Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 19717

e) Az akkumulátorról működő magnetofonokat a vizsgálat során gyakran kell ellenőrizni a megfelelő elem állapot biztosítása érdekében. Mérés közben a magnetofont nem szabad megmozdítani, kivéve, ha megállapították, hogy az ilyen mozgatás nem változtatja meg a magnetofon működési jellemzőit. 4.3.2.3.3 Adat redukáló berendezések Az adat összevonó berendezéseket a 45 Hz-től 11200 Hz-ig terjedő frekvencia sávra kiterjedően ismert amplitudójú elektromos jelekkel kell kalibrálni, akár külön frekvenciák sorozatán, akár széles sávú jellel. 4.3.2.4 Adat redukálás 4.3.2.4.1 A C-1 ábrán látható adat redukáló berendezésnek egyharmad, vagy egy oktávsáv hangnyomásszinteket kell adnia. Az elemző szűrőknek a 12. számú referencia követelményeit (az oktávsávú szűrők esetében a II. osztály, és az egyharmad oktávsávos sávszűrők esetében a III. osztály) kell teljesíteniük. Az analizátor amplitudó felbontása nem lehet rosszabb 0,5 dB-nél; dinamika tartománya legalább 50 dB legyen az analizátor legmagasabb zajküszöbbel rendelkező oktávsávban tapasztalható zajküszöb értékének négyzetgyök középértéke és a teljes kitérés értéke között; az amplitudó reakció a felső 40 dB-es tartományban ±0,5 dB pontossággal lineáris legyen. 4.3.2.4.2 A hangnyomás négyzetes középértékét idő-átlagolni kell a frekvencia sávszűrők négyzetre emelt kimenetének integrálásával; az integrálás indőtartama nem lehet kevesebb 8 másodpercnél. A 45 Hz-től 11 200 Hz-ig terjedő tartományban minden adatot fel kell dolgozni. Az adatokat minden ismert, vagy előre jelezhető olyan hibára korrigálni kell, mint például a rendszer frekvencia átvitelének eltérései az egyenestől (lineáristól). 2007/70/II. szám 4.3.2.5 A teljes rendszer 4.3.2.5.1 A rendszer elemekre vonatkozó előírásokon túlmenően, a kombinált adat felvevő és adat összegző rendszer frekvencia reakciója a 45-től 11200 Hz-ig tartó frekvenciasávban ±3 dB tűréssel legyen síma. A frekvencia reakció gradiens, ezen a sávon belül sehol sem haladhatja meg az 5 dB/oktávot. 4.3.2.5.2 Az amplitudó felbontás legalább 1,0 dB legyen. A dinamika tartomány legalább 45 dB legyen a teljes kitérés és a rendszer legmagasabb zajküszöbű sávjának négyzetgyök középértékű zajküszöb értéke között. Az egyes frekvencia sávok felső 35 dB-jében az amplitudó reakciója ±0,5 dB pontossággal lineráris legyen. 4.3.3 Meteorológia A méréseket az alábbiakat teljesítő mérő készülékekkel kell mérni: szélsebesség mérő: mérési tartomány legalább 0 - 28 km/h (0 - 15 csomó) és pontosság legalább ±2 km/h (±1 csomó); hőmérséklet mérő: mérési tartomány legalább 0oC - 40oC, pontosság legalább ±0,5oC; relatív páratartalom mérő: mérési tartomány 0 - 100 százalék és pontosság legalább ±5 százalék; légköri nyomás mérő: mérési tartomány legalább 800 -1100 hPa és pontosság legalább ±3 hPa. 4.4 Vizsgálati eljárás 4.4.1 Vizsgálati feltételek 4.4.1.1 A környezeti zaj mérését ahhoz elegendő számban kell elvégezni, hogy az az összes akusztikai mérőhelyre reprezentatív legyen -ahol szükséges-, korrekciós adatokat biztosítva a mért APU zajszintekre (lásd a 4.4.4 pontot). 4.4.1.2 A beépített APU-nak a 3.1 pontban meghatározott zajszint követelményeket az előírt mérőpontoknál kell teljesítenie jellemző terhelés mellett - beleértve és bezárólag - azokkal a terhelésekkel, amelyeket az elektromos generátor és légkondícionáló egység és bármilyen más kapcsolódó egység szokványos folyamatos maximum földi üzemeltetésük teljesítmény igénye jelent. Megjegyzés.- Adott légijármű típusba beépített adott típusú segéd hajtómű zajmérési eredménye nem kezelhető jellemző eredményként se akkor, amikor ugyanilyen berendezés más légijárműbe van beépítve, sem akkor, amikor ugyanabba a légijármű típusba más APU van beépítve. 4.4.2 Akusztikai mérőhelyek 4.4.2.1 Kivéve, ha másként írják elő, a zajmérést 1,6 méter ±0,025 méter (5,25 láb ±1,0 hüvelyk) magasságban a talaj, vagy azon felület felett elhelyezett mikrofonnal kell mérni ahol az utasok, vagy a kiszolgáló személyzet állhat úgy, hogy a mikrofon membránja párhuzamos a földfelülettel és felfelé néz. 4.4.2.2 A zajmérési helyek a következők legyenek

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes