Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1508

2. Mûszaki követelmények A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi elõírás és szabvány ilyen eszközökre vonatkozó követelményeit. Röntgengenerátor: — minimális teljesítmény: 50 kW (125 kV-nál 400 mA, 80 kV-nál 600 mA); — csõfeszültség: legalább 40 kV és 150 kV között szabályozható; — csõáramerõsség: 0 mA és 600 mA között szabályozható; — legnagyobb beállítható mAs érték: 630; — nagyfrekvenciás kivitel, max. 5% hullámosság a nagyfeszültségû jelalakban; — az összetartozó átvilágítási és felvételi paraméterek (kV, mA, mAs, s) kijelzése és megválaszthatósága; — min. expozíciós idõ: legfeljebb 5 ms; — automatikus dózisteljesítmény szabályozás, legalább háromféle kV/mA kombinációs karakterisztikával, amely a képerõsítõ mezõválasztásával automatikusan illeszti a megfelelõ kombinációt, de a kézi változtatás is lehetséges; — expozíciós automata három domináns mezõvel, dózis korrekciós átfogás: 1:4; — az átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) átvilágító szerkezettõl is való kezelhetõsége; — átvilágítás kapcsolása holtember kapcsolóval; — a generátor csõfeszültségtõl függõ szûrõváltásának lehetõsége. Röntgencsõ: — Csõteljesítmény: min. 12/50 kW; — Feszültség: 40—150 kV ; — Fókusz: max. 0,6/1,8 mm, generátorral összehangolt fókuszteljesítmények; — Anód fordulatszám: normál (opcionálisan gyors); — Anód hõkapacitás: min. 150 kJ (200 KhU). Sugárrekesz: — kétsíkú, mélységi kapuval ellátott; — a képerõsítõ körmezejéhez illeszkedõ íriszes kivitel; — a sugárhatároló elemek motoros mozgatása az átvilágító szerkezetrõl; — automatikus mezõhatárolás, amely a fókusz-képerõsítõ távolság változtatását követi; — a csõfeszültség változtatásához illeszkedõ automatikus szûrõváltás legalább három tartományban. Vizsgálószerkezet: Motoros döntésû átvilágító berendezés, célzott felvételi szerkezettel Döntés: lágy indítás; Döntési tartomány: min. 90/15 fok; Szerelhetõ képerõsítõ: min. 9′′; 2003/154. szám Kazettaprogram: min. 1, 2, 3, 4 osztás; Kazettaméretek: min. 3 féle + 35× 35; — négyirányú motoros asztallapmozgatás; — a célzott felvételi szerkezet parkoló helyzetben jobbra kitolható; — átvilágítási paraméterek (kV, mA, átvilágítási óra nullázás) kijelzése és kezelése a célzott felvételi szerkezettõl is. Képátviteli rendszer: Képerõsítõ: min. 9′′, három mezõs; Képfelvevõ: CCD vagy vákuumcsõ; TV-norma: min. 625 sor; Monitor átló: min. 40 cm; — Digitalizálás lehetõsége.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes