Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-108 (Year: 2002, Number: 108)
Era: 1990-2004
Section: a 69/2002. (VIII. 15.) FVM rendelethez
Paragraph Index: 397

5. Ha az emésztési folyamat nem teljes és a szûrés így nem végezhetõ el akkor, amikor a berendezésben az automatikus eljárás az 1. pont alapján elvégzésre került, a reakciós kamra tetejét ki kell nyitni, és meg kell gyõzõdni arról, hogy van-e hab vagy folyadék a kamrában. Amenynyiben van, a következõk szerint kell eljárni: — Be kell zárni az alsó szelepet a reakciós kamrán. — Le kell venni a szûrõtartót az állványról, és a membránszûrõt tárgylemezre vagy Petri-csészébe kell helyezni. — Egy új membránszûrõt kell helyezni a szûrõtartóba, és a szûrõtartót vissza kell helyezni az állványra. — Vizet kell önteni a berendezésben lévõ folyadék kamrájába, amíg annak szintje fedi az alsó érzékelõt. — El kell végezni az automata tisztító programot. — A tisztító program elvégzése után a reakciós kamra tetejét le kell venni, és ellenõrizni kell folyadék maradvány jelenlétére. — Amennyiben a kamra üres, le kell venni a szûrõtartót az állványról és át kell helyezni a membránszûrõt csipesszel egy tárgylemezre vagy egy Petri-csészébe. — A két membránszûrõt a 2. pont szerint meg kell vizsgálni. Amennyiben a szûrõket nem lehet megvizsgálni, akkor az egész emésztési folyamatot meg kell ismételni hosszabbított emésztési idõvel, az 1. pontban leírtak szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/d5d58498e1ab7841b427cb4caa66f7af7beea701/dokumentumok/6238aa8868606e1794f1b737427f72033d8f51a4/letoltes