Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 326

a) egyfázisú mérõ esetén a hibák meghatározása elõször a szokásos módon a hálózatra csatlakoztatott mérõvel, majd mind az áramágak, mind a feszültségágak csatlakozásainak megfordításával történik. A fenti két hiba közötti különbség fele a hibaváltozás értéke. Mivel a külsõ tér fázisa nem ismert, ezért az ellenõrzést 0,1 Ib alapáramnál, eggyel egyenlõ teljesítménytényezõnél és 0,2 Ib alapáramnál, 0,5 teljesítménytényezõnél kell elvégezni;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes