Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-71 (Year: 2002, Number: 71)
Era: 1990-2004
Section: 3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez
Paragraph Index: 298

2. Melegedés Szokásos használati feltételek mellett történõ használat esetén a tekercsek és a szigetelés melegedése nem befolyásolhatja károsan a mérõ mûködését. Ha mindegyik áramág megtáplálása a maximális árammal történik, továbbá mindegyik feszültségág (és olyan segédáramkör, amelynek megtáplálása a termikus idõállandójánál hosszabb idõszakig történik) olyan feszültség alá van helyezve, amely 1,2-szer nagyobb, mint a referencia-feszültség, a fogyasztásmérõ különbözõ alkatrészeinek (∆t) hõmérséklet emelkedése 40 ˚C-nál nem magasabb környezeti hõmérséklet esetén nem haladhatja meg a következõ táblázatban megadott értéket. A fogyasztásmérõt két órán keresztül kell vizsgálni és nem szabad kitenni huzatnak vagy közvetlen napsütésnek. 2002/71. szám A fogyasztásmérõ részei ∆t ˚C-ban Tekercsek A ház külsõ felületei A vizsgálat után a mérõn nem lehet semmilyen sérülés és ki kell elégítenie a melléklet II/3.3. pontjában meghatározott váltakozó feszültségû vizsgálatot is. A tekercsek hõmérsékletét az ellenállás-változási módszerrel kell meghatározni (lásd az IEC 28. számú „Nemzetközi elõírások a vörösréz-típusú hõkezelésre” címû publikációt). A mérõáramkör ellenállásának mérésekor a fogyasztásmérõt megtápláló vezetékeknek legalább 1 m hosszúnak és olyan keresztmetszetûnek kell lennie, hogy az áramsûrûség 4 A/mm2-nél kisebb legyen. Az ellenállás megváltozását a villamos fogyasztásmérõ csatlakozó kapcsain lévõ csatlakozókon kell mérni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7beb6a7f56faae1d1d208384acea970f9271cf4a/dokumentumok/edebb127edd4a3cd873e814341f3a8d33459e928/letoltes