Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 330

5. Hibaváltozás saját melegedés következtében Miután a feszültségág 1 órán keresztül a referencia-feszültség alatt volt anélkül, hogy az áramágak áram alatt lettek volna, a névleges legnagyobb áramot kell az áramtekercsekre adni. A fogyasztásmérõ hibáját közvetlenül üzembe helyezése után kell mérni, és ezután megfelelõen rövid idõközönként ahhoz, hogy a hibaváltozási görbe az idõ függvényében felrajzolható legyen. A vizsgálatot legalább egy órán keresztül kell végezni, és minden esetben addig, amíg a megfigyelt eltérés 20 perc alatt nem nagyobb, mint 0,2%. A fenti vizsgálat szerint mért önmelegedés miatt fellépõ hibaváltozás nem lehet nagyobb, mint 1%, eggyel egyenlõ teljesítménytényezõnél, illetve 1,5% 0,5-ös teljesítménytényezõnél.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes