Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1999-81 (Year: 1999, Number: 81)
Era: 1990-2004
Section: az 51/1999. (IX. 10.) GM rendelethez
Paragraph Index: 69

2. Az irányváltási hiba meghatározása Ezt a vizsgálatot csak olyan mérőműszeren kell elvégezni, amelyeket a normál használatban arra terveztek, hogy csökkenő nyomásokat mérjenek. A vizsgálatnál a nyomásmérő legalább öt, a skálán egyenletesen elosztott pontján, növekvő és csökkenő nyomásértékeken végeznek leolvasásokat. A mérési pontok közül egy a tartomány felső és egy a tartomány alsó határa közelében van. A csökkenő értékek esetében a leolvasásokat azután kell elvégezni, hogy a nyomásmérőt legalább 20 percen át a mérési tartomány felső határán tartották.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/338eb69bc954db6136ace11d42f10339576cf881/dokumentumok/5aee49a4b00e3494027520fee4d7cd17c203a913/letoltes