Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-60 (Year: 2010, Number: 60)
Era: contemporary
Section: alkalmas a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján.
Paragraph Index: 610

1. táblázat Az ellenõrzéshez használt nyomásmérõk jellemzõi Nyomástartomány p bar Skálaosztás max. bar Pontosság bar Elõírt pontossági osztály Méréshatár bar 0 < p  6 0,1 0,1 1,6 1,0 0,6 6 < p  16 0,2 0,25 1,6 1,0 p > 16 1,0 1,0 2,5 1,6 1,6 Az ellenõrzéshez használt nyomásmérõt legalább kétévente egyszer ellenõriztetni (pl. kalibráltatni) kell. 2.2.2.2. A permetezõgép nyomásmérõjének ellenõrzési módszere A permetezõgépek nyomásmérõjét a permetezõgépen vagy tesztpadon kell vizsgálni. Az ellenõrzést emelkedõ, majd csökkenõ nyomásértékeknél egyaránt végre kell hajtani. 2.2.3. A térfogat/hektár érték szabályozása során alkalmazott átfolyásmérõk Az ellenõrzésnél alkalmazott mérõberendezések hibája nem haladhatja meg a mért érték 1,5%-át. 2.2.4. A fúvókák folyadékszállításának (szórásteljesítményének) meghatározása Az egyes fúvókák folyadékszállítását (szórásteljesítményét – l/perc) a fúvókák gyártója által ajánlott minimum, és maximum nyomáson, továbbá legalább két köztes nyomásértéknél meg kell határozni minimum háromszoros ismétlésben. Az egyes mérések minimális idõtartama minden egyes fúvókánál: 1 perc. A mérést mindegyik, a gépre szerelt fúvókagarnitúra esetében el kell végezni. Egyéb, releváns módszer alkalmazása megengedett. 2.2.5. Nyomáskülönbségek mérése Az egyes szakaszokbemenetirészére(betáplálásipontjára)szabványosnyomásmérõtkellfelszerelni.A permetezõgép nyomásmérõjén legalább két referencianyomást kell beállítani. A permetezõgép nyomásmérõje által mutatott értékeket össze kell hasonlítani a szabványos nyomásmérõ által mért értékekkel. 2.2.6. Egyéb vizsgáló berendezések Fordulatszámmérõ (erõátvitel), mérõszalag (fúvókák osztása és magassága), stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás), mérõhenger (2 l mérési tartománnyal, 20 ml skálabeosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérõ (fúvókák szórásteljesítménye), valamint légnyomásmérõ (szivattyú légüstjében lévõ levegõ nyomása).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2e90390c97dcf9c3967b2c8d258d15641769e35d/dokumentumok/b629672eeb5d7598a773d106d577310e9adadb38/letoltes