Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 21. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 559

4. táblázat Hitelesítési osztásértékek száma n = Max/e Pontossági osztály Hitelesítési osztásérték Minimum1 n = Maxi/e(i+1) Maximum n = Maxi/ei XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 – 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000 XII Y(II) 0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 10 000 XIV Y(b) 5 g ≤ ei 1 000 Ahol i = 1, 2, ….r i = rész-mérési tartomány r = a rész-mérési tartományok összesített száma i = r esetében a 3. táblázat megfelelő oszlopa alkalmazandó, ahol e helyébe er lép. 5. Mérési tartomány Az Y osztályú mérlegekre vonatkozó mérési tartomány meghatározásakor a gyártónak figyelembe kell vennie, hogy a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a következő értékeknél: Y(I) osztály 100 e Y(II) osztály 20 e a 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g értékre, és 50 e a 0,1 g ≤ e értékre Y(a) osztály 20 e Y(b) osztály 10 e Osztályozó mérlegek, pl. postai mérlegek, hulladékmérő mérlegek 5 e 6. Dinamikus beállítások 6.1. A dinamikus beállításra szolgáló berendezésnek a gyártó által meghatározott terhelési tartományban kell működnie. 6.2. A beszabályozást követően a dinamikus beállításra szolgáló berendezés, amely kiegyenlíti a mozgásban lévő teher dinamikus hatásait, nem működhet a terhelési tartományon kívül, és azt úgy kell kialakítani, hogy biztosítható legyen. 2006/23. szám 7. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 7.1. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) a befolyásoló tényezők következtében: 7.1.1. X kategóriájú mérlegek esetében: – automatikus működés esetében az 1. és 2. táblázatban meghatározottak szerinti, – nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban meghatározottak szerinti. 7.1.2. Y kategóriájú műszerek esetében: – automatikus működés mellett minden teherre az 1. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak; – nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban, az X kategóriára meghatározott értékek szerint. 7.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték: egy hitelesítési osztásérték. 7.3. Hőmérsékleti tartomány: – Az XI és Y(I) osztály esetében a legkisebb tartomány 5 °C, – Az XII és Y(II) osztály esetében a legkisebb tartomány 15 °C. III. FEJEZET – Adagoló mérleg 1. Pontossági osztályok 1.1. A gyártónak meg kell határoznia mind az Ref (x) referencia pontossági osztályt, mind pedig az X (x) működési pontossági osztályt. 1.2. Egy műszertípushoz egy Ref (x) referencia pontossági osztályt rendelnek, amely az adott típus lehető legnagyobb pontosságának felel meg. A beszerelést követően az adott mérendő termék figyelembevételével az egyes típusokat egy vagy több X (x) működési pontossági osztályhoz rendelik. Az egyes osztályokhoz való hozzárendelés (x) tényezője (x)≤ 2, és az 1 · 10k, 2 · 10k vagy 5 · 10k alakú, ahol k negatív egész szám vagy 0. 1.3. A Ref (x) referencia pontossági osztály a statikus terhelésre vonatkozik. 1.4. Az X (x) működési pontossági osztály tekintetében az X érték a teher tömegéhez rendelt tartomány, az (x) pedig a 2.2. pontban a X(1) osztályra meghatározott hibahatárok szorzótényezője. 2. Legnagyobb megengedett hiba 2.1. Statikus mérés megengedett hibája 2.1.1. Előírt működési feltételek melletti statikus terheknél a Ref (x) referencia pontossági osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett hiba 0,312-szerese a mindenkori töltési állapot 5. táblázatban megadott középértéktől való eltérésének, amit az adott osztály (x) hozzárendelési tényezőjével kell megszorozni. 2.1.2. Azoknál a műszereknél, ahol a töltés több teherből tevődik össze (összegző vagy részmennyiségeket mérő kombinált mérlegek), a statikus teherre vonatkozó legnagyobb megengedhető hiba a 2.2. pontban a töltésre meghatározott pontosságnak felel meg (azaz nem az egyes terhek legnagyobb megengedett eltérésének összege). 2.2. Megengedett eltérések az átlagos töltési tömegtől

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes