d7a093e6d2488c3e090b0e43b0d65/dokumentumok/6e6779201a54b249becee377b75b90edd38f5c22/letoltes