Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1543

2. Mûszaki követelmények 2.1. Alapvetõ mûszaki jellemzõk Röntgen generátor: — névleges kimenõ telj.: min. 60 kW (150 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 750 mA); — csõfeszültség: min. 40—150 kV; — a csõfeszültség megengedett hullámossága 80 kV-on a maximálisan beállítható csõáramnál legfeljebb: 5%; — röntgencsõ áram: max. 800 mA; — expozíciós idõ: 1 ms—5 s; — legnagyobb beállítható mAs érték: 600; — programozható testrész automatika; — expozíciós automatika. Röntgencsõ: — csõteljesítmény: min. 30/60 kW; — fókusz: max. 0,6/1,2 mm; — anód fordulatszám gyors; — anód hõkapacitás: 220 kJ (300 kHU); — csõ feszültség: min. 40—150 kV. Vizsgálószerkezet: — döntés lágyindítás; — döntési tartomány: 90/15˚; — szerelhetõ képerõsítõ: min. 12′′; — kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás; — kazetta méretek: min. 3 féle + 35× 35; — távirányítás opcionális. Képátviteli rendszer: — képerõsítõ: min. 12′′, 3 mezõs; — CCD kamera felbontás: 10204× 1024; — CCD kamera kontraszt felbontás: 12 bit. Digitális rendszer: — digitális felvételezés; — legnagyobb akvizíciós ráta (felvétel): minimum 6 kép/sec; — legnagyobb akvizíciós ráta (átvilágítás): minimum 12 kép/sec; — nagyméretû monitor (21′′); — képosztás; — digitális átvilágítási zajcsökkentés; — utolsó kép tartása; — dinamikus kép; — rekurzív filter mozgásérzékelõvel; — képtárolás merevlemezen; — postprocessing lehetõségek; — standard lézerkamera interface; — DICOM 3.0 hálózati szabvány szerinti digitális hálózati kapcsolat legalább az alábbi funkciókkal: store, send, MWM, HIS/RIS kapcsolat.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes