Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-60 (Year: 2010, Number: 60)
Era: contemporary
Section: alkalmas a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján.
Paragraph Index: 591

1. táblázat: Az ellenõrzéshez használt nyomásmérõk jellemzõi Nyomástartomány p bar Skálaosztás max. bar Pontosság bar Elõírt pontossági osztály Méréshatár bar 0 < p  6 0,1 0,1 1,6 1,0 0,6 6 < p  16 0,2 0,25 1,6 1,0 p > 16 1,0 1,0 2,5 1,6 1,0 Az ellenõrzéshez használt nyomásmérõt legalább kétévente egyszer ellenõriztetni (pl. kalibráltatni) kell. 2.2.2.2. A permetezõgép nyomásmérõjének ellenõrzési módszere A permetezõgépek nyomásmérõjét a permetezõgépen vagy tesztpadon kell vizsgálni. Az ellenõrzést emelkedõ, majd csökkenõ nyomásértékeknél egyaránt végre kell hajtani. 2.2.3. A térfogat/hektár érték szabályozása során alkalmazott átfolyásmérõk Az ellenõrzésnél alkalmazott mérõberendezések hibája nem haladhatja meg a mért érték 1,5%-át. 2.2.4. A keresztirányú eloszlás egyenletességének mérése vályúsor segítségével 100 mm széles (a vályúk szélességére vonatkozó tûrés ± 2,5 mm), legalább 80 mm mély, és legalább 1,5 m hosszú vályúkbólállóvályúsortkellhasználnia keresztirányúeloszlásegyenletességének(keresztirányúszórásegyenletesség) meghatározására. A vizsgálat megkezdését megelõzõen a vályúk méreteit megfelelõ eszközökkel kell ellenõrizni (például egy sablon) annak érdekében, hogy a fenti jellemzõk biztosítottak legyenek. A skálabeosztással ellátott mérõhengereknek egyforma típusúnak, és méretûnek, és legalább 500 ml térfogatúaknak kell lenniük. A skálabeosztás maximum 10 ml lehet. A hengerek mérési hibája nem lehet nagyobb 10 ml-nél vagy a mért érték 2%-ánál. Az elektronikus adatgyûjtésre képes, illetve a mérés lépésenként történõ elvégzését biztosító vizsgáló berendezések (pl. szkennerek) vályúinak szélessége meg kell, hogy feleljen a fentebb említett méreteknek. A vályúk szélességére vonatkozó tûréshatár ezeknél a berendezéseknél ± 1 mm. A mérés során használt sínpályán történõ haladás során az egyes mérési pontok pozícionálása ± 20 mm-es pontossággal történjen. Az egyes vályúkban összegyûjtött (felfogott) folyadék mennyiségének mérési hibája 300 ml/min mennyiség esetén kevesebb, mint 4% lehet. A vályúsor használati útmutatója tartalmazzon a berendezés pontos beállítására vonatkozó információt. Óvintézkedéseket kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a mérések eredményeit az idõjárási viszonyok befolyásolhassák. Különbözõ típusú berendezések használhatók, ha alkalmazásuk során legalább azonos (vagy még jobb) mérési pontosság biztosítható. A vizsgáló berendezés jellemzõi meg kell, hogy feleljenek a vizsgálandó szórókeret méretének, illetve a permetezés típusának, valamint biztosítania kell, hogy a teljes átfedett tartomány meg legyen vizsgálva. 2.2.5. A folyadékszállítás (szórásteljesítmény) meghatározása Ezt a mérést el lehet végezni szórókereten üzemelõ, vagy a szórókeretrõl leszerelt fúvókákkal is. A mérési hiba nem haladhatja meg a mért érték 2,5%-át. 2.2.5.1. Mérés szórókereten üzemelõ fúvókákkal Az egyes fúvókák folyadékszállítását (szórásteljesítményét – l/perc) a fúvókák gyártója által ajánlott minimum, és maximum nyomáson, továbbá legalább két köztes nyomásértéknél meg kell határozni minimum háromszoros ismétlésben. Az egyes mérések minimális idõtartama minden egyes fúvókánál: 1 perc. A mérést mindegyik, a gépre szerelt fúvókagarnitúra esetében el kell végezni. 2.2.5.2. Mérés a szórókeretrõl leszerelt fúvókákkal Az egyes fúvókák szórásteljesítményének mérését a célra alkalmas tesztpadon kell végrehajtani. 2.2.6. A nyomásesés mérése Az egyes szórókeret-szakaszok végére, azonos helyre (az egyes szakaszok szélén található fúvókára) szabványos nyomásmérõt kell felszerelni. Legalább két különbözõ üzemi nyomásértéket kell beállítani a permetezõgép nyomásmérõjén. A permetezõgép nyomásmérõje által mutatott értékeket össze kell hasonlítani a szabványos nyomásmérõ által mért értékekkel. 2.2.7. Nyomásváltozás mérése az egyes szórókeret-szakaszok lezárásakor Az egyes szórókeret-szakaszok bemeneti részére, azonos helyre (az egyes szakaszok betáplálási pontjához legközelebb található fúvókára) szabványos nyomásmérõt kell felszerelni. A szabványos nyomásmérõ által mutatott érték változását meg kell figyelni a szakaszok egyenként történõ lezárásakor. 2.2.8. Egyéb vizsgáló berendezések Fordulatszámmérõ (erõátvitel), mérõszalag (fúvókák osztása és magassága), stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás), mérõhenger (2 l mérési tartománnyal, 20 ml skálabeosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérõ (fúvókák szórásteljesítménye), valamint légnyomásmérõ (szivattyú légüstjében lévõ levegõ nyomása).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2e90390c97dcf9c3967b2c8d258d15641769e35d/dokumentumok/b629672eeb5d7598a773d106d577310e9adadb38/letoltes