Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 24. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 578

4. A mérőeszköznek biztosítania kell a műszer tervezése szerinti előírt nyúlékonyságnak megfelelő terméknek nem nyújtott állapotban történő lemérését. III. FEJEZET – Területmérő-eszközök Működési feltételek 1.1. Méréstartomány A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek. 1.2. A termék állapota Adott esetben a termék sebességével, vastagságával és felületminőségével kapcsolatban a gyártónak meg kell adnia a mérőeszközre vonatkozó korlátozásokat. Legnagyobb megengedett hibák (MPE) 2. Mérőeszköz A legnagyobb megengedett hiba 1,0%, de legalább 1 dm2. Egyéb követelmények 3. A termék felhelyezése A termék visszahúzása vagy megállítása nem okozhat hibát a mérési eredményben. Ha ez hibát okozna, akkor a kijelzett érték tűnjön el. 4. Osztásérték A mérőeszközt 1,0 dm2-es osztásértékkel kell gyártani. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy vizsgálati célból egy 0,1 dm2-es osztásérték is rendelkezésre álljon. 2006/23. szám IV. FEJEZET – Többdimenziós mérőeszközök Működési feltételek 1.1. Méréstartomány A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek. 1.2. Legkisebb méret A legkisebb méret alsó határát az osztásértékek szerint az 1. táblázat határozza meg.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes