Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 302

b) a folyadékhoz képest a levegõ vagy a gázok bármely aránya megengedhetõ, ha a gázleválasztót olyan térfogatáramra tervezték, amely 20 m3/h vagy alacsonyabb; — 30 m3/h-ra kell korlátozni, ha a gázleválasztót olyan legnagyobb térfogatáramra tervezték, amely magasabb, mint 20 m 3/h. (A levegõt és a gázokat légköri nyomáson kell mérni, hogy meghatározható legyen azok százaléka.) Ezenkívül az automatikus gázleválasztónak megfelelõen és folyamatosan kell mûködnie a gázleválasztóra elõírt legnagyobb nyomáson. 2.2.1.5. Ha a gázleválasztót úgy hagyták jóvá, mint egy jóváhagyott mérõrendszerbe épített részegységet, a 2.2.1.4. pont követelményeit lehet rá alkalmazni. Ebben az esetben gázjelzõ nem szükséges. Ha a mérõrendszerben van gázjelzõ, akkor a gázleválasztónak a 2.1. pontban rögzített hibahatárokon belül biztosítania kell a mérendõ folyadékba keveredett levegõ vagy gázok leválasztását, a következõ feltételek mellett:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes