Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1558

2. Mûszaki követelmények Az UH vizsgáló berendezés (középkategóriás) felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lenni, melynek részegységei funkcionálisan illesztettek. 2003/154. szám 2.1. Normatív elõírások A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi elõírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit. 2.2. Alapvetõ mûszaki jellemzõk Color Doppler UH diagnosztikai berendezés: — min. 15′′-os színes monitor; — 2 transducer egyidejû csatlakoztatási lehetõség; — image memory (cine memory) egység; — lábkapcsoló. Funkciók: — 2D, szövetharmonizációs leképezés, duplex Doppler, color Doppler, pulzus- és folyamatos hullámú spektrális Doppler, power angio. Transducerek minimálisan: — konvex multifrekvenciás (legalább 2,5—5,0 MHz) hasi; — lineáris multifrekvenciás (legalább 5,0—10,0 MHz) vascularis/lágyrész. Szoftverek minimálisan: — általános hasi; — lágyrész (ízületi/mamma/pajzsmirigy); — vascularis; — urologiai. Képrögzítõk: — fekete/fehér printer; — S—VHS vagy digitális real time képrögzítés; — beépített vagy csatlakoztatható digitális archiválási lehetõség; — DICOM szabványos hálózati felület;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes