Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 19626

3. MÉRŐ BERENDEZÉSEK 3.1 A mérő berendezések vagy hordozható közvetlenül leolvasható, vagy a területen egy, vagy több rögzített helyen elhelyezett, rádió - vagy kábel rendszer (pl. telefon, stb.) segítségével egy központi elhelyezésű, rögzítő berendezéssel összekapcsolt készülékek. 3.2 A területen elhelyezett berendezés jellemzőinek -ideértve az átviteli rendszert is,- teljesíteni kell az IEC 1791 számú (Precíziós hangszint mérő berendezések) kiadványban szereplőket, kivéve, hogy a 40 noy kontúr inverzével egyenlő frekvencia súlyozást kell alkalmazni (lásd A5 - 1 ábra). Az 1000 Hz-hez viszonyított 40 noy kontúr inverzének legközelebbi dB-re becsült értékét az A5-1 táblázat adja meg. A berendezés súlyozási elemének relatív frekvencia válasza ±0,5 dB értékhatár között tartandó. Ha a közvetlen leolvasású berendezésben ilyen súlyozó hálózat kapott helyet, akkor a mikrofon akusztikus bemenete és a leolvasó egység közötti kapcsolatban a 40 noy-os kontúr inverzét az IEC 1791 számú kiadványában a C súlyozási görbére nézve előírt tűréssel kell követni. A fent leírt műszerezettséggel végzett mérések 7 dB érték hozzáadása után a PNdB-ben megadott észlelt zajszintnek közelítőleges értékeit adják. 3.3 Az észlelt zajszint becslésének alternatív módszere a zajt egy A-súlyozási hálózattal2 egybekötött hangszintmérővel mérő és az eredményhez egy -a zaj frekvencia spektrumtól függően rendszerint 9 és 14 dB közötti- K korrekciót hozzáadó eljárás. Az eredmények jelentésekor meg kell adni a K értéket és a mérést végző hatóság által ezen érték meghatározására használt módszert. 3.4 A légijármű zaj figyelésére használatos mikrofon rendszereket úgy kell elhelyezni a helyszínen, hogy az hó, eső és más káros időjárási tényezőkkel szemben a mikrofonoknak megfelelő védelmet nyújtson. A szélvédők és más védő felszerelések által előidézett beviteli veszteségekre a mért adatok frekvencia és az időjárási körülmények függvényében történő megfelelő korrekcióját el kell végezni. 1 Ezt a kiadványt először 1965-ben tette közzé a Central Office of the International Electrotechnical Commission, 3 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 2 Az A-súlyozású hálózat leírása az IEC 179. sz. kiadványában található. 2007/70/II. szám A5 - 1. Ábra - Az észlelt zajosság kontúrjai A5 - 1. Táblázat - Az 1000 Hz -nél felvett értékhez viszonyított 40 noy-os kontúr inverzének közelítése a legközelebbi decibelre Hz dB -14 -12 -11 -9 -7 -6 -5 Hz dB -3 -2 -1 Hz dB +2 +6 +8 +10 +11 +11 Hz dB +10 +9 +6 +3 2007/70/II. szám Megjegyzés.- Ha a zaj idő függvényű rögzítése előírt, akkor a zaj jel rögzíthető mágneses szalagon, grafikus szintrögzítőn, vagy más, a célra alkalmas berendezés révén. 3.5 A rögzítő és a kijelző berendezésnek teljesítenie kell az IEC 179. sz. Kiadvány3 "lassú" reagálásúnak nevezett kijelző műszerekre vonatkozó dinamika jellemzőit. Megjegyzés.- Ha a zaj jel előrelátható tartama 5 mp-nél kevesebb, akkor a "gyors" kitétellel jelölt dinamikus karakterisztikák alkalmazhatók. A jelen megjegyzés céljaira az időtartam meghatározása a következő: a rögzített jel meghatározó lefolyási időtartama, amely során az inverz 40 noy-os kontúrral megegyező amplitúdó karakterisztikájú súlyozó hálózaton keresztül haladó rögzített zaj jel a maximum érték 10 dB-s határán belül marad. 3.6 A mikrofon rendszert eredetileg a szabadmezős kalibráció elvégzésére felszerelt laboratóriumban kell kalibrálni és kalibrációját minden hat hónapban újra ellenőrizni kell. 3.7 A mérési területen történő felállítása előtt és azt követően megfelelő időközönként a teljes mérő rendszert laboratóriumban kell kalibrálni annak biztosítására, hogy a rendszer átviteli frekvencia és dinamika tartomány követelményei jelen dokumentumban leírt előírásoknak megfeleljenek. Megjegyzés.- Nem szándék kizárni, hogy az észlelt zajszintek közelítő értékeit a fentiekben leírtaktól eltérően eredményező közvetlen leolvasású mérő rendszereket használjanak a figyelésben.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes