Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-37 (Year: 2011, Number: 37)
Era: contemporary
Section: „37. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez
Paragraph Index: 1193

4. Eszközök A szokásos laboratóriumi eszközök, valamint a következõk: 4.1. Sûrûségmérõ A sûrûségmérõ olyan üveg úszótest, amely alsó végén széles és nehéz. A felsõ végéhez közös tengelyû üvegcsõ csatlakozik, amelynek felsõ vége zárt. Az üveg úszótestben van a sûrûségmérõ tömegének beszabályozásához szükséges nehezék (ólom, higany stb.). Az üvegcsõben osztott skála van, 1,025–1,035 g/ml beosztással. A sûrûségmérõt piknométeres módszerrel kell ellenõrizni. A piknométer kb. 100 ml ûrtartalmú és precíziós hõmérõvel van ellátva. 4.2. Hengerek (üveg vagy rozsdamentes acél). Minimális méretek: – belsõ átmérõ kb. 35 mm – belsõ magasság kb. 225 mm 4.3. Vízfürdõ, 20  0,1 °C-ra beállítható. 4.4. Vízfürdõ, 40  2 °C-ra beállítható. 4.5. Hõmérõ, 0,5 °C beosztással.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/544d2741340785ae3ac7214d6f8198a531a4d2e3/dokumentumok/57403ed108a7e6980bb4715779d47cc25fda68a4/letoltes