Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-46 (Year: 1998, Number: 46)
Era: 1990-2004
Section: 9. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez
Paragraph Index: 2631

9. számú melléklet a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelethez Sugárterápia/sugárfizika (gép-műszer minimumfeltétele) Intézmény típusa Betegszám <1500 1500—2250 >2250—3000 A műszer neve Besugárzó berendezések Kobaltágyú 1,2 Lineáris gyorsító1 — kis energiás (6MV)2 — nagyenergiás (Emax ≥18MV + elektron) — multileaf kollimátor — gyorsító speciális feladatokra3 Szimulátor SZ SZ SZ 4 Afterloading 5 SZ SZ SZ CT6 H H H Ortovoltos röntgen Felületi röntgen Filmhívó automata J Betegrögzítő berendezések7 SZ SZ SZ Sugárfizikai műszerek, programok Besugárzás tervező rendszer — üregi kezelésekhez — külső besugárzáshoz SZ SZ SZ SZ SZ SZ Record & Verify rendszer9 J SZ SZ Számítógép vezérelt vízfantom — különböző ionizációs kamrákkal — sokcsatornás detektorral SZ SZ J SZ SZ SZ SZ SZ SZ Szekundér sztenderd dozimetriai rendszer SZ SZ SZ Használati dózismérő megavoltos készülékenként10 SZ SZ SZ Humanoid fantom J SZ SZ Termolumineszcens dózismérő rendszer J SZ SZ Sokcsatornás dózismérő a besugárzások ellenőrzésére — külső — és belső sugárzáshoz J J SZ SZ SZ J Lézer vagy CCD denzitométer J SZ SZ Legalább ötpontos mezőellenőrző dózismérő SZ SZ SZ Automata blokk-kivágó — J SZ Hordozható vízfantom — kalibráláshoz, összehasonlító méréshez SZ SZ SZ Sugárvédelmi műszer SZ SZ SZ J = Javasolt SZ = Szükséges H = Hozzáférés szükséges. 1998/46. szám Az alap orvosképzést nyújtó egyetemeknek a 2. csoport műszerezettségével kell rendelkeznie. 1 12 órás üzemeléssel 750 beteg/készülék. 2 A kobaltágyú helyett lehet kisenergiás gyorsító Emax ≥6MV. 3 Évi 2500 betegszám fölött jöhet szóba, típusa az elvégzendő feladattól függ. 4 3 darab megavoltos készülék felett második szimulátor indokolt lehet. 5 Afterloading készülék teleterápia nélkül nem üzemelhet. 6 A szükséges napi óraszám: új betegek száma/250/4 (negyed óra/beteg). A 2., 3. kategóriában a tervező rendszerrel hálózatba kötve. 7 Megavoltos készülékenként 1-1 készlet, + 1 készlet a szimulátorhoz. 8 A második csoportban két munkahely javasolt, a 3. csoportban két munkahely szükséges. A speciális feladatokra (pl. 3D tervezés, sztereotaxia stb.) külön munkahely javasolt. 9 A besugárzástervező rendszer(ek) a terápiás készülék(ek), és a szimulátor(ok) összekötésével, és a képek (pl. CT, MR, on-line mező ellenőrző rendszer) hálózaton történő átadásával. 10 Gyorsítóknál fixen beépítve. 11 Gyorsítóknál szükséges. A kórházak orvosfizikus létszámszükséglete Intézmény típusa Betegszám (sugárterápia) <1500 1500—2250 >2250 A sugárterápiára szükséges létszám Ebből szakképesített orvosfizikus1 Sugárvédelmi szolgálat2 Hatályos NM rendelet szerint Hatályos NM rendelet szerint Röntgendiagnosztika QA/C-hez szükséges létszám Ebből szakképesített orvosfizikus3 Izotópdiagnosztikára szükséges létszám SZ SZ SZ Ebből szakképesített orvosfizikus4 SZ SZ SZ Megjegyzés: 1 Változatlan összlétszám mellett, a szakképesítéssel rendelkező fizikusok száma lehet magasabb. 2 Szakképesített fizikus alkalmazása csak nagy forgalmú intézményekben, illetve az egyetemeken indokolt. A sugárvédelmi szolgálat vezetője és helyettese célszerűen a Sugárfizika vezetője és helyettese. 3 500 ezres populációhoz egy fizikus, figyelembe véve, hogy a WHO 644{14} szerint 1 millió lakoshoz legalább 2 megavoltos készülék. 4 A szakképesítéssel rendelkező orvos-fizikus létszám a készülékek és a vizsgálatok száma szerint. Az általános irányelvek a következők (az adatok teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikust jelölnek): 1 gammakamera 0.5 5000 vizsgálat/év 0.5 500 évi dinamikus vizsgálat fizikus által végzett jelentős adatfeldolgozással 0.25 250 PET vizsgálat/év 0.25 50 izotópkezelés/év 0.25 A szükséges fizikus létszámot a részadatok összegzése adja. Minden osztályon legalább 1 izotópdiagnosztikai tapasztalatokkal rendelkező orvos-fizikusnak kell lennie. Ha az osztály izotópterápiát is végez, akkor minimum két szakképesítéssel rendelkező orvosfizikusra van szükség. Egyéb berendezésekre (pl. számláló berendezések, egésztest számláló) külön létszámot kell biztosítani. A második és további kamerához szükséges fizikus létszám 0.2-vel csökkenthető, ha azokkal döntően csak statikus vizsgálatot végeznek. Az egyes készülékekhez szükséges fizikus létszám 0.1 fővel csökkenthető, ha a szervizzel és a javítással megbízott személyek nem tartoznak a sugárfizikusok felügyelete alá. 1998/46. szám A sugárterápiás centrum személyi feltételei diplomások és asszisztensek alapján a Személyzet Megjegyzés Státuszok száma (telj. munkaidőben) onkoradiológus 200—250 új betegre terápiás asszisztens b vezető asszisztens központonként asszisztens c megavoltos készülékenként asszisztens d brachyterápiára szimulátoronként ortovoltos készülékenként szakképzett orvos-fizikus 400 új betegre egyéb sugárfizikai személyzet e 300 új betegre Megjegyzések: a Az adatok 40 órás munkahétre vonatkoznak (a létszámba az ambulancia és a brachyterápia is beleértendő). A normatíva nem tartalmazza a fekvő osztályhoz, az adminiszrációs, az oktatási, és tudományos munkához szükséges létszámot. b Az angol „radiographer”-nek megfelelő munkakör. c Legalább 1 évi 150 betegenként. d A kezelések számától függően. A röntgenasszisztens és műtős együtt, a személyzet a manuális kezeléseket is ellátja. e Idetartozik a szakképesítéssel még nem rendelkező orvos-fizikus, a főiskolai végzettségű asszisztens (az angol „dosimetrist” ekvivalense) és a technikus. Művese Állomások Minimumfeltételei Centrum De-centrum Szatellita I. TÁRGYI FELTÉTELEK

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4395f42d6b173244941d78099f6a1267bfd8cd27/dokumentumok/0711e5b1d898f1cde2dafa7e8f2518aa89ff249b/letoltes