Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-38 (Year: 2004, Number: 38)
Era: 2004-2010
Section: kell felelnie az 5/2000. (II. 16.) GM rendeletben foglalt követelményeknek és nem
Paragraph Index: 313

2. pontban megadott követelményeket. A 3.1., 3.2. és 3.3. pontok szerinti rendszerek akkor minõsülnek megfelelõknek, ha eleget tesznek a változó hígítású mintavételi elv fõ kritériumainak. 1.1.2. A vizsgáló laboratóriumnak (mûszaki szolgálatnak) a jóváhagyó hatósághoz küldött közleményében meg kell adnia a vizsgálatnál használt mintavevõ rendszert. 2. A KIPUFOGÓGÁZOKBAN LEVÕ SZENNYEZÕ-ANYAGOK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ, VÁLTOZÓ HÍGÍTÁSÚ RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 2.1. Általános követelmények Ez a pont határozza meg a jármû által a kipufogógázokkal kibocsátott szennyezõanyagok tényleges tömegének a mérésére szolgáló mintavevõ rendszer megkövetelt mûködési jellemzõit. A kibocsátott szennyezõanyag tömegének mérésére szolgáló változó hígítású mintavevõ rendszernek teljesítenie kell az alábbi három feltételt: 2.1.1. a jármû kipufogógázait az elõírt feltételek között folyamatosan hígítani kell környezeti levegõvel; 2.1.2. a kipufogógázokból és a hígítólevegõbõl álló gázkeverék teljes térfogatát pontosan meg kell mérni; 2.1.3. elemzési célra folyamatosan arányos részmintát kell venni a felhígított kipufogógázból és a hígító levegõbõl. A kibocsátott szennyezõ-anyagok mennyiségét meg kell határozni az arányos részminta koncentrációjából és kipufogógáz-hígítólevegõ keveréknek a vizsgálat idõtartama alatt mért teljes térfogatából. A mintakoncentrációkat korrigálni kell a környezeti (hígító) levegõ szennyezõ-anyag tartalmának megfelelõen. A kompresszió-gyújtású motorral ellátott jármûvek esetében a részecske emissziót is meg kell határozni. 2.1.4. A III.7. ábra szemlélteti vázlatos formában a mintavevõ rendszert. 2.1.5. A jármû által kibocsátott kipufogógázokat olyan mennyiségû környezeti levegõvel kell hígítani, amely kizárja kondenzvíz keletkezését a mintavevõ rendszerben. 2.1.6. A kipufogógáz-mintavevõ rendszert úgy kell kialakítani, hogy a menetciklus során kibocsátott kipufogógázok átlagos CO2, CO, HC és NOx térfogati koncentrációja, valamint a kompresszió-gyújtású motorral ellátott jármûvek esetében a részecske kibocsátás mérhetõ legyen. 2.1.7. A kipufogógáz/levegõ keveréknek a részmintát vevõ szondánál homogénnek kell lennie (lásd a 2.3.1.2. pontot). 2.1.8. A szondának reprezentatív mintát kell vennie a hígított kipufogógázból. 2.1.9. A készüléknek lehetõvé kell tennie a vizsgált jármû által kibocsátott, hígított kipufogógáz teljes térfogatának a mérését. 2.1.10. A mintavevõ rendszer gáztömör legyen. A mintavevõ rendszer felépítésének és anyagának biztosítania kell, hogy a felhígított gázban levõ szennyezõanyagkoncentráció változatlan maradjon. Ha a mintavevõ rendszer bármelyik része (hõcserélõ, ciklonleválasztó, fúvó stb.) hatással van a felhígított gáz valamelyik szennyezõ komponensének koncentrációjára és ez nem szüntethetõ meg, akkor az érintett szennyezõ komponens gázmintavételét a befolyásoló szerkezeti elem elõtt kell végrehajtani. 2.1.11. Ha a vizsgálandó jármûnek több kipufogócsöve van, akkor ezeket a jármûhöz minél közelebb egy gyûjtõcsõvel össze kell kötni. 2.1.12. A gázmintákat mintagyûjtõ zsákokban kell gyûjteni. A gyûjtõzsák térfogatának kellõen nagynak kell lennie ahhoz, hogy a mintavétel ideje alatt ne befolyásolja a minta térfogatáramát. A zsákoknak olyan anyagból kell készülniük, hogy a kipufogógázokban levõ szennyezõanyagok koncentrációja változatlan maradjon (lásd a 2.2.4. pontot). 2.1.13. A változó hígítású mintavevõ rendszer olyan kialakítású legyen, hogy a kipufogócsõ végénél a kipufogócsõben kialakuló ellennyomásra ne gyakoroljon észlelhetõ befolyást (lásd a 2.2.1.1. pontot). III.7. ábra A változó hígítású kipufogógáz-emisszió mérõrendszer áramlási diagramja 2.2. Különleges elõírások 2.2.1. A mintavevõ rendszer 2.2.1.1. A kipufogócsõ(vek) és a keverõkamra közti összekötõ csõ a lehetõ legrövidebb legyen. Semmiképpen sem engedhetõ meg, hogy: - a vizsgálandó jármû kipufogócsövében (csöveiben) a statikus nyomás 50 km/óra sebességnél több mint ± 0,75 kPa-lal, illetve a teljes vizsgálati ciklus során több mint ± 1,25 kPa-lal megváltozzon a kipufogócsõben (csövekben) összekötõ csõ nélkül a uralkodó statikus nyomáshoz képest. A nyomást a kipufogócsõ végének közelében vagy egy ugyanolyan átmérõjû hosszabbító csõben kell mérni; - a kipufogógáz összetétele megváltozzon. 2.2.1.2. A mintavevõ rendszerben legyen keverõkamra, amelyben a jármû kipufogógázai és a hígító levegõ keveredik úgy, hogy a keverõkamra kimenetén homogén elegy legyen. A mintavételi helyen a gázkeverék homogenitása a mintavételi hely közelében lévõ keresztmetszet bármely pontjában legfeljebb ± 2%-kal térhet el attól az átlagértéktõl, amely legalább öt, a gázáramlásra merõleges átmérõ mentén egyenletes elosztott pontban mért értékbõl adódik. A keverõkamrában a nyomás legfeljebb 0,25 kPa-lal térhet el a légnyomástól, hogy a kipufogócsövekben uralkodó nyomásra gyakorolt hatás a legkevesebb legyen, és a hígító levegõt kondicionáló berendezésben (ha van ilyen) a nyomásesés korlátozott legyen. 2.2.2. Fõ átáramoltató szivattyú, illetve fúvó Ennek a szivattyúnak több fix fordulatszáma lehet, amelyekkel a mintavevõ rendszerben elegendõen nagy gázáram (illetve hígítási tényezõ) érhetõ el a vízlecsapódás megakadályozására. Általában nem keletkezik kondenzvíz, ha a felhígított kipufogógáz gyûjtõzsákjában a CO2-koncentráció 3 V/V% alatti értéken van. 2.2.3. Térfogatmérés 2.2.3.1. A térfogatmérõ készülék kalibrálási pontosságának az összes lehetséges üzemi állapotban ± 2%-on belül kell maradnia. Ha a készülék nem képes a kipufogógáz és hígítólevegõ keverék hõmérsékletingadozásait kiegyenlíteni a mérési ponton, akkor hõcserélõt kell használni, hogy a meghatározott üzemi hõmérsékletet ± 6 K-en belül lehessen tartani. Szükség esetén a térfogatmérõ készülék védelmére ciklonleválasztót lehet használni. 2.2.3.2. Közvetlenül a térfogatmérõ készülék elé hõmérsékletérzékelõt kell beépíteni. Ez ± 1 K pontosságú legyen, és az idõállandója (egy adott hõmérsékletváltozás 62%-ának eléréséig eltelt idõ, szilikonolajban mérve) 0,1 s vagy kisebb legyen . 2.2.3.3. A vizsgálat során a nyomásméréseknek ± 0,4 kPa pontosságúnak kell lenniük. 2.2.3.4. A légköri nyomáshoz viszonyított nyomáskülönbség mérését a térfogatmérõ készülék elõtt és - ha szükséges - utána is végre kell hajtani. 2.2.4. Gázmintavétel 2.2.4.1. Mintavétel a higított kipufogógázból 2.2.4.1.1. A higított kipufogógázból a mintát a fõ átáramoltató szivattyú belépési pontja elõtt, de az esetleges hõcserélõ berendezés után kell venni. 2.2.4.1.2. A minta pillanatnyi térfogatárama nem térhet el ± 2%-nál nagyobb mértékben az átlagértéktõl. 2.2.4.1.3. Az elemzéshez vett gázminta térfogatárama legalább 5 liter/min. legyen, és ne haladja meg a hígított kipufogógáz térfogatáramának a 0,2%-át. 2.2.4.1.4. Azonos korlátok vonatkoznak az állandó tömegáramú rendszerekre. 2.2.4.2. Mintavétel a hígító levegõbõl 2.2.4.2.1. A hígító levegõbõl állandó térfogatárammal, a környezeti levegõ belépési pontjának közelében (ha van, a szûrõ után) kell mintát venni. 2.2.4.2.2. A hígító levegõt a mintavétel helyén nem szennyezhetik a keverõzónából származó kipufogógázok. 2.2.4.2.3. A hígító levegõbõl vett minta térfogatáramának közelítõleg azonosnak kell lennie a higított kipufogógázoknál alkalmazottal. 2.2.4.3. A gázelemzéshez vett minta kezelése 2.2.4.3.1. A gázelemzéshez vett minta szállító, gyûjtõ rendszerében használt anyagok ne befolyásolják a szennyezõ-anyag koncentrációját. 2.2.4.3.2. A szilárd anyagrészecskéknek a mintából való leválasztásához szûrõk használhatók. 2.2.4.3.3. A mintának a gyûjtõzsák(ok)ba szállításához szivattyúkat kell beépíteni. 2.2.4.3.4. A minta szükséges térfogatáramának biztosításához áramlásszabályozó szelepet és áramlásmérõt kell beépíteni. 2.2.4.3.5. A (mintát a zsák(ok)ba, illetve a szabadba vezetõ) háromutas szelepek és a gyûjtõzsákok között gázzáró gyorscsatlakozók alkalmazhatók. A csatlakozók a zsákok oldalán automatikusan zárjanak. Egyéb eszközök is felhasználhatók a mintáknak a gázelemzõ készülékhez való továbbvezetéséhez (például háromutas elzárócsapok). 2.2.4.3.6. A gázminták vezetékében használt különféle szelepek gyorsan állíthatók és gyorsan mûködõk legyenek. 2.2.4.4. A minták tárolása A gázmintákat kellõen nagy mintazsákokban kell gyûjteni, hogy a zsákban keletkezõ nyomás a minta térfogatáramát ne csökkentse. A zsákoknak olyan anyagból kell lenniük, hogy a gázminta koncentrációja a mintavétel befejezése után 20 percen belül ne változzon meg ± 2%-nál nagyobb mértékben. 2.3. Kiegészítõ mintavevõ készülék a kompresszió-gyújtású motorral ellátott jármûvek vizsgálatához 2.3.1. A külsõ gyújtású motorokkal ellátott jármûvek gázmintavételi módjától eltérõen a szénhidrogének és a részecskék mintavételi pontja a hígító alagútban van. 2.3.2. A kipufogócsõtõl a hígító alagút bemenetéig terjedõ hõveszteségek csökkentése érdekében az alkalmazott csõvezeték hossza legfeljebb 3,6 méter, illetve - hõszigetelés alkalmazásakor - 6,1 méter lehet. A belsõ átmérõ ne lehet nagyobb 105 mm-nél. 2.3.3. A hígító alagútban - amely egyenes és elektromosan vezetõ anyagból készült csõ - turbulens áramlási viszonyokat kell létrehozni (Reynolds-szám ≥ 4000), hogy a hígított kipufogógáz a mintavételi helyen homogén, a gáz- és részecskeminta reprezentatív legyen. A hígító alagút belsõ átmérõje legalább 200 mm legyen. A rendszert földelni kell. 2.3.4. A részecske mintavevõ rendszer a hígító alagútban levõ mintavevõ szondából és két, egymás mögötti elrendezésû szûrõbõl áll. A szûrõpár elõtt és után az áramlás irányában gyors mûködésû szelepek vannak. 2.3.5. A részecske mintavevõ szonda kialakítása és beépítése a következõ: A mintavevõ szonda a III.8. ábra szerinti kivitelû legyen. A szonda az alagút középvonalának közelében legyen, körülbelül 10 alagút átmérõnek megfelelõ távolságban a gáz belépési helyétõl az áramlás irányában. A szonda belsõ átmérõje legalább 12 mm legyen. A mintavevõ szonda csúcsa és a szûrõtartó közötti távolság legalább 5 szonda-átmérõnyi legyen, de nem haladhatja meg az 1020 mm-t. 2.3.6. A mintagáz-áram mérõegysége az alábbiakból áll: szivattyúk, gázáramlás-szabályozó és áramlásmérõ egységek. 2.3.7. A szénhidrogén-mintavevõ rendszer a fûtött mintavevõ szondából, vezetékbõl, szûrõbõl és szivattyúból áll. A mintavevõ szondát ugyanolyan távolságban kell beépíteni a kipufogó-gáz belépõ nyílásától, mint a részecske-mintavevõ szondát, olyan módon, hogy a mintavételek egymásra hatása elkerülhetõ legyen. A szonda belsõ átmérõje legalább 4 mm legyen. 2.3.8. A fûtõrendszernek az összes fûtött alkatrészt 463 K (190 oC) ±10 K hõmérsékleten kell tartania. 2.3.9. Ha az áramlás ingadozások kiegyenlítése nem lehetséges, akkor a CVS rendszerben hõcserélõt és hõmérsékletszabályozót kell alkalmazni a 2.2.3.1. pontban foglaltak szerint, hogy a mintavevõben a gázáram állandó legyen, biztosítva ezzel az elemzésre vett részminta arányosságát. 120o 120o 120o Ø 2 ØB ØB 15o Áramlási irány III.8. ábra A részecske mintavev õ szonda kialakítása Falvastagság: ~ 1 mm; Anyag: rozsdamentes acél Legkisebb bels õ átmérõ: 12 mm 3. A MINTAVEVÕ RENDSZER KÜLÖNBÖZÕ TÍPUSAINAK LEÍRÁSA 3.1. Változó hígítású mintavevõ rendszer térfogat-kiszorításos szivattyúval (PDP- CVS) (III.9 ábra) 3.1.1. A térfogat-kiszorításos szivattyúval épített állandó gázáramú rendszer (PDP-CVS) teljesíti a jelen mellékletben megadott feltételeket, mivel a szivattyún átáramló gázmennyiség állandó hõmérsékleten és állandó nyomáson meghatározható. A teljes térfogat méréséhez a kalibrált térfogat-kiszorításos szivattyú fordulatainak a számát kell mérni. Az arányos rész-minta azáltal biztosított, hogy a mintaszivattyú áramlásmérõ és egy áramlásszabályozó szelep segítségével konstans térfogatáramú részmintát vesz a higított kipufogógázból. 3.1.2. A III.8. ábra mutatja a PDP-CVS mintavevõ rendszer vázlatos rajzát. Tekintettel arra, hogy különbözõ elrendezésekkel is pontos eredményeket lehet kapni, nem feltétel az ábra szerinti kivitel. Járulékos alkatrészek is alkalmazhatók, például mûszerek, szelepek, mágnes szelepek és kapcsolók, amelyek révén további adatok nyerhetõk, és össze lehet hangolni a berendezés egyes részeinek mûködését. 3.1.3. A változó hígítású mintavevõ rendszer a következõ elemekbõl áll: 3.1.3.1. a hígító levegõ szûrõje (B), amely - ha szükséges - elõfûtött is lehet. Ez a szûrõ tartalmaz két papírréteg közötti aktívszén-réteget, amely csökkenti és stabilizálja a hígító levegõben a szénhidrogének koncentrációját; 3.1.3.2. keverõkamra (M), amelyben a kipufogógáz és a levegõ homogén keveréket alkot; 3.1.3.3. hõcserélõ (H), amelynek teljesítménye elegendõ ahhoz, hogy a levegõ-kipufogógáz keverék hõmérséklete közvetlenül a térfogat-kiszorításos szivattyú elõtt a teljes vizsgálati idõtartam alatt ± 6 K-en belül maradjon a tervezett hõmérséklethez képest. A hõcserélõ nem változtathatja meg a késõbbiekben az elemzéshez vett, hígított kipufogógázok szennyezõanyag tartalmát; 3.1.3.4. hõmérsékletszabályozó (TC) a hõcserélõ elõfûtéséhez a vizsgálat elõtt, és a hõmérsékletnek az elõre megadotthoz képest ± 6 K-en belül tartásához a vizsgálat során; 3.1.3.5. térfogat kiszorításos szivattyú (PDP) a levegõ-kipufogógáz keverék állandó térfogatáramának szállításához. A szivattyú szállítása legyen elegendõ a vízkondenzáció elkerüléséhez a vizsgálat során elõálló körülmények között. E követelményt szokásos körülmények között kielégíti az a térfogatkiszorításos szivattyú, amelynek a szállított gázárama: 3.1.3.5.1. a kétszeresét teszi ki a menetciklus gyorsítási fázisaiban keletkezõ legnagyobb kipufogógáz térfogatáramnak, vagy 3.1.3.5.2. elegendõ ahhoz, hogy a mintazsákban a hígított kipufogógázok CO2-koncentrációja benzin és gázolaj üzemanyagú jármûveknél kisebb 3 V/V%-nál, PB-gáz üzemû jármûveknél kisebb 2,2 V/V%-nál és földgázüzem esetében kisebb 1,5 V/V%-nál; 3.1.3.6. hõmérsékletérzékelõ (T1) (pontossága ± 1 K), amelyet közvetlenül a térfogatkiszorításos szivattyú elé kell be építeni. Ezzel az érzékelõvel folyamatosan ellenõrizhetõ a vizsgálat során a felhígított kipufogógáz levegõ keverék hõmérséklete; 3.1.3.7. nyomásmérõ (G1) (pontossága ± 0,4 kPa), amelyet közvetlenül a térfogat kiszorításos szivattyú elé kell beépíteni, és amellyel regisztrálni kell a gázkeverék nyomása és a légköri nyomás közötti különbséget; 3.1.3.8. egy további nyomásmérõ (G2) (pontossága + 0,4 kPa), amely a térfogatkiszorításos szivattyú bemeneti és kimeneti oldala közti nyomáskülönbséget méri; 3.1.3.9. két mintavevõ szonda (S1 és S2), amelyek állandó térfogatáramú mintát vesznek a hígító levegõbõl és a hígított kipufogógáz/levegõ keverékbõl; 3.1.3.10. szûrõ (F), amellyel a szilárd anyagrészecskék leválaszthatók a gázelemzéshez vett gázáramból; 3.1.3.11. szivattyúk (P) az állandó térfogatáramú minták vételéhez a hígító levegõbõl, valamint a hígított kipufogógáz/levegõ keverékbõl a vizsgálat során. 3.1.3.12. áramlásszabályozó (N), amely állandó értéken tartja a vizsgálat során az S1 és az S2 szondák által vett gázminták térfogatáramát. A térfogatáram akkora (kb. 10 l/min), hogy a vizsgálat végén kellõ mennyiségû minták álljanak rendelkezésre elemzési célra; 3.1.3.13. áramlásmérõ (FL) a minta gázáram konstans értékének beállításához és ellenõrzéséhez a vizsgálat során; 3.1.3.14. gyors mûködésû szelep (V) az állandó térfogatáramú gázminta mintagyûjtõ zsákba vagy szabadba vezetéséhez; 3.1.3.15. gáztömör gyorscsatlakozók (Q) a gyors mûködésû szelepek és a mintagyûjtõ zsákok között. A csatlakozóknak automatikusan zárniuk kell a zsák felõli oldalon. Más eszközök is felhasználhatók a mintának a gázelemzõ készülékbe juttatásához (például háromutas elzáró szelepek); 3.1.3.16. zsák (B) a hígított kipufogógáz és a hígító levegõ mintáinak a gyûjtéséhez a vizsgálat során. Megfelelõen nagy térfogatú zsákokra van szükség, hogy ne jöjjön létre a gáz térfogatáramát csökkentõ nyomás a zsákokban. A zsákoknak olyan anyagból kell lenniük, amely nem befolyásolja sem magukat a méréseket, sem pedig a gázminták kémiai összetételét (például rétegelt polietilén/poliamid fóliák vagy fluorizált szénhidrogének, mint a teflon); 3.1.3.17. digitális számláló (C) a térfogat-kiszorításos szivattyú vizsgálat alatt megtett fordulatai számának méréséhez. 3.1.4. Kiegészítõ eszközök dízelmotorokkal ellátott jármûvek vizsgálatához A dízelmotorral ellátott jármûvek vizsgálatához a következõ, a III.8. ábrán szaggatott vonallal bekeretezett kiegészítõ eszközökre van szükség: Fh fûtött szûrõ, S3 mintavevõ szonda a keverõkamra közelében. Vh fûtött több utas szelep Q gyorscsatlakozó a környezeti levegõnek (BA) a HFID-del való elemzéséhez HFID fûtött lángionizációs detektor R és I berendezések a pillanatnyi szénhidrogén koncentrációk regisztrálásához és integrálásához Lh fûtött minta vezeték. Az összes fûtött alkatrészt 463 K ± 10 K hõmérsékleten kell tartani. Részecske mintavevõ rendszer: S4 mintavevõ szonda a hígító alagútban; Fp szûrõegység, amelyben két, egymás mögött elhelyezkedõ szûrõ van; átkapcsoló berendezés további, párhuzamos elrendezésû szûrõpárokhoz; minta vezeték; P,T,G szivattyúk, áramlásszabályozó, áramlásmérõ, nyomásmérõ készülékek. 3.2. Változó hígítású mintavevõ rendszer kritikus áramlású Venturi-csõvel (CFV- CVS-System) (III.10. ábra) 3.2.1. Kritikus áramlású Venturi-csõ alkalmazása a CVS mintavevõben az áramlástan kritikus áramlási feltételekre vonatkozó elveinek az alkalmazását jelenti. A hígító levegõbõl és a kipufogógázból álló gázkeverék sebessége a Ventúri csõben eléri a hangsebességet, amely egyenesen arányos a gázhõmérséklet négyzetgyökével. A térfogatáramot folyamatosan mérni, számítani és összegezni kell a vizsgálat során. Abban az esetben, ha Venturi-csövet alkalmaznak a gázelemzés céljára vett minta gázáramának szabályozására is, ez biztosítja a gázminták arányosságát. A két Venturi-csõ bemenetén a gáz nyomása és a hõmérséklete azonos, így az elemzési mintaként vett gáz térfogata arányos a felhígított kipufogógázokból álló keverék teljes térfogatával, és teljesülnek a változó hígítású mintavevõkre vonatkozó alapvetõ feltételek. 3.2.2. A III.10. ábra mutatja a CFV rendszer sematikus rajzát. Tekintettel arra, hogy eltérõ összeállításokkal is nyerhetõk pontos eredmények, az alkalmazott berendezés eltérhet a rajzon feltüntetettõl. Kiegészítõ alkatrészek is alkalmazhatók, például mûszerek, szelepek, mágnes szelepek és kapcsolók, amelyek révén további adatok nyerhetõk, illetve össze lehet hangolni a berendezés egyes részeinek a mûködését. 3.2.3. A CFV mintavevõ rendszer a következõ elemekbõl áll: 3.2.3.1. szûrõ (D) a hígító levegõhöz, amely - ha szükséges - elõfûtött is lehet. A szûrõ két papírréteg közötti aktívszén-rétegbõl áll, csökkenti és stabilizálja a hígító levegõben a szénhidrogének koncentrációját; 3.2.3.2. keverõkamra (M), amelyben a kipufogógázok és a levegõ homogén keveréke jön létre; 3.2.3.3. ciklonleválasztó (CS) a szilárd részecskék leválasztásához; 3.2.3.4. két mintavevõ szonda (S1 és S2), amelyek gázelemzés céljára mintát vesznek a hígító levegõbõl és a felhígított kipufogógázból; 3.2.3.5. kritikus áramlású Venturi-csõ (SV), amely arányos részmintát vesz a felhígított kipufogógázból az S2 mintavevõ szondán; 3.2.3.6. szûrõ (F), az elemzési célokra vett gázokból a szilárd anyagrészecskék leválasztására; 3.2.3.7. szivattyúk (P) a levegõbõl és a felhígított kipufogógázokból vett mintáknak a gyûjtõzsákokba való szállításához a vizsgálat során, 3.2.3.8. áramlásszabályozó (N) az S1 mintavevõ szondánál a konstans térfogatáram tartásához a vizsgálat során. A térfogatáramnak akkorának kell lennie, hogy a vizsgálat végén kellõ mennyiségû minta álljon rendelkezésre gázelemzési célokra (kb. 10 l/min. térfogatáram szükséges). 3.2.3.9. csillapító (PS) a minta vezetékben; 3.2.3.10. áramlásmérõ (FL), amellyel a vizsgálat során beállítható és ellenõrizhetõ a minta térfogatárama; 3.2.3.11. gyors mûködésû szelepek (V) a konstans térfogatáramú gázmintának a gyûjtõzsákokba vagy a szabadba vezetéséhez, III. 10. ábra Mintavevõ rendszer változó hígítással és kritikus Venturi csõ alkalmazásával (CFV-CVS) 3.2.3.12. gáztömör gyorscsatlakozók (Q) a gyors mûködésû szelepek és a gyûjtõzsákok között. A csatlakozóknak automatikusan záródniuk kell a zacskók oldalán. Más eszközök is alkalmazhatók a mintáknak az gázelemzõ készülékbe vezetéséhez (például háromutas elzárócsapok); 3.2.3.13. gyûjtõzsákok (B) a hígított kipufogógázból és a hígító levegõbõl vett mintáknak a vizsgálat közbeni gyûjtéséhez. Megfelelõen nagy zsákokra van szükség, hogy ne keletkezzen a gáz térfogatáramát csökkentõ nyomás a zsákokban. A zsákokat a méréseket, illetve a gázminták kémiai összetételét nem befolyásoló anyagból kell készíteni (például rétegelt polietilén/poliamid fóliák vagy fluorizált szénhidrogének, mint a teflon); 3.2.3.14. nyomásmérõ (G), amelynek pontossága ± 0,4 kPa; 3.2.3.15. hõmérsékletérzékelõ (T), amelynek a pontossága + 1 K, és az idõállandója (egy adott hõmérsékletváltozás 62%-ának eléréséig eltelt idõ, szilikonolajban mérve) T62% ≤ 0,1 s; 3.2.3.16. kritikus áramlású mérõ Venturi-csõ (MV) a hígított kipufogógáz térfogat-áramának méréséhez; 3.2.3.17. megfelelõ teljesítményû fúvó (BL) a hígított gázok teljes mennyiségének kezeléséhez (beleértve a szükséges térfogatáram mellett a kritikus áramlás létrehozását és fenntartását); 3.2.3.18. a CFV rendszer BL fúvójának a szállítási kapacitása legyen elegendõ a vizsgálatok során fellépõ bármely állapotban a vízkondenzáció elkerüléséhez. Ez általában teljesül, ha a fúvó szállítása: 3.2.3.18.1. megfelel a menetciklus gyorsítási fázisaiban keletkezõ legnagyobb kipufogógáz térfogatáram kétszeresének, vagy 3.2.3.18.2. elegendõ ahhoz, hogy a mintagyûjtõ zsákban a hígított kipufogógáz CO2 koncentrációja 3 V/V% alatt maradjon. 3.2.4. Kiegészítõ eszközök a dízelmotoros jármûvek vizsgálatához A dízelmotoros jármûvek vizsgálatához a III.9 ábrán szaggatott vonallal jelzett kiegészítõ eszközökre van szükség: Fh fûtött szûrõ, S3 mintavevõ szonda a keverõkamra közelében, Vh fûtött, több utas szelep Q gyorscsatlakozó a környezõ levegõnek (BA) a HFID-del való elemzéséhez, HFID fûtött lángionizációs detektor, I, R összegzõ és regisztráló készülék a pillanatnyi szénhidrogén koncentrációkhoz Lh fûtött minta vezeték Az összes fûtött alkatrészt 463 K + 10 K hõmérsékleten kell tartani. Részecske mintavevõ rendszer S4 mintavevõ szonda a hígító alagútban, Fp szûrõegység, amelyben két, egymás mögött elhelyezkedõ szûrõ van, átkapcsoló berendezés további, párhuzamos elrendezésû szûrõpárokhoz, P,T,G mintavezeték, szivattyúk, áramlásszabályozó, áramlásmérõ, hõmérséklet és nyomásmérõ készülék. Ha az áramlásingadozások kiegyenlítése nem lehetséges, akkor a 2.2.3. pont értelmében hõcserélõre (H) és hõmérsékletszabályozóra (TC) van szükség ahhoz, hogy a Venturi-csõ (MV) konstans térfogatáramot biztosítson, és így teljesüljön az S3 szondán vett minta térfogatáramának arányosságára vonatkozó követelmény. III/F. RÉSZ A KÉSZÜLÉKEK KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁSA 1. GÁZELEMZÕ MÛSZEREK 1.1. A kalibrációs görbe meghatározása 1.1.1. A szokásos körülmények között használt összes méréstartományt kalibrálni kell a következõ eljárással. 1.1.2. A gázelemzõk kalibrálási görbéjét legalább öt, az adott mérési tartományban egyenletes távolságban elosztott kalibrálási pont alapján kell meghatározni. A legnagyobb koncentrációjú kalibráló gáz koncentrációjának legalább a mérési tartomány felsõ határának 80%-át kitevõnek kell lennie. 1.1.3. A kalibrálási görbét a "legkisebb négyzetek" módszerével kell illeszteni a kalibrálási pontokra. Ha a létrejövõ polinom fokszáma meghaladja a 3-at, akkor a hitelesítési pontok száma legalább a polinom fokszáma + 2 legyen. 1.1.4. A kalibrálási görbe nem térhet el több mint 2%-kal a kalibráló gázok névleges értékétõl. 1.2. A kalibrálási görbe elfogadása A kalibrálási görbe alakja és a kalibrálási pontok alapján ellenõrizhetõ a kalibrálás kifogástalan végrehajtása. Meg kell adni az gázelemzõ készülék jellemzõ értékeit, különösen: - a skálabeosztást, - az érzékenységet, - a nullapontot, - a kalibrálás idõpontját. 1.2.1. Más eljárások (számítógép, elektronikus méréstartomány-átkapcsolás stb.) is alkalmazhatók, ha a jóváhagyó hatóság számára kielégítõen bizonyítható, hogy azonos pontosság érhetõ el velük. 1.3. A kalibráció ellenõrzése 1.3.1. Minden gázelemzés elõtt az alábbiakban megadottak szerint ellenõrizni kell a szokásos körülmények között használt összes méréstartományt. 1.3.2. A kalibrációt nullázó gázzal és kalibráló gázzal kell ellenõrizni. A kalibráló gáz koncentrációjának névleges értéke feleljen meg az elemezendõ érték 80 - 95%-ának. 1.3.3. Ha legalább két ponton az elméleti érték és az ellenõrzés során kapott érték különbsége nem haladja meg a skála végértékének ± 5%-át, akkor a beállítási értékek korrigálhatók. Egyébként új hitelesítési görbét kell felvenni az 1.1. pontban megadottak szerint. 1.3.4. A vizsgálat után a nullázó gázzal és a vizsgálat elõtt használt kalibráló gázzal ismételten ellenõrizni kell a kalibrációt. A gázelemzés akkor érvényes, ha a kalibráló gázzal vizsgálat elõtt és után kapott két kijelzés között az eltérés 2%-nál kisebb. 1.4. A lángionizációs analizátor (FID) különbözõ szénhidrogénekre adott válaszának vizsgálata 1.4.1. A lángionizációs detektor válaszának optimálása A FID-et a gyártó ajánlásai szerint kell beállítani. A válaszreakció beállításához "propán a levegõben" alkalmazandó a leggyakrabban használt méréstartományokban. 1.4.2. A szénhidrogén-elemzõ kalibrálása A gázelemzõt "propán a levegõben" alkalmazásával és tiszta szintetikus levegõvel kell kalibrálni. (III. rész 4.5.2. pont - kalibráló gázok). A kalibrálási görbét az 1.1. pont szerint kell létrehozni. 1.4.3. Válasz tényezõk különféle szénhidrogénekhez és a javasolt határértékek Egy meghatározott szénhidrogénhez az Rf válasz tényezõ a FID által kijelzett szénatom szám (C1) és a kalibráló gáz palackon feltüntetett ppm C1-ben kifejezett koncentráció aránya, (ppm - 10-6 V/V, térfogat milliomod rész). A kalibráló gáz koncentrációjának akkorának kell lennie, hogy a válasz a mérési tartomány végkitérésének kb. a 80%-a legyen. A koncentráció valamely térfogat viszonyra átszámított gravimetriai standardhoz képest ± 2% pontossággal ismert legyen. A gázpalackot a választényezõk vizsgálata elõtt 293 - 303 K (20 - 30 °C) közötti hõmérsékleten 24 órán keresztül kondicionálni kell. A válasz tényezõket a készülék üzembe helyezésekor és ezt követõen minden nagyobb karbantartás alkalmával meg kell határozni. A felhasználandó próbagázok és a javasolt válasz tényezõk a következõk: - metán és tiszta levegõ 1,00 < Rf < 1,15 vagy 1,00 < Rf < 1,05 földgáz-üzemû jármûveknél - propilén és tiszta levegõ 0,90 ≤ Rf ≤ 1,00 - toluol és tiszta levegõ 0,90 ≤ Rf ≤ 1,00 ha a propán és tiszta levegõ válasz tényezõje Rf = 1. 1.5. Az oxigén keresztérzékenység vizsgálata és a javasolt határértékek A válasz tényezõt az 1.4.3. pont alapján kell meghatározni. Az alkalmazandó próbagáz és a javasolt válasz tényezõ tartománya a következõ: - Propán és nitrogén 0,95 < Rf < 1,05. 1.6. Az NOx konverter hatásfokának vizsgálata Ellenõrizni kell a NO2-t NO-vá átalakító konverter hatásfokát. Az ellenõrzéshez ózon generátort kell alkalmazni a III.11. ábra szerinti vizsgálati felépítésben, az 1.6.1- 1.6.6. pontokban foglalt eljárás szerint. 1.6.1. A gázelemzõt nullázó gázzal és kalibráló gázzal kalibrálni kell a gyártó útmutatásai szerint a leggyakrabban használt méréstartományban (a kalibráló gáz NO tartalma a skálavégérték kb. 80%-a legyen, és NO2-koncentrációja ne legyen nagyobb az NOkoncentráció 5%-ánál). A NOx elemzõt NO üzemmódra kell kapcsolni, hogy a kalibráló gáz ne jusson a konverterbe. A kijelzett koncentráció értéket fel kell jegyezni. III.11. ábra Berendezés az NOx konverter hatékonyságának ellenõrzéséhez 1.6.2. T-elágazón keresztül a gázáramhoz folyamatosan oxigént vagy szintetikus levegõt kell hozzávezetni egészen addig, amíg a kijelzett koncentráció körülbelül 10%-kal kisebb nem lesz, mint az 1.6.1. pont szerinti kijelzett kalibrálási koncentráció. A kijelzett koncentrációértéket (c) rögzíteni kell. Az ózon generátornak eközben kikapcsolt állapotban kell lennie. 1.6.3. Be kell kapcsolni az ózon generátort, elegendõ ózont hozva létre a kijelzett NO koncentrációnak az 1.6.1. pont szerinti kalibrálási koncentráció 20%-a alá (legfeljebb a 10%-ára) csökkentéséhez. A kijelzett koncentrációt fel kell jegyezni (d). 1.6.4. Az analizátort NOx üzemállapotba kell kapcsolni, ekkor NO, NO2, O2 és N2 tartalmú gázkeverék keresztüláramlik a konverteren. A kijelzett koncentrációt fel kell jegyezni (a). 1.6.5. Ki kell kapcsolni az ózon generátort. Ekkor az 1.6.2. pont szerinti gázelegy a konverteren keresztül áramlik a detektorba. A kijelzett koncentrációt fel kell jegyezni (b). 1.6.6. Az ózon generátort ismét be kell kapcsolni, és meg kell szakítani az oxigénnek illetve a szintetikus levegõnek a hozzávezetését. A gázelemzõ által kijelzett NOx érték ekkor nem lépheti túl 5%-nál nagyobb mértékben a 1.6.1. pont szerinti értéket. 1.6.7. Az NOx konverter hatásfokát az alábbi összefüggéssel számítjuk: ( ) % ⋅    − − − = d c b a Hatásfok 1.6.8. A konverter hatásfoka nem lehet kisebb 95%-nál. 1.6.9. A konverter hatásfokát legalább hetenként egyszer ellenõrizni kell. 2. AZ ÁLLANDÓ TÉRFOGATÚ MINTAVEVÕ RENDSZER KALIBRÁLÁSA (CVS) 2.1. Általános elõírások 2.1.1. A CVS rendszert precíziós áramlásmérõvel és áramlásszabályozóval kell kalibrálni. A rendszeren átáramló közeg térfogatát különféle nyomásértékeken, és a rendszer térfogatáramot befolyásoló szabályozási jellemzõinek különbözõ értékei mellett kell mérni. 2.1.2. Többféle áramlásmérõ is használható (például hitelesített Venturi-csõ, lamináris áramlásmérõ, hitelesített szárnykerekes áramlásmérõ), feltéve, hogy azok dinamikus mérõeszközök, és teljesülnek a 3.4.4.2.2. és 3.4.4.2.3. pontban foglalt elõírások. 2.1.3. A következõ pontok ismertetik a PDP és a CFV mintavevõ rendszerek kalibrálását lamináris áramlásmérõvel, amely a kalibrálás statisztikai ellenõrzésével együtt biztosítja a megkívánt pontosságot. 2.2. A térfogat-kiszorításos szivattyú (PDP) kalibrálása 2.2.1. A következõ kalibrálási eljárásban a CVS rendszerben lévõ fõ szállító szivattyú teljesítményének a meghatározására szolgáló készülékek, kísérleti összeállítások és különféle jellemzõ értékek vannak megadva. A szivattyú összes jellemzõ értékét a vele sorba kapcsolt átfolyásmérõ jellemzõ értékeivel szinkronban kell mérni. A számított térfogatáram (m3/min-ben kifejezve a szivattyú bemenetén, abszolút nyomáson és hõmérsékleten) felhasználható a korrelációs függvényben, a szivattyú jellemzõinek egy kombinációjához tartozó értékként. A jellemzõknek a szokásos mûködés során fellépõ kombinációját elegendõ számban megmérve meg kell határozni a szivattyú szállítását leíró lineáris egyenletet és a korrelációs függvényt. Ha a CVS rendszer szivattyújának több fordulatszáma van, akkor minden alkalmazott fordulatszámon külön kalibráció szükséges. 2.2.2. A kalibrálási eljárás a szivattyú és az áramlásmérõ térfogatárammal kapcsolatban álló jellemzõi abszolút értékeinek a mérésén alapul minden pontban. Három feltételnek kell teljesülnie, hogy garantálható legyen a hitelesítési görbe pontossága és teljessége. 2.2.3. A szivattyúnyomásokat a szivattyú csatlakozási pontjain kell mérni, és nem azokon a külsõ csõvezetékeken, amelyek a szivattyú bemenetéhez és kimenetéhez kapcsolódnak. A szivattyú hajtás homloklapjának felsõ és alsó középpontján levõ nyomáscsatlakozókra a tényleges kamranyomások hatnak, ezeken az abszolút nyomáskülönbségek mérhetõk. 2.2.4. A kalibrálás közben a hõmérsékletnek állandónak kell lennie. A lamináris átfolyásmérõ (LFE - Laminar Flow Element) érzékeny a bemeneti hõmérséklet változásaira, ami a mért értékek szórását eredményezheti. ± K hõmérsékletingadozás megengedhetõ, feltéve, hogy fokozatosan, több perc alatt jön létre. 2.2.5. Az átfolyásmérõ és a CVS-szivattyú közötti összes csatlakozó csõvezetéknek tömítettnek kell lennie. 2.2.6. A kipufogógáz-emisszió meghatározásánál a szivattyút jellemzõ értékek mérése alapján, a kalibrálási egyenletbõl számítható az átfolyás. 2.2.7. A III.12. ábrán látható a kalibrációs rendszer összeállítása. Eltérések megengedhetõk, ha a jóváhagyó hatóság egyenértékûnek fogadja el a létrehozott rendszert. A III.9. ábra szerinti PDP-CVS kalibrálása során az egyes jellemzõket a következõ tûréshatárokon belüli pontossággal kell mérni: légnyomás (korrigált) (PB) ± 0,03 kPa környezeti hõmérséklet (T) ± 0,2 K léghõmérséklet az LFE-en (ETI) ± 0,15 K depresszió az LFE elõtt (EPI) ± 0,01 kPa nyomásesés az LFE -n (EDP) ± 0,01 kPa levegõhõmérséklet a CVS szivattyú bemenetén (PTI) ± 0,2 K levegõhõmérséklet a CVS szivattyú kimenetén (PTI) ± 0,2 K depresszió a CVS szivattyú bemeneténél (PPI) ± 0,22 kPa túlnyomás a CVS szivattyú kimeneténél (PPO) ± 0,22 kPa a szivattyú fordulatainak száma a mérés alatt (n) ± 1 fordulat a mérés idõtartama (legalább 250 s) (t) ± 0,1 s III.12. ábra Kalibrálási összeállítás a PDP-CVS rendszerhez 2.2.8. A III.12. ábra szerinti rendszer felépítését, a rendszernek a mérõelemekhez való csatlakoztatását követõen, a kalibrálás megkezdése elõtt a CVS térfogatkiszorításos szivattyúját teljesen nyitott átáramlásszabályozó fojtószeleppel 20 percig járatni kell. 2.2.9. Az áramlásszabályozó fojtószelepet részlegesen zárni kell, megnövelve a szivattyú bemenetén a depressziót (kb. 1 kPa-lal). A fojtószelep fokozatos zárásával legalább 6 mérési pontot kell felvenni a teljes kalibráláshoz. Minden fojtószelep helyzetben legalább 3 percet várni kell, hogy a rendszer stabilizálódjon, és ezt követõen kell leolvasni a számításokban felhasznált adatokat. 2.2.10. Az eredmények elemzése 2.2.10.1. Az áramlásmérõ gyártójának elõírásait alkalmazva minden vizsgálati pontban meg kell határozni a levegõ térfogatáramát (Qs) m3/min-ben, normál állapotra vonatkoztatva. 2.2.10.2. A levegõ térfogatáramát át kell számítani a fordulatonként vett szivattyú szállításra (V0 - m3/fordulat) a szivattyú bemenetén mért és abszolút hõmérsékletre és abszolút nyomásra vonatkoztatva: P P s P T n Q V , , ⋅ ⋅ = ahol: Vo - a szivattyú fordulatonkénti szállítása Tp és Pp értéken [m3/fordulat], Qs - a levegõ térfogatárama 101,33 kPa nyomáson és 273,2 K hõmérsékleten [m3/min] Tp - a szivattyú bemeneti hõmérséklete [ K ] Pp - az abszolút nyomás a szivattyú bemenetén [kPa] n - a szivattyú fordulatszáma [1/min] A szivattyúfordulatszám függvényében a szivattyúnál fellépõ nyomásingadozások és a szivattyú fordulatszám szlipje közötti kölcsönhatás kompenzálására a szivattyú fordulatszámából (n), a szivattyú bemenete és kimenete közti nyomáskülönbségbõl és a szivattyú kimenetén lévõ abszolút nyomásból ki kell számítani a korrelációs függvényt (Xo) a következõ képlettel: a P P P n X ∆ ⋅ = 1 Ahol: Xo - korrelációs függvény, ∆Pp - nyomáskülönbség a szivattyú be- és kimenete között [kPa] Pa - abszolút nyomás a szivattyú kimenetén (PPO + PB) [kPa] A mérési pontokra legkisebb négyzetek módszerével kell egyenest illeszteni a kalibrációs egyenletek elõállításához, amelyek a következõ alakúak: Vo = Do - M (Xo) n = A - B (∆Pp) Do, M, A és B az egyenesek tengelymetszéke, illetve meredeksége. 2.2.11. Ha a CVS rendszernek több fordulatszáma van, akkor minden használt fordulatszámon kalibrálni kell. Az egyes fordulatszámokhoz tartozó kalibrálási görbéknek közel párhuzamosaknak kell lenniük, és az ordináta értékeknek (Do) nagyobbaknak kell lenniük, ha a szivattyú szállítása csökken. 2.2.12. Gondos kalibrálással elérhetõ, hogy a kalibrálási egyenlet felhasználásával számított értékek ± 0,5%-on belül megegyezzenek a mért Vo értékkel. Az M értékek szivattyúnként eltérõek. A kalibrálást a szivattyú üzembe helyezésekor és minden nagyobb karbantartása után végre kell hajtani. 2.3. A kritikus áramlású Venturi - csõ (CFV) kalibrálása 2.3.1. A CFV kalibrálásakor a kritikus áramlású Venturi áramlási egyenletét kell alkalmazni: T P K Q v s ⋅ = ahol: Qs - térfogatáram [m3/min] Kv - kalibrálási együttható P - abszolút nyomás [kPa] T - abszolút hõmérséklet [K]. A gáz térfogatárama a belépõ nyomás és hõmérséklet függvénye. A következõ kalibrálási eljárás megadja a kalibrálási együttható értékét a nyomás, a hõmérséklet és a levegõ térfogatáram a mért értékein. 2.3.2. A CFV rendszer elektronikus részeinek kalibrálásánál a gyártójuk által javasolt eljárást kell alkalmazni. 2.3.3. A kritikus áramlású Venturi kalibrálása során az egyes jellemzõket a következõ tûréshatárokon belüli pontossággal kell mérni: légnyomás (korrigált) (PB) ± 0,03 kPa léghõmérséklet az LFE-n (ETI) ± 0,15 K depresszió az LFE elõtt (EPI) ± 0,01 kPa nyomásesés az LFE- n (EDP) ± 0,0015 kPa a levegõ térfogatárama (Qs) ± 0,5% depresszió a CFV bemenetén (PPI) ± 0,02 kPa hõmérséklet a CFV bemenetén (Tv) ± 0,2 K. 2.3.4. A kalibráláshoz a III.13. ábra szerinti rendszert kell felépíteni, és ellenõrizni kell a rendszer tömítettségét. Az átfolyásmérõ készülék és a kritikus áramlású Venturi közötti minden tömítetlenség erõsen befolyásolja a kalibrálás pontosságát. 2.3.5. Teljesen ki kell nyitni az áramlásszabályozó fojtószelepet, be kell kapcsolni a fúvót, és megvárni a rendszer stabilizálódását. Regisztrálni kell az összes mûszer által kijelzett értékeket. 2.3.6. Részlegesen zárni kell a fojtószelepet. Több fojtószelep állással legalább 8 mérést kell végrehajtani a Venturi kritikus áramlási tartományában. III.13. ábra Hitelesítési összeállítás a CFS-CVS rendszerhez 2.3.7. A kalibrálás során regisztrált mérési értékeket kell felhasználni a következõ számításokban. Az egyes mérési pontokon a levegõ térfogatáramát (Qs) az átfolyásmérõ mérési értékei alapján kell kiszámítani a gyártó által megadott eljárással. Minden mérési ponthoz ki kell számítani a kalibrálási együttható értékét: v v s v P T Q K ⋅ = ahol: Qs - a mért térfogatáram [m3/min, 273,2 K hõmérsékleten és 101,33 kPa nyomáson] Tv - hõmérséklet a Venturi- csõ bemenetén [K] Pv - abszolút nyomás a Venturi- csõ bemenetén [kPa] 2.3.8. Meg kell szerkeszteni a Kv görbét a Venturi bemeneti nyomásának függvényében. A hangsebességen a Kv majdnem konstans. Az abszolút nyomás csökkenésével (a vákuum növekedésével) a Venturi már nem határolja az áramlási sebességet és Kv csökken. Kv ebbõl adódó változása nem megengedett, a CFV rendszer ebben a tartományban nem használható. 2.3.9. Legalább nyolc, a kritikus áramlási tartományban lévõ mérési pontból ki kell számítani Kv átlagértékét és szórását. Ha a szórás meghaladja Kv átlagértékének 0,3%-át, akkor korrekciós intézkedésekre van szükség. III/G. RÉSZ A TELJES MÉRÕRENDSZER VIZSGÁLATA 1. A III. rész 4.7. pontjában foglalt elõírásnak való megfelelõség vizsgálata során meg kell állapítani a teljes CVS-mintavevõ rendszernek és az elemzõ készülékeknek az együttes pontosságát, ismert tömegû gázt bevezetve a rendszerbe, miközben az a szokásos jármû vizsgálatnak megfelelõen mûködik. A gázelemzést el kell végezni, és meg kell határozni a szennyezõ anyag tömegét a III/H részben foglalt képletekkel, Abban az esetben, ha propánt bocsátanak a rendszerbe, a III/H. részben foglaltaktól eltérõen a propánnak a normál állapotra vonatkozó 1,967 g/dm3 sûrûségét kell a számításban használni. A következõ két eljárás kellõ pontosságot biztosít az ellenõrzéshez. 1.1. Tiszta gáz (CO vagy C3H8) konstans térfogatáramának mérése kritikus áramlású mérõelemmel 1.1.1. A kritikus áramlású kalibrált mérõelemmel ismert mennyiségû tiszta gázt (CO vagy C3H8) kell be vezetni a CVS- rendszerbe. Ha a belépési nyomás kellõen nagy, akkor a kritikus áramlású mérõelemmel beállított térfogatáram (q) független a mérõelem kilépési nyomásától (kritikus áramlás). 1.1.2. A CVS rendszert 5-10 percig mûködtetni kell, ugyanúgy, mint a kipufogógázok kibocsátásának a vizsgálatakor. A mintagyûjtõ zsákban felfogott gázokat szokásos gázelemzõ készülékkel elemezni kell, és el kell végezni a szennyezõanyag tömegének kiszámítását. A mintagyûjtõ zsákokban mért koncentrációt össze kell hasonlítani a hígító alagútban mért átlagos koncentrációval, valamint a gáztömegre kapott eredményeket össze kell hasonlítani a kritikus áramlású mérõelemmel beeresztett gáztömeggel. Ha a bevezetett gáznak a mérõelem szerinti és a CVS számítással meghatározott tömege vagy a gázkoncentrációk közötti eltérés meghaladja az 5%-ot, akkor a hiba okát meg kell állapítani, és meg kell szüntetni. 2. Meghatározott mennyiségû tiszta gáz (CO vagy C3H8) mérése gravimetrikus eljárással 2.1. A CVS- rendszernek gravimetrikus eljárással való vizsgálata az alábbiak szerint lehetséges. Egy kis, szénmonoxiddal vagy propánnal töltött palackot kell használni, és a palack tömegét ± 0,01 gramm pontossággal meg kell határozni. Ezt követõen a CVS-rendszert 5-10 percig úgy kell mûködtetni, mint a kipufogógáz kibocsátás meghatározásának szokásos vizsgálata során, miközben CO-t vagy propánt injektálunk a rendszerbe. A tiszta gáz bevezetett mennyiségét a palack tömegének változását mérve kell meghatározni. Ezt követõen elemezni kell a rendes körülmények között a kipufogógázokhoz alkalmazott zsákban gyûjtött gázokat, és el kell végezni a szennyezõanyag tömegének kiszámítását. A számított és gravimetrikus módszerrel mért tömegeket kell összehasonlítani. A beinjektált gázmennyiség 5%-át meghaladó eltérés esetén a hiba okát meg kell állapítani, és meg kell szüntetni. III/H. RÉSZ A KIBOCSÁTOTT SZENNYEZÕ-ANYAGOK TÖMEGÉNEK SZÁMÍTÁSA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szennyezõanyagok tömegének számítása A gáz halmazállapotú szennyezõ anyagok kibocsátott tömegét az alábbi egyenlettel kell kiszámítani: d C k V M i H i mix i − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ρ ahol: Mi - az i-edik szennyezõ-anyag kibocsátott fajlagos tömege [g/km]; Vmix - a hígított kipufogógáz térfogata [dm3/vizsgálat, normál állapotra (273,2 K és 101,33 kPa) korrigálva]; Qi - az i-edik szennyezõ-anyag sûrûsége [g/dm3, normál állapotban (273,2 K és 101,33 kPa)]; kH - nedvességkorrekciós tényezõ a kibocsátott nitrogén-oxidok tömegének meghatározásához (HC és CO esetében nincs nedvességkorrekció); Ci - az i-edik szennyezõ-anyag koncentrációja a higított kipufogógázban, ugyanazon szennyezõanyagnak a hígító levegõben levõ koncentrátumával korrigálva [ppm]; d - a menetciklusnak megfelelõ útszakasz [km] 1.2. A higított kipufogógáz térfogatának meghatározása (Vmix) 1.2.1. A térfogat számítása változó hígítású mintavevõ rendszerben, amelyben kritikus áramlású mérõtorok vagy Venturi szabályozza az állandó áramlást. Folyamatosan regisztrálni kell a térfogatáramra jellemzõ értékeket, és ki kell számítani a vizsgálat alatt a rendszeren átáramló teljes gáztérfogatot. 1.2.2. A térfogat számítása térfogat-kiszorításos szivattyúval ellátott mintavevõ rendszerben. A térfogat-kiszorításos szivattyúval ellátott mintavevõ rendszerek esetében a hígított kipufogógáz térfogatát a következõ képlettel kell kiszámítani: V = Vo . N ahol: V - a hígított kipufogógáz térfogata (a korrekció elõtt) [dm3/vizsgálat]; Vo - a térfogat-kiszorításos szivattyú által szállított gáztérfogat vizsgálati feltételek között [dm3/fordulat]; N - a szivattyú fordulatainak száma a vizsgálat során. 1.2.3. A hígított kipufogógáz térfogat-korrekciója normál állapotra A hígított kipufogógáz térfogatát a következõ képlettel kell normál állapotra korrigálni: p i mix T P P K V V B − ⋅ ⋅ = ahol: ,2 , 2, = = K (K/kPa-1) PB - a légnyomás a vizsgáló helyiségben [kPa] Pi - a térfogat-kiszorításos szivattyú bemenetén mért vákuum és a környezeti légnyomás közötti nyomáskülönbség [kPa] Tp - a hígított kipufogógáz átlagos hõmérséklete a térfogat-kiszorításos szivattyú bemenetén a vizsgálat során [K] 1.3. A mintazsákban levõ szennyezõ-anyagok korrigált koncentrációjának kiszámítása (Ci)    − ⋅ − = DF C C C d e i ahol: Ci - az i-edik szennyezõ-anyag koncentrációja a hígított kipufogógázban, ugyanazon szennyezõ-anyagnak a hígító levegõben koncentrációjával korrigálva [ppm]; Ce - az i-edik szennyezõ-anyag koncentrációja a hígított kipufogógázban [ppm] Cd - az i-edik szennyezõ-anyag mért koncentrációja a hígító levegõben [ppm] DF - hígítási tényezõ. A hígítási tényezõ kiszámítása: DF = co HC co )10 C (C C 4, − + + benzinre és gázolajra (a) DF = co HC co )10 C (C C 9, − + + PB-gázra (b) DF = co HC co )10 C (C C 5, − + + földgázra (c) ahol: CCO2 - a CO2 koncentráció a hígított kipufogógáz mintazsákjában [V/V%] CHC - a szénhidrogén-koncentráció a hígított kipufogógáz mintazsákjában [ppm szénegyenértékként] CCO - a CO koncentráció a a hígított kipufogógáz mintazsákjában [ppm]. 1.4. A nedvességkorrekciós tényezõ számítása a NOx-hoz (kH) A következõ képletet kell alkalmazni a nitrogén-oxidok koncentrációjánál a nedvesség hatásának a korrigálására: ( ) , , − ⋅ − = H k H ahol: ,6 − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = a d B d a R P P P R H Az utóbbi képletben: H - abszolút nedvesség [g H2O/ kg száraz levegõ] Ra - a környezeti levegõ relatív nedvességtartalma [%] Pd - a környezeti levegõ telítési gõznyomása [kPa] PB - a vizsgáló helyiség légnyomása [kPa]. 2. SZÁMÍTÁSI PÉLDA 2.1. Vizsgálati eredmények 2.1.1. Környezeti feltételek: Környezeti hõmérséklet: TK = 23 °C = 296,2 K Légnyomás: PB = 1O1,33 kPa Relatív páratartalom: Ra = 60% A telítettségi gõznyomás vízre: Pd = 3,2 kPa H2O, 23°-on 2.1.2. A mért és a normál állapotnak (lásd az 1. pontot) megfelelõen korrigált hígított térfogat: Vmix = 51,961 m3 2.1.3. A mintazsákban gyûjtött gázminta gázelemzõ készülékeken kijelzett koncentrációértékei: Szennyezõanyag A hígított kipufogó-gáz minta a hígító levegõ minta HC (1) 92 ppm 3,0 ppm CO 470 ppm 0 ppm NOx 70 ppm 0 ppm CO2 1,6 V/V% 0,03 ppm

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ed5f131f17839bb46b853feb039138f937fd3427/dokumentumok/48a8c7a9b2343870012c09dd5d9a0a0d6ad344ee/letoltes