Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-32 (Year: 1998, Number: 32)
Era: 1990-2004
Section: a 19/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez
Paragraph Index: 213

3. Osztályozás 3.1. Mérlegek (egy méréstartományú mérlegek) A segédkijelzővel felszerelt mérlegeknek az I. vagy II. pontossági osztályhoz kell tartozniuk. Ezen a két pontossági osztályba tartozó mérlegek esetén alsó méréshatár értékeit az 1. táblázatból úgy kapjuk meg, hogy a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a tényleges osztásértékkel (d) helyettesítjük. Ha d< 0,1 mg, az I. pontossági osztályú mérleg felbontása kisebb lehet mint 50 000 e. 3.2. Változó méréstartományú mérleg Több méréstartomány akkor megengedett, ha ezek egyértelműen feltüntetésre kerültek a mérlegen. Valamennyi méréstartomány jellemzőinek meg kell felelniük a 3.1. pont követelményének. Ha a méréstartományok különböző pontossági osztályokba esnek, a mérlegnek annak a szigorúbb követelménynek kell megfelelnie, amely abból a pontossági osztályból következik, amelybe a tömegmérés tartomány esik. 3.3. Változó osztásértékű mérleg 3.3.1. Az egy méréstartományú mérlegnek több részméréstartománya lehet. Pontossági osztály Hitelesítési osztásérték (e) Alsó méréshatár minimális értéke (Min.) Felbontás (n) n = Max/e legkisebb érték legnagyobb érték I. 0,001 g≤e 100e 50 000 II. 0,001 g≤e≤0,05 g 20e 100 000 0,1 g≤e 50e 5 000 100 000 III. 0,1 g≤e≤2 g 20e 10 000 5 g≤e 20e 10 000 IV. 5 g≤e 10e 1 000 1998/32. szám A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek. 3.3.2 A rész méréstartományok: (index: i = 1, 2, …) a következők szerint vannak meghatározva: — azok hitelesítési osztásértéke ei, ahol ei+ 1> ei — azok felső méréshatára Maxi — azok alsó méréshatára Mini = Maxi—1 (ahol i = 1 esetén az alsó méréshatár Min1 = Min) Az ni felbontás minden rész-méréstartományra: ni = Maxi/ei 3.3.3. Minden rész-méréstartományban az ei, ni, Min1 értékei feleljenek meg a mérleg pontossági osztályára vonatkozó 1. táblázat szerinti követelményeknek. Az utolsó rész-méréstartomány kivételével a 2. táblázat szerinti követelményeket kell teljesíteni a mérleg pontossági osztályának megfelelően.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f09911e4c9cf59b5eacbe293c7e3a1b4a2f7daa2/dokumentumok/94109914ef31ddfadd6e075aa568c9fd38ed4230/letoltes