Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-86 (Year: 2002, Number: 86)
Era: 1990-2004
Section: a 2/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 53

9. E rendelet hatálya alá tartozó hosszúságmérõk fajtái 9.1. Egy darabból, merev vagy félig merev, fémbõl vagy egyéb anyagból készült hosszúságmérõk. 9.1.1. Névleges hosszúság 0,5 és 5 méter között. 9.1.2. Az alaphõmérséklet bizonyos esetekben 20 ˚C-tól eltérhet. 9.1.3. Ide tartozik a szintmérce is folyadékszint ellenõrzésére. 9.1.4. A merev szintmérce végét sarokvassal vagy fémlappal kell ellátni, amely kopás- és ütésálló, továbbá nem okoz ütközés esetén szikrát. 9.1.5. Ezek a hosszúságmérõk az I vagy II pontossági osztályba tartoznak. 9.2. Összetett fémbõl készült, feszítõ súllyal ellátott merülõ szalag, folyadékszint mérésére. 9.2.1. Névleges hosszúság 5 és 50 méter között. 9.2.2. Az alaphõmérséklet bizonyos esetekben 20 ˚C-tól eltérhet. 9.2.3. A szalag helyes kihúzásához szükséges húzóerõt fel kell tüntetni a hosszúságmérõn. 9.2.4. Ezt a húzóerõt kell kifejteni a hosszúságmérõn feszítõ súly segítségével, amelyen fel kell tüntetni annak saját tömegét. 9.2.5. A skálakezdet fõ osztásjelét a megfelelõ formájú feszítõ súly alja képezi. A feszítõ súly olyan anyagból készül, ami ütközés esetén nem kelt szikrát. 9.2.6. A feszítõ súly stabilan vagy leszerelhetõen csatlakozik a szalaghoz oly módon, hogy ez a csatlakozás vagy kapcsolat ne okozzon hibát. 2002/86. szám 9.2.7. A szalag teljes hossza milliméter osztású, az osztás a feszítõ súly sima oldalán folytatódik. 9.2.8. A hosszúságmérõ másik végére csévélõ szerelhetõ. 9.2.9. Ezek a hosszúságmérõk az I vagy II pontossági osztályba tartoznak. 9.2.10. A hosszúságmérõ feszítõ súllyal történõ használata esetén a hibahatár nem kisebb, mint 0,6 mm.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/63821a445e7d0db9943def50b3602981ac3173e5/dokumentumok/78e350a587dc7c63426c5c84556f9ec4b7a83b39/letoltes