Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-42 (Year: 2003, Number: 42)
Era: 1990-2004
Section: 10. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez
Paragraph Index: 1951

4. Eszközök Figyelmeztetés: Vizes aflatoxin oldatok esetében a savval át nem mosott üveg edényzet veszteséget okozhat. Különös gonddal kell ügyelni az új és az egyszer használatos üvegárukra, mint az automata injektor mintatartó fiolái és Pasteur pipetták. Ezért az aflatoxin vizes oldatával kapcsolatba kerülõ laboratóriumi üvegedényzetet néhány órára híg savba (pl. 2 mól/l koncentrációjú kénsavba) kell áztatni, majd desztillált vízzel alaposan kiöblíteni a sav-nyomok eltávolítására (legalább háromszor öblítsünk, és az öblítõvizet pH papírral ellenõrizzük). Ezt a mûveletet el kell végezni a vákuumbepárlóhoz használt gömblombikkal (4.4.), a mérõlombikokkal, mérõedényekkel, a kalibráló oldatok és mérésre elõkészített oldatok tárolására használt kémcsövekkel és fiolákkal is. 4.1. Õrlõ-homogenizáló berendezés. 4.2. 1,0 mm lyukbõségû szita (ISO R565). 4.3. Mechanikai rázógép. 4.4. Rotációs vákuumlepárló, 150–250 ml-es gömblombikkal felszerelve. 4.5. HPLC készülék. 4.6. HPLC analitikai oszlop, 3 µm vagy 5 µm C18 töltettel. 4.7. Pulzálásmentes szivattyú a post-column jódreagens szállítására. 4.8. Zéró holttérfogatú Valco T-idom, rozsdamentes acélból {1/16" × 0,75 mm). 4.9. Spirális reaktor; teflon vagy rozsdamentes acél. Az 5 µm vagy 3 µm töltetméretû HPLC oszlopokhoz a 3000 mm × 0,5 mm és 5000 × 0,5mm közötti méretek bizonyultak a legcélszerûbbnek. 4.10. 60 °C-ra beállított, 0,1 °C-os pontossággal szabályozható termosztát. 4.11. Fluoreszcens detektor, gerjesztési hullámhossz 365 nm, emissziós hullámhossz 435 nm (Szûrõs készülékeknél emissziós hullámhossz >400 nm.) Alkalmas legyen legalább 0,05 ng aflatoxin Bl-nek kimutatására. 4.12. Rekorder. 4.13. Integrátor (nem feltétlenül szükséges). 4.14. Redõs szûrõpapír, átmérõ: 24 cm, Macherey-Nagel 617 1/4 vagy azzal egyenértékû. 4.15. Membrán szûrõ, 0,45 µm pórusméretû, Millipore HAWP 04700 vagy azzal egyenértékû. 4.16. 500 ml-es üvegdugós Erlenmeyer lombik. 4.17. Luer kloroformmal szemben ellenálló csap (pl. Bio-Rad 7328017, Analytichem A1 6078, J.T.Baker 4514 vagy ezekkel egyenértékû). 4.18. Vegyszereknek ellenálló fecskendõ, 10 ml-es, Luer csatlakozó résszel. 4.19. 250 µl-es, HPLC injektáláshoz alkalmas fecskendõ (lásd 4.5.). 4.20. 100 µl-es mikrofecskendõ a kalibráló oldatok készítéséhez. 4.21. 10 ml-es üvegdugós kalibrált kémcsövek. 4.22. Spektrofotométer, amely alkalmas a spektrum UV tartományában mérések elvégzésére. 4.23. A megerõsítõ vizsgálathoz (6) szükséges felszerelés. 4.23.1. Savval öblített 100 ml-es rázótölcsér Teflon csappal. 4.23.2. Fûtõblokk, 40-50 °C közti hõmérséklettel.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/69b88ec8e02037a8d3637eee652ef17e0ba2ad2b/dokumentumok/e4451c379dbc96be3daac423580de092693182bb/letoltes