Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-76 (Year: 2000, Number: 76)
Era: 1990-2004
Section: 5. számú melléklet az 1/2000. (VII. 21.) KöViM—KöM együttes rendelethez
Paragraph Index: 292

5. számú melléklet az 1/2000. (VII. 21.) KöViM—KöM együttes rendelethez Elemzõ és mintavevõ rendszer GÁZ- ÉS RÉSZECSKE-MINTAVEVÕ RENDSZEREK Ábraszám Megnevezés Kezeletlen kipufogógáz elemzõ rendszere Hígított kipufogógáz elemzõ rendszere Részleges átáramlás, izokinetikus áramlás, szívóventilátor vezérlés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, izokinetikus áramlás, nyomóventilátor vezérlés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, CO2 vagy NOx vezérlés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, CO2 és szénegyensúly, teljes mintavétel Részleges átáramlás, egy Venturi-csõ és koncentráció mérés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, kettõs Venturi-csõ vagy fojtótárcsa és koncentráció mérés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, többcsöves megosztás és koncentráció mérés, rész-mintavétel Részleges átáramlás, áramlásszabályozás, teljes mintavétel Részleges átáramlás, áramlásszabályozás, rész-mintavétel Teljes átáramlás, térfogat-kiszorításos szivattyú vagy kritikus áramlású Venturi-csõ, rész-mintavétel Részecske-mintavevõ rendszer Teljes átáramlású rendszer hígító rendszere 1.1. A kibocsátott gáznemû szennyezõanyagok meghatározása Az 1.1.1. pont és a 2. és 3. ábra részletesen bemutatja az ajánlott mintavételi és elemzõ rendszereket. Mivel ugyanaz az eredmény többféle konfigurációval is elérhetõ, nem kell szigorúan ragaszkodni ezekhez az ábrákhoz. Kiegészítõ alkatrészek: mûszerek, szelepek, mágnesszelepek, szivattyúk és kapcsolók alkalmazhatók kiegészítõ adatok nyerése és a részrendszerek mûködésének összehangolása céljából. Más alkatrészek, amelyek egyes rendszerek pontosságának biztosításához nem szükségesek elhagyhatók, ha elhagyásuk a mûszaki szempontok helyes megítélésen alapul. 1.1.1. A CO, CO2 , HC, NOx gáznemû összetevõk A kezeletlen vagy hígított gáznemû szennyezõanyagok meghatározására szolgáló elemzõ (analitikai) rendszer leírása az alábbiak használatán alapul: — HFID elemzõ készülék a szénhidrogének mérésére, — NDIR elemzõ készülék a szénmonoxid és széndioxid mérésére, — HCLD vagy egyenértékû elemzõ készülék a nitrogénoxid mérésére. A kezeletlen kipufogógáz (lásd a 2. ábrát) esetében a mintát az összes összetevõhöz egyetlen mintavevõ szondával vagy két szorosan egymás mellett elhelyezett szondával lehet venni, belsõ megosztással a különbözõ elemzõ készülékekhez. Ügyelni kell arra, hogy az elemzõ rendszer egyetlen pontján se következhessék be a kipufogógáz összetevõk kondenzációja (a vizet és kénsavat is beleértve). Hígított kipufogógáznál (lásd a 3. ábrát) a szénhidrogén-mintát más mintavevõ szondával kell venni mint a többi összetevõ mintáját. Ügyelni kell arra, hogy az elemzõ rendszer egyetlen pontján se következhessék be a kipufogógáz összetevõk kondenzációja (a vizet és kénsavat is beleértve).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f6b3e0692e72240a5611df7a96e8e4a2624aeddb/dokumentumok/e8018d8f267c273beb7981b2cf88af0511256903/letoltes