Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-23 (Year: 2006, Number: 23)
Era: 2004-2010
Section: 20. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 557

5. táblázat Pontossági osztály A mérőrendszer típusa 0,3 Csővezetékekre szerelt mérőrendszerek 0,5 Az e táblázatban máshol nem említett összes mérőrendszer, különösen a következők: – üzemanyagtöltők (nem cseppfolyós gázokhoz) – közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek alacsony kis viszkozitású folyadékokhoz (< 20 mPas) – mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére és kiürítésére1 – mérőrendszerek tejhez – mérőrendszerek légi járművek újratöltéséhez 1,0 Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz, legalább – 10 °C hőmérsékleten Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztályba tartozó mérőrendszerek, azonban ezeket olyan folyadékokhoz használják, amelyek – hőmérséklete –10 °C alatt vagy 50 °C felett van – dinamikus viszkozitása meghaladja az 1000 mPa.s-ot – maximális térfogatárama legfeljebb 20 L/h 1,5 Mérőrendszerek cseppfolyósított szén-dioxidhoz Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz – 10 °C alatti hőmérsékleten (kriogén folyadékok kivételével) 2,5 Mérőrendszerek kriogén folyadékokhoz (–153 °C alatti hőmérséklet) Előírható a 0,3 vagy 0,5 pontossági osztályú mérőrendszerek használata, ha azokat hajók, vasúti és közúti tartálykocsik kiürítésekor vagy feltöltésekor az ásványi olajokra alkalmazandó jövedéki adó kivetésére használják. Megjegyzés: A gyártó a mérőrendszerek egyes típusai esetében nagyobb pontosságot is meghatározhat. 8. Mértékegységek A mért mennyiséget milliliterben, köbcentiméterben, literben, köbméterben, grammban, kilogrammban vagy tonnában kell megjeleníteni, de LPG mérés esetén a kijelzés tömegben történjen. 2006/23. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/075c8f7a1bfba1545d52ef53825ea3f4857b9748/dokumentumok/de9ead2772f4a05f62aeab3a65b2005aa76d349e/letoltes