Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-85 (Year: 2004, Number: 85)
Era: 2004-2010
Section: 3 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet A. Függeléke A/4. számú melléklet I. Rész.
Paragraph Index: 348

3 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet A. Függeléke A/4. számú melléklet I. Rész. 1.10.6.1.5 A szabadgyorsítások ütemezett végrehajtásának jellemzõi n A R n 9 0 n 1 0 n L L t 1 0 t 9 0 t B t x t M t L t H nLL- alapjárati fordulatszám n10- 1,1 . nLL n90- 0,9 . nAR nAR- leszabályozási fordulatszám tB - gyorsulási idõ, ezen az idõn belül egyenletes gyorsulás van tx - a leszabályozási fordulatszám elérést követõ mérési idõ rész (forgalmazó által adott érték vagy legalább 0,5 s, maximum 2,0 s), tM - mérési idõ = tB + tx tH - gázpedáltartási idõ = tM + legalább 1 s tL - alapjárati fordulatszám beállási idõ (legalább 15 s) ) ( ) ( n n t t x n n t LL AR B − − − = 1.10.6.1.6 Az 1.10.6.1.3. és az 1.10.6.1.4. pontban foglalt feltételek teljesítését a kijelölt szakértõ intézmény az 1.10.6.1.4. / a. pontban hivatkozott nemzetközi elõírások szerint végzett, összehasonlító mérések alapján tanúsítja. Ha az 1.10.6.1. alfejezetben meghatározott feltételeknek, vagy egyes részfeltételeknek való megfelelést nemzeti mérésügyi hatóság igazolja, úgy a szakértõi vizsgálat (a honosítást követõen) annak ellenõrzésére nem terjed ki. Értelmezés: Csak a hatályos jogszabályoknak, különösképpen méréstechnikai elõírásoknak teljes mértékben megfelelõ, errõl dokumentumokkal, köztük a mérésügyi hatóság igazolásával is rendelkezõ, pontosságellenõrzött készülék kerülhet szakértõi vizsgálatra. Az elõfeltételek teljesítését a szakértõi vizsgálat keretében ellenõrzik. A szakértõi vizsgálat keretében nem kell ellenõrizni az 1.10.6.1. alfejezet 1.10.6.1.3. / I., és 1.10.6.1.3. / II. , továbbá az 1.10.6.1.4. pontjában rögzített azon feltételek teljesítését, amelyet nemzeti mérésügyi hatóság igazol. Alkalmazhatósági feltétel a füstölésmérõnél, hogy a mûszer a megfelelõ idõállandóval mûködik (1.10.6.1.3. / II.), és azonos eredményt mutat egy nemzetközileg elfogadott mérési módszerrel, illetve az ezt teljesítõ „alap” mûszerrel (1.10.6.1.4. / A. ). A dízel mérés pontosságának feltétele, hogy azonos, és kellõen dinamikus gyorsítások történjenek (azonos ütemben, gyorsan nyomják a gézpedált). Ennek ellenõrzése történik a gyorsítási idõvel (1.10.6.1.5.). Egy felülvizsgálaton belül az idõk abszolút értéke jelzi, hogy milyen gyorsan kapott teljes töltést a motor, a gyorsítási idõk közötti eltérések, pedig a különbözõ gázadásra, töltésnövelésre, vagy reakcióra utalnak, amelyek a mérés megbízhatóságát csökkentik. Ezért a gyorsítási idõ elõírásnak megfelelõ mérését a szakértõi vizsgálat során ellenõrizni kell. Mûszer jóváhagyás elõtt ellenõrizendõ: - rendelkezik a füstölésmérõ a hazai forgalmazáshoz szükséges valamennyi jóváhagyással? - rendelkezik a füstölésmérõ a mérésügyi hatóság igazolásával? - megfelel a készülék az 1.10.1.3. / I. pontban foglaltaknak? - megfelel a készülék az 1.10.1.3. / II. pontban foglaltaknak, és az 1.10.6.1.4. pontban foglaltaknak? - megfelelõképpen méri a mûszer a gyorsítási idõt (tgy) ? - alkalmas a készülék automatikus mérésvezérlésre, és értékelésre? 1.10.6.2 Általános követelmények a dízelmotoros gépkocsik felülvizsgálatára szolgáló mérõrendszer használatával, jellemzõivel kapcsolatban. 1.10.6.2.1 A felülvizsgálatot vezérlõ mérõrendszer (mûszerek) mûködését úgy kell kialakítani, hogy Tanúsítványadó egységes szakaszonként (adatbevitel, mérés elõkészítés, mérés, értékelés, tanúsítvány nyomtatás) lehetõséget kapjon a felülvizsgálat folytatásának, megállításának, vagy visszaléptetésének elrendelésére. 1.10.6.2.2 A mért értékeket általában automatikusan kell felvenni és tárolni. Ha ez nem lehetséges (pl. olaj hõmérséklet , akkor a mért értékek beadása kézi úton, billentyûzetrõl is történhet. A billentyûzetrõl történõ beadás esetét azonban meg kell különböztetni az automatikusan mért értékektõl, amelyet a nyomtatott tanúsítványon „#”-el kell jelölni. Értelmezés: Valamennyi billentyûzetrõl bevitt, mért adatot, az érték után „#”-el kell jelölni (pl. olajhõmérséklet [oC]: 90#), és a megjegyzés rovatban szöveges kiegészítéssel kell ellátni (lásd késõbb). 1.10.6.2.3 A mérõrendszer (füstölésmérõ) rendelkezzen olyan ellenõrzési funkcióval, amely a felülvizsgálat mérési fázisának megkezdését követõen (mérési programonként jelölt indulási idõpont után) állítsa meg a mérést, ha 10 percen belül érdemi esemény (adatbevitel, mért érték változás, stb.), felülvizsgálati elõre haladás nem történik. Tanúsítványadó kezdeményezésére a felülvizsgálat bármely fázisban legyen megszakítható. A megszakított vizsgálat adatai is kerüljenek be az adatbázisba. A megszakított vizsgálatról az addig felvett és mért értékekkel tanúsítvány nyomtatható, amely tanúsítványon jelölni kell: „Megszakított vizsgálat.” Értelmezés: A felülvizsgálat szempontjából esemény bármilyen adatbevitel, billentyû megnyomás, mérési folyamat változás. 1.10.6.2.4 A felülvizsgáló mérõrendszer konstrukciója tegye lehetõvé, hogy a vezérlés Tanúsítványadóutasítására bármikor visszatérjen az adatbevitelre vagy a mérés (nem a felülvizsgálat) kezdetére, és megismételhesse az adatbevitelt, illetve a teljes mérést. Mûszer jóváhagyás elõtt ellenõrizendõ: - lehetõséget ad a mûszer a mérés ismétlésére? 1.10.6.2.5 A B módus idõállandó ellenõrzéséhez (1.10.6.1.3. / II. pont) a készülék rendelkezzen az adatrögzítésre alkalmas elektronikus csatlakozással (analóg kimenettel, vagy a pillanatnyi értékek rögzítését biztosító szabványos digitális csatlakozással, kommunikációs protokollal és programmal). Helyettesítõ megoldásnak fogadandó el, ha a készülék külön utasításra egy file-ben rögzíti és kiadja a szabadgyorsítás(ok) valamennyi mért pillanatnyi füstértékét. 1.10.7 Automatikus vezérlés, dokumentálás Az automatikus mérésvezérlés és eredmény dokumentálás célja a mérési hibalehetõségek csökkentése, továbbá a pontosság és a megbízhatóság növelése. 1.10.7.1 Automatikus mérésvezérlés Az automatikus mérésvezérlés feladata az elõírásoknak megfelelõ mérési és kiértékelési feltételek biztosítása, különös tekintettel a következõ feltételekre. 1.10.7.1.1 A mérés akkor kezdhetõ meg, ha • a mérõmûszer hiteles és pontos, • minden jármûazonosító adat rendelkezésre áll, • a felülvizsgálathoz szükséges minden gyári-, vagy azt a rendelet szerint helyettesítõ adat és információ rendelkezésre áll, • a jármû üzemmeleg, • a szemrevételezéses vizsgálat eredménye pozitív, amely a MEGFE- LEL jellemzõ mûszerbe billentyûzésével lesz „mért” érték. 1.10.7.1.2 A mérõrendszernek a következõ vizsgálati eljárások legalább egyikének megfelelõ mérési programmal kell rendelkeznie: A. hagyományos Otto-motoros gépkocsik, B. hagyományos Otto-motoros gépkocsik katalizátorral, C. szabályozott keverékképzésû Otto-motoros, katalizátoros gépkocsik, D. szabályozott keverékképzésû Otto-motoros, katalizátoros gépkocsik, fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel E. dízelmotoros gépkocsik (ezen belül automatikus nyomatékváltós gépkocsik a 3.6. alfejezet szerint). F. dízelmotoros gépkocsik, fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerrel A B) - D) pont szerinti programok esetében a mûszeregységnek rendelkeznie kell a λ-érték számításának ellenõrzésére szolgáló programmal is. 1.10.7.1.3 A mérés végrehajtása során a feltételek teljesítését a mérõrendszernek mérési blokkonként, illetve a végrehajtás szakaszaiként ellenõriznie kell, eltérés vagy hiba esetén azt – jellegétõl függõen – kijavítja (pl. ismételtet), vagy hibajelzéssel a felülvizsgálatot megállítja. 1.10.7.1.4 A mérõrendszernek biztosítania kell, hogy a vizsgálat közben fellépõ, 10 percet meghaladó várakozási idõ (nincs adatbevitel, nincs mért érték, nem halad a felülvizsgálat, stb.) esetén megszakítsa a mérést és az addig mért adatokat „Felülvizsgálat megszakítva” megjegyzéssel nyomtassa ki. 1.10.7.1.5 A mérés vezérlését úgy kell kialakítani, hogy az egyes, önmagában egész felülvizsgálati rész-mérések, a mérést végzõ utasítása esetén ismételhetõk legyenek. 1.10.7.1.6 A készülék automatikusan MEGFELEL - NEM FELEL MEG jellemzéssel értékelje a felülvizsgálat eredményét. 1.10.7.1.7 A mérés befejezésekor a mûszer, illetve mérõegység a mérési programtól függõen legalább a 3.2.5. pont, vagy 3.3.5. pont, vagy 3.4.8. pont, vagy 3.6.5. pont, vagy 3.8.1.3.5. pont, illetve kívánságra a lambda számítás ellenõrzés céljából a 3.5. pont szerinti dokumentumot nyomtassa ki. 1.10.7.1.8 A mérés befejezésekor a mûszer, illetve mérõegység legyen alkalmas: A. az elvégzett felülvizsgálatok során mért adatok, központi adattároló által visszaigazolt adatszolgáltatásig, de legalább egy év idõtartamig tartó, azonosítható tárolására, B. adott protokoll szerinti, szabványos, idõszakonkénti számítógépes Internet hálózati kommunikációra, és ezen keresztül a mért adatok központi adattárolóba történõ továbbítására (visszaigazolás fogadására), 1.10.7.1.9 A mérõrendszer rendelkezzen ellenõrzési funkcióval, amelyben a méréstechnikai jellemzõket, állandókat jeleníti meg, illetve nyomtatja ki [a lambda (λ) számítás ellenõrzéséhez szükséges minden állandót és mért, számított értéket]: 1.10.7.2 Az RKFA jóváhagyás, szakértõi vizsgálat, jegyzõkönyv. 1.10.7.2.1 A kijelölt szakértõ intézet szakvéleményének az alábbiakat kell tartalmaznia: A. a vizsgálati eljárás célja (a teljes mûszer, illetve mérõrendszer vizsgálata, szerkezeti vagy programmódosítás miatt szükséges vizsgálat); B. a szakértõi minõsítéshez szükséges, 2. számú függelékben felsorolt dokumentumok megléte, a vizsgálathoz felhasznált adatok, a mûszer egyértelmû azonosításához szükséges adatok, leírások, korábbi vizsgálati eredménynek, ha vannak és az adott vizsgálat szempontjából relevánsak); C. a gyártó nyilatkozata a gyártás megfelelõségét, a minõsítettel azonos termék elõállításának biztosítását illetõen (minõségbiztosítási rendszer), javaslat a gyártás megfelelõségének ellenõrzésére; D. nyilatkozat a megvizsgált mûszer, illetve mérõrendszer RKFA alkalmasságáról. 1.10.7.2.2 A mûszer elutasítása esetén a szakvéleménynek részletesen tartalmaznia kell az 1.10.7.2.1. pont szerintieken tú,l a kifogásolt jellemzõkkel kapcsolatos vizsgálatokat és azok eredményét is 1.10.7.2.3 A korábban alkalmasnak minõsített mérõmûszer módosítása esetén, az ismételt vizsgálat csak a változtatások által érintett tulajdonságok ellen- õrzésére korlátozódik 1.10.7.2.4 Az RKFA minõsítést a szakértõi vizsgálati jelentés alapján kell elvégezni. A KFF a szakvélemény és az elõírt további bizonylatok alapján minõsíti a vizsgált mûszert, illetve mérõrendszert. A minõsítést és annak indoklását határozatban kell közölni. A minõsítõ határozat másolatát mûszerkísérõ okmányként kell kezelni. 1.10.7.2.5 A mérõrendszerhez (mûszerhez) a kereskedelmi forgalmazáskor csatolni kell a minõsítõ határozat másolatát, a gyártó nyilatkozatát a mérõrendszer (mûszer) minõsítettel való egyezésérõl, és a mérõrendszer (mûszer) gyártójának az 1. számú függelék szerinti címkéjét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/91ff1ab5e80660b743a229e181a15a797e79268f/dokumentumok/9280f3e9c43892e2aded8b85b346e56bff4218ec/letoltes