Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-46 (Year: 1998, Number: 46)
Era: 1990-2004
Section: 4. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez
Paragraph Index: 2587

4. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez Általános sebészeti műtő minimumfeltételei Műszerek neve műtőasztal — általános feladatoknak megfelelően v. műtőasztal — speciális feladatoknak megfelelően műtőasztal — = lumbális kiemelési lehetőséggel (urológia) műtőasztal — = beépített v. mobil, cserélhető felsőrész rendszerrel (pl. traumatológia, ortopédia) műtőasztal — levehető fej- és lábrész műtőasztal — szabványos oldalsín a tartozékok számára műtőlámpa — biztonsági áramforrással, fix, mennyezeti műtőlámpa — árnyékmentes műtőlámpa — asztalonként 1 fő lámpa min. 50 000 lux műtőlámpa — 1 szatellit min. 20 000 lux műtőlámpa — mélységélesség 20 cm műtőlámpa — lámpafej magasság állíthatóság, legalább 50 cm műtőlámpa — lámpafej dönthetősége, legalább 60 cm műtőlámpa — mobil, gördíthető, állványos 2—4 égős központi (v. falon kívüli palackos) gázellátó műtőlámpa — oxigén, szívás, sűrített levegő rendszerrel [3, 5, 7 bar (az utóbbi csak ortopédia, műtőlámpa — ill. traumatológiai műtőbe)] nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral műtéti észlelő EKG rendszer + monitor infúziós pumpa + állvány röntgen sebészeti mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer (trauma és ortopédia) nagyfrekvenciájú vágókészülék és elektrocoaguláló műszerasztal gördíthető (fékezhető) műszerelőasztal, sonnenburg (fékezhető) operatőri szék (karos, állítható) műszerasztal fix műtőzsámoly, kétlépcsős infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható sterildoboz tároló és állvány röntgen filmnéző szekrény vérkészítmény hűtő (központi műtőben közös)* vérkészítmény melegítő* sugárvédő ólomgumikötények defibrillátor motoros szívó izoláló állvány ledobó állvány * Központi műtőnél. 1998/46. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4395f42d6b173244941d78099f6a1267bfd8cd27/dokumentumok/0711e5b1d898f1cde2dafa7e8f2518aa89ff249b/letoltes