Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 20047

2. Fogalom meghatározás Ha jelen függelékben a következő kifejezések szerepelnek, ott azok jelentése a következő: Pontosság. (Accuracy) A mért érték közelítésének foka a függetlenül meghatározott valóságos értékhez. Levegő / tüzelőanyag viszony. (Air/fuel ratio) A hajtómű forró részén átáramló levegőtömeg és a hajtóműbe áramló üzemanyag aránya. Kalibráló gáz. (Calibration gas) A műszerek szabályozásánál, beállításánál és időszakos ellenőrzésénél alkalmazott összetételében nagy pontosságú etalon gáz. Koncentráció. (Concentration) A vizsgálat tárgyát képező összetevőnek a gázkeverékben elfoglalt térfogat része – térfogat százalékban, vagy részecskeszám-millióhoz viszonyítás szerint kifejezve. Fúvócső (Exhaust nozzle) A kiáramló gáz mintavételezéshez kizárólag a gázgenerátor (fő) gázáram fúvókáját tekintik fúvókának azoknál a gázturbuna hajtóműveknél, amelyek kilépő gázsugara nem kevert (például egyes ventillátoros gázturbina hajtóművek ilyenek). Azokban az esetekben, amikor a gázsugarak keverednek, ott fúvókának a teljes fúvócsövet veszik. Láng-ionizációs detektor. (Flame ionization detector) Diffúziós hidrogén-levegő lángdetektor, amely az e lángba egységnyi idő alatt belépő szénhidrogének mennyiségével névlegesen arányos jelet ad ki, általánosan feltételezve, hogy a jelet a lángba lépő szénatomok száma határozza meg. Interferencia. (Interference) A műszer reakciója a mérendő anyagon kívűli egyéb, nem gáz (vagy gőz) komponensek jelenlétére. Zaj. (Noise) A műszer kimenetén jelentkező, a műszer által mért minta jellemzőivel kapcsolatban nem álló és azok a kitérés jellemzőitől megkülönböztethető véletlenszerű kitérések. Nem diszperz infravörös analizátor. (Non-dispersive infrared analyser) A kisugárzott infravörös energia elnyelése révén meghatározott komponensek szelektív mérését végző műszer. Millió szén részecskére eső részecske szám. (Parts per million carbon – ppmC) Metán ekvivalencia alapján mért, 10-6-al szorzott szánhidrogén moll része. Ilyen módon egy ppm metán kijelzése, egy ppmC-ként történik. Bármely ppm-ben kifejezett szénhidrogén koncentráció átalakítása ppmC-ben kifejezett ekvivalens mennyiséggé úgy történik, hogy a ppm-ben kifejezett mennyiséget megszorozzák a gázmolekula összetételébe tartozó szénatomok számával. Például: 1 ppm propán megfelel 3 ppmC szénhidrogénnek, 1 ppm hexán, pedig 6 ppmC szénhidrogénnek. 2007/70/II. szám Millió részre jutó részecske szám rész (ppm). (Parts per million - ppm) A gázkeverékben jelen lévő gáz egységnyi térfogatkoncentrációja a gázkeverék millió résznyi térfogatára vetítve. Etalon gáz. (Reference gas) Ismert és előírt összetételű gázkeverék, amelyet a műszer kitéréseinek a műszer által mért gáz koncentrációjának egységében kifejezett értelmezésére alkalmaznak. Ismételhetőség. (Repeatability) A mérés eredmény adott változatlan mintán rövid időn belül ismételt méréssel történő reprodukálhatóságának pontossága anélkül, hogy a műszert közben újra beszabályoznák. Felbontó képesség. (Resolution) A mérési eredményekben bekövetkezett és még kimutatható legkisebb változás. Műszer reakció. (Response) A műszer kimeneti jelének változása a minta gázkoncentráció változásának függvényében, illetve a mintában lévő adott gázkoncentrációnak megfelelő kimeneti jel. Stabilitás. (Stability) Egy adott, változatlan mintán végzett ismételt mérések adott időtartamon keresztül fenntartható pontossága. Nulla elhúzás. (Zero drift) A műszer jelének idő függő kitérése a nulla értékről, miközben a rajta átáramló gáz nem tartalmazza a mérendő komponenst. Nulla gáz. (Zero gas) Gáz, amelyet a műszer nulla, vagy semleges helyzetbe állításához alkalmaznak. 3-1 ábra. A mintavevő és elemző rendszer vázlata. 2007/70/II. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4c6310a937d14bac566ee9c9d944896656c292dd/dokumentumok/5a6ac3c6db12e692ae41096677ad5f072d2cc9f3/letoltes