Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 20215

3. A detektor reakció optimalizálása és kiegyenlítése 3.1 El kell végezni a gyártó által a kezdeti beállításra vonatkozó, illetve a szükséges kiegészítő szervizelés és táplálás megvalósítására vonatkozó előírásokat és hagyni kell a műszert stabilizálódni. Minden beállító szabályozás esetén ismételten „zéró” ellenőrzést és szükség szerinti helyesbítést kell végrehajtani. Mintaként, levegőben lévő megközelítőleg 500 ppmC propánt használva a következőkre adott reagálás kakterisztikáit kell meghatározni: először az üzemanyg áramlásban történő változásokra, majd közel optimum üzemanyag áramlásra; a hígító levegőáram optimumának beállításához szükséges változtatásokra. Az oxigén és a szénhidrogén különbségi reakciókat ezután a fentiekben jelzettek szerint kell meghatározni. 3.2 Az analizátor minden mérés tartományának linearitását levegőben lévő, a teljes sklála kitérés megközelítőleg 30, 60 és 90 százalék koncentrációjú propán adagolásával kell ellenőrizni. Az adott pontokat 2007/70/II. szám 0-val összekötő legkisebb négyzetek egyenesétől az említett pontok bármelyikének legnagyobb reakcióeltérése nem lehet nagyobb a teljes tartomány érték ±2 százalékánál. Ha ennél nagyobb az eltérés, akkor üzemi kalibráló görbét kell készíteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes