Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-91 (Year: 2002, Number: 91)
Era: 1990-2004
Section: a 7/2002. (VI. 29.) GKM—BM—KvVM együttes rendelethez
Paragraph Index: 517

3. A felülvizsgálatra csak olyan konstrukciójú mûszer alkalmazható, amely az 1. és a 2. pontban meghatározott feltételeken túl az alábbi két mérési mód közül legalább a 3.2. pontban foglaltaknak megfelelõ móddal rendelkezik: 3.1. „A” mérési mód, amelyben a készülék a különbözõ (felfutási jelleg, dinamika stb.) lehetséges gépkocsi füstöléseknél a mérésre elõírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérõ kamrájú, és 0,05 s-nál kisebb elektromos idõállandójú készülék, 3.2. „B” mérési mód, amelyben a készülék a különbözõ (felfutási jelleg, dinamika stb.) lehetséges gépkocsi füstöléseknél a mérésre elõírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérõ kamrájú és 0,9—1,1 s közötti elektromos idõállandójú készülék.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a48a9cf1424d68d564d5e98167630fd83cd5205a/dokumentumok/ac4f7dd813244e0ebe54054182fe446f2b4a24f5/letoltes