Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 317

1. Legnagyobb megengedett hiba A IV/2. pontban meghatározott referencia-feltételek mellett az egyfázisú fogyasztásmérõk és a többfázisú fogyasztásmérõk hibái szimmetrikus terhelésnél nem haladhatják meg az IV. táblázatban megadott hibákat és a többfázisú mérõk hibái egyfázisú terhelésnél (szimmetrizált feszültségek mellett) nem haladhatják meg az V. táblázatban megadott hibákat. IV. táblázat Áramérték Teljesítménytényezõ Legnagyobb megengedett hiba (± ) 0,05 Ib 2,5% 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 2,0% 0,1 Ib 0,5 induktív 2,5% 0,2 Ib ≤ I ≤ Imax 0,5 induktív 2,0% 2002/71. szám V. táblázat Áramérték Teljesítménytényezõ Legnagyobb megengedett hiba (± ) 0,2 Ib ≤ I ≤ Ib 3,0% Ib ≤ I ≤ Imax 4,0% Ib 0,5 induktív 3,0% Alapáram és eggyel egyenlõ teljesítménytényezõ esetén az egyfázisú terheléses fogyasztásmérõ hibája és a szimmetrizált többfázisú terhelés melletti százalékos hiba közötti különbség nem haladhatja meg a 2,5%-ot. A háromfázisú mérõ egyfázisú terhelése olyan terhelést jelent, amely egy négyvezetékes rendszer esetében (amelynek egyik vezetéke nullavezeték) a nulla és valamelyik fázis között, vagy egy nullavezeték nélküli háromvezetékes rendszer bármely két fázisa között képzõdik. Mindegyik esetben a teljes feszültségrendszernek a mérõhöz kapcsolva kell maradnia.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes