Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 328

3. A befolyásoló mennyiségek hatásai A hiba változásait mindegyik befolyásoló mennyiség esetén meg kell határozni a VII. táblázatban megadott feltételek szerint, az e pontban felsorolt összes további feltételt figyelembevételével. VII. táblázat Befolyásoló mennyiségek A vizsgálatok és a feltételek jellege Teljesítménytényezõ Az átlagos hõmérsékleti tényezõ legnagyobb értéke (± ) Hõmérséklet 1 0,1 Ib-tól Imax-ig 0,2 Ib-tól Imax-ig 0,5 induktív 0,1%/˚C 0,15%/˚C Helyzet A függõlegeshez képest 3˚-os elhajlás esetén bármelyik irányban: 0,05 Ib Ib és Imax 3,0% 0,5% Feszültség 10%-os eltérés esetén bármelyik irányban a referencia-feszültséghez képest 0,1 Ib 0,5 Imax 0,5 Imax 0,5 induktív 1,5% 1,0% 1,5% Frekvencia 5%-os eltérés esetén bármelyik irányban az 50 Hz-hez képest 0,1 Ib 0,5 Imax 0,5 Imax 0,5 induktív 1,5% 1,3% 1,5% Hullámforma 2 Az áramban a harmadik felharmonikus 10%-os növekedés esetén: Ib-nál 0,8% Külsõ eredetû mágneses indukció 3 0,5 mT mágneses indukció esetén, a referenciafrekvenciánál, a fázis és irány legkedvezõtlenebb feltételei mellett: Ib-nál 3,0% Fordított fázissorrend Az egyenes fázissorrend megfordítása esetén: 0,5 Ib-tól Imax-ig (szimmetrizált terhelés) 0,5 Ib egyfázisú terhelésnél 1,5% 2,0% Egy tartozék mágneses tere 0,05 Ib 1,0% A számlálómû mechanikai terhelése vagy egy több árszabásos mellékkészülék mindegyik számlálómûvének mechanikai terhelése4 0,05 Ib 2,0% 1 Az átlagos hõmérsékleti együtthatót 10 ˚C és 30 ˚C között egy adott 20 ˚C körüli hõmérsékletre kell meghatározni szimmetrikusan. 2 Ha a hibaváltozást a hullámforma függvényében határozzák meg, a feszültség felharmonikus tartalmának 1%-nál kisebbnek kell maradnia és az áramba bevitt harmadik felharmonikus fázisának 0˚ és 360˚ között kell változnia. 3 A megkövetelt indukciót olyan 1 m-es átlagos átmérõjû, kör alakú tekercs középpontjában kell elõállítani, amely négyszög keresztmetszetû, sugárirányú vastagsága az átmérõjéhez képest kicsi és 400 ampermenet gerjesztésnek megfelelõ indukciót hoz létre. 4 A számlálómû mechanikai terhelésének hatását a mérõ beállításakor kell kompenzálni. 2002/71. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes