Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-103 (Year: 2000, Number: 103)
Era: 1990-2004
Section: a 35/2000. (X. 18.) GM rendelethez
Paragraph Index: 102

2. Szerkezeti előírások 2.1. A mérőeszközök gyártásához használt üvegnek átlátszónak kell lennie, és mentesnek minden olyan hibától, ami a skála leolvasását zavarja. Az üveg köbös hőtágulási együtthatója legfeljebb 27× 10—6 ˚C—1 lehet. 2.2. A ballasztanyagot a mérőeszköz aljában kell rögzíteni. A mérőeszközt elkészítése után egy órán keresztül 80 ˚C-on, vízszintes helyzetben kell tartani, majd utána lehűteni ugyanebben a helyzetben. Ez után úgy kell úsznia, hogy tengelyének iránya a függőlegestől 1,5˚-nál nagyobb mértékben ne térjen el.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/fd5245ca87144c3a3b6ed58efbbeed3245e53ce7/dokumentumok/b93750d7493a1c575655a0494ecff06db047f239/letoltes