Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1516

2. Felvételi munkahely: Röntgencsõ: — Csõteljesítmény: min. 25/50 kW; — Feszültség: 40—150 kV; — Fókusz: max. 1,2/1,8 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények; — Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors); — Anód hõkapacitás: min. 150 kJ (200 kHU). Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott; — teljes fényû mezõkivilágítás; — a sugárhatároló elemek kézi és/vagy motoros mozgatása a sugárrekeszen; — automatikus mezõhatárolás, amely a fókusz-film távolság változtatását követi (opció); — a csõfeszültség változtatásához illeszkedõ automatikus szûrõváltás legalább három tartományban. 2/A. Felvételi vizsgálószerkezet általános célra: — úszólapos felvételi asztal, csõtartó oszloppal (opció lineáris tomográf); — álló felvételi szerkezet (opció: vízszintesbe döntés). Mindkét szerkezettípus tartalmazzon beépített motoros Buckyt. Opcionálisan elevátoros asztal és mennyezeti csõtartó állvány választható. 2/B. Felvételi vizsgálószerkezet speciális célra: Lineáris tomographia, traumatológiai munkahely, végtagfelvételi munkahely, speciális felvételi munkahely egyedi követelményrendszer szerint.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes