Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2000-76 (Year: 2000, Number: 76)
Era: 1990-2004
Section: 5. számú melléklet az 1/2000. (VII. 21.) KöViM—KöM együttes rendelethez
Paragraph Index: 303

12. ábra Részleges átáramlású hígító rendszer áramlásszabályozással és rész-mintavétellel A kezeletlen kipufogógáz az EP kipufogócsõbõl az SP mintavevõ szondán és a TT átvezetõ csövön keresztül kerül a DT hígító alagútba. A kipufogógáz megosztását és DT-be áramlását az FC2 áramlásszabályozó szabályozza, amely megfelelõ módon állítja be a PB nyomóventilátor és az SB szívóventilátor által létrehozott gázáramot (vagy fordulatszámukat). Ez azért lehetséges, mert a részecske-mintavevõ rendszerrel kivett minta viszszatér a DT-be. Az FC2 vezérlõjeleként a GEXH, GAIR vagy GFUEL használható. A hígító levegõ áramát az FM1 áramlásmérõ készülék, a teljes átáramló mennyiséget az FM2 áramlásmérõ készülék méri. A hígítási arány ebbõl a két áramlási értékbõl számítható. Magyarázatok — 4—12. ábra — EP kipufogócsõ A kipufogócsõ szigetelt lehet. A kipufogócsõ hõtehetetlenségének csökkentése érdekében ajánlatos 0,015 vagy kisebb falvastagság/átmérõ viszonyt alkalmazni. A rugalmas szakaszok hossza ne legyen több az átmérõ 12-szeresénél. A centrifugális erõ hatására bekövetkezõ lerakódások csökkentése érdekében a hajlatokat minimalizálni kell. Ha a rendszerben próbapadi hangtompító is van, ez is lehet hõszigetelt. Izokinetikus rendszerekben a szonda csúcsa elõtt legalább hat csõátmérõnyi, utána legalább három csõátmérõnyi hosszon ne legyenek a kipufogócsõben könyökök, hajlatok és hirtelen átmérõváltozások. A mintavételi zónában a gázsebességnek 10 m/s-nál nagyobbnak kell lennie, az alapjárati üzemmód kivételével. A kipufogógázok nyomásingadozásai átlagban nem haladhatják meg a ± 500 Pa értéket. A nyomásingadozások csökkentésére tett intézkedések (hangtompítót és utókezelõ berendezést is tartalmazó) dobozos típusú kipu- fogó rendszer alkalmazásán kívül, nem változtathatják meg a motor teljesítményét és nem okozhatnak részecske-lerakódást. Nem izokinetikus szondával ellátott rendszereknél ajánlatos, hogy a csõ a szonda csúcsa elõtt legalább hat csõátmérõnyi, utána legalább három csõátmérõnyi hosszon egyenes legyen. — SP mintavevõ szonda (6—12. ábrák) A minimális belsõ átmérõnek 4 mm-nek kell lennie. A kipufogócsõ és a mintavevõ szonda belsõ átmérõjének aránya legalább 4 legyen. A szonda az áramlással szembe fordított nyitott csõ legyen a kipufogócsõ középvonalában elhelyezve, vagy egy az 1.1.1. pontban SP1 alatt leírt többlyukú szonda. — ISP izokinetikus mintavevõ szonda (4. és 5. ábra) Az izokinetikus mintavevõ szondát a kipufogócsõ középvonalában az áramlással szembefordítva kell elhelyezni ott, ahol a kipufogócsõ áramlási viszonyai biztosítják, hogy a minta a kezeletlen kipufogógázzal arányos legyen. A belsõ átmérõ legalább 12 mm legyen. Az izokinetikus kipufogógáz megosztásnál egy szabályozórendszerre van szükség, amely az EP és az ISP közötti nyomáskülönbséget zérus értéken tartja. Ilyen körülmények között az EP-ben és az ISP-ben azonos kipufogógáz-sebességek alakulnak ki, és az ISP-n átfolyó tömegáram a kipufogógáz áramnak mindig azonos hányada. Az ISP-t egy nyomáskülönbség-jeladóhoz kell kötni. Az EP és az ISP közötti nyomás zérus értéken tartását egy ventilátor fordulatszámának szabályozásával vagy egy áramlásszabályozóval lehet elérni. — FD1, FD2 áramlás-megosztó (9. ábra) Az EP kipufogócsõbe illetve a TT átvezetõ csõbe egy-egy Venturi-csõ vagy fojtótárcsa van beépítve a kezeletlen kipufogógázzal arányos minta kivételéhez. Egy az EP-ben és a DT-ben keletkezõ nyomást szabályozó, PCV1 és PCV2 szelepbõl álló szabályozó rendszerre van szükség az arányos áramlásmegosztáshoz. — FD3 áramlás-megosztó (10. ábra) Egy csõkészlet (többcsöves egység) van az EP kipufogócsõbe építve a kezeletlen kipufogógázzal arányos minta kivételéhez. A csövek egyike a kipufogógázt a DT hígító alagútba vezeti, a többi egy DC csillapító kamrába. A csöveknek azonos méretûeknek (azonos átmérõ, hossz, hajlítási sugár) kell lenniük, így a kipufogógáz megosztása a csövek számától függ. Az arányos megosztáshoz egy szabályozórendszerre van szükség, amely a többcsöves egység DC-be ömlésének és TT-be ömlésének helye közötti nyomáskülönbséget zérus értéken tartja. Ilyen viszonyok mellett a kipufogógáz-sebességek az EP-ben és az FD3-ban arányosak, és a TT áramlás a kipufogógáz áramnak mindig azonos hányada. A két pontot egy DPT nyomáskülönbségjeladóhoz kell kötni. A zérus nyomáskülönbséget az FC1 áramlásszabályozó biztosítja. — EGA kipufogógáz elemzõ készülék (6—10. ábrák) CO2 és NOx elemzõk használhatók (szénegyensúly-módszer esetében csak CO2). Az elemzõ készülékeket úgy kell kalibrálni mint a gáznemû szennyezõanyag-kibocsátás mérésére szolgáló készülékeket. A koncentráció-különbségek meghatározására egy vagy több elemzõ készülék használható. A mérõrendszerek pontossága olyan legyen, hogy a GEDFW ,i, vagy VEDFV,i pontossága ± 4%-on belül legyen. — TT átvezetõ csõ (4—12. ábrák) A részecske-minta átvezetõ csõ: — a lehetõ legrövidebb legyen, de 5 méternél semmiképpen se legyen hosszabb, — átmérõje a szondáéval azonos vagy annál nagyobb legyen, de ne haladja meg a 25 mm-t, — kiömlõ nyílása a hígító alagút közepén legyen és az áramlás irányába (ne azzal szembe) nézzen. Ha a csõ 1 méter hosszú vagy annál rövidebb, akkor legfeljebb 0,05 W/(m ⋅ K) hõvezetõ-képességû anyaggal kell szigetelni, és a szigetelés sugárirányú vastagsága feleljen meg a szonda átmérõjének. Ha a csõ 1 méternél hosszabb, szigetelni és fûteni kell úgy, hogy a minimális csõfal-hõmérséklet 523 K (250 °C) legyen. Alternatívaként az átvezetõ csõ megkívánt fal-hõmérsékletét szokásos hõvezetési számításokkal is meg lehet határozni. — DPT nyomáskülönbség-jeladó (4., 5. és 10. ábra) A nyomáskülönbség-jeladó érzékelési tartománya ± 500 Pa vagy kisebb legyen. — FC1 áramlásszabályozó (4., 5. és 10. ábra) Izokinetikus rendszereknél (4. és 5. ábra) áramlásszabályozóra van szükség az EP és az ISP közötti nyomáskülönbség zérus értéken való tartására. A szabályozás történhet:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f6b3e0692e72240a5611df7a96e8e4a2624aeddb/dokumentumok/e8018d8f267c273beb7981b2cf88af0511256903/letoltes