Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-155 (Year: 2002, Number: 155)
Era: 1990-2004
Section: a 30/2002. (XII. 13.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 567

2. pontossági osztályra elõírt nulla kijelzõ osztásértéke. 4.1. A mûködés biztonsága 4.1.1. A csalárd felhasználást valószínûleg megkönnyítõ jellemzõk hiánya A szállítószalag-mérlegnek nem lehetnek a csalárd felhasználást megkönnyítõ tulajdonságai. 2002/155. szám 4.1.2. A helytelen beállítás vagy véletlenszerû meghibásodás kizárása A mechanikus és elektromechanikus szállítószalagmérlegeket egyaránt úgy kell megtervezni, hogy a helytelen beállítás vagy a véletlenszerû meghibásodás hatása könynyen felismerhetõ legyen. 4.1.3. A szállítószalag-mérleg kezelõrendszerének védelme A mérleg kezelõrendszerének konstrukciója olyan legyen, hogy az eredetileg tervezett állapottól eltérõ helyzetben a mérleg általában ne vehessen fel nyugalmi helyzetet, kivéve ha ilyen helyzetben mindennemû kijelzés vagy nyomtatás lehetetlenné válik. 4.1.4. Nem a mérlegre szerelt összegzõ kijelzõ esetén ezeket a kijelzõket a 4.8. pontban leírtaknak megfelelõ eszközökkel kell ellátni. 4.2. Szállítószalag 4.2.1. Szállítószalaggal egybeépített mérleg A szalagot merev szerkezetûnek (tartósnak) kell megalkotni és merev egységet kell képeznie. 4.2.2. Mérõszakaszos mérleg A szállítószalag támasztókeretének szerkezete megfelelõen erõs legyen. Bármely egyenes hosszanti metszetében a görgõpálya biztosítsa a szalagnak a görgõkön való állandó alátámasztását, hogy a tömegmérés pontossága biztosítható legyen. A szállítószalagot, amennyiben szükséges, szalagtisztító egységgel kell ellátni, melynek elhelyezése és mûködése nem befolyásolhatja az eredményeket. 4.2.3. Különleges üzembe helyezési feltételek A mérleg konstrukciója olyan legyen, hogy a görgõpálya felszerelésének, a szalag anyagának és beépítésének, valamint a megmérendõ termék adagolásának rendszere ne okozhasson mérési hibát. 4.2.3.1. Görgõpálya Mindenütt, ahol szükséges, hatékony védelmet kell alkalmazni a korrózió és az eltömõdés ellen; az azonos csoportba tartozó görgõk felsõ alkotói gyakorlatilag azonos síkban legyenek; a görgõpálya kialakítása olyan legyen, hogy a termékek ne csúszhassanak a szalagon. 4.2.3.2. Szállítószalag 4.2.3.2.1. A szállítószalag egységnyi hosszúságra jutó tömege gyakorlatilag állandó legyen; az üzemeltetésben a csatlakoztatások ne okozzanak zavart. 4.2.3.2.2. A szalag sebessége és hosszúsága akkora legyen, hogy a nullázás ellenõrzése három percnél több idõt ne vegyen igénybe, amennyiben azonban ez a rendelkezés nem tartható be, akkor a mérleget el kell látni félautomata vagy automata nullázó egységgel. 4.2.3.2.3. A szalag sebességének változása ne legyen több, mint a mérleg mûködéséhez tervezett szalagsebesség 5%-a. 4.2.3.3. Mérési hosszúság A mérlegek felépítése olyan legyen, hogy a mérési hosszúság az üzemszerû mûködés közben változatlan maradjon; a mérési hosszúság beállító egységeken biztosítani kell a törvényes tanúsító jelek elhelyezéséhez szükséges helyet. 4.2.3.4. Szalagfeszítés A görgõpálya egy adott pontján a szalagfeszítés gyakorlatilag állandó legyen; a feszítés mértéke akkora legyen, hogy normál üzemeltetési körülmények között ne legyen csúszás a szalag és a hajtódob között. 4.2.3.5. A termék hatása A termék szállítószalagra juttatása ne befolyásolja az eredményeket. 4.3. Mérlegegység 4.3.1. Általános rész A mérlegegység legyen a rendeltetésének megfelelõ. Ahol szükséges, védelemmel lássák el a legnagyobb terhelést meghaladó véletlenszerû terhelések hatása ellen. A teherfelvevõ konstrukciója biztosítsa, hogy bármilyen módon juttatják is a terhet a mérlegre, ez ne okozhasson mérési hibát. 4.3.2. Teher-kiegyensúlyozó készülék A teher-kiegyensúlyozó készülék folyamatos mûködésû legyen nullától legalább a legnagyobb terhelésnek megfelelõ tömegértékig. A mérés addig nem kezdõdhet meg, amíg a mérleg normál üzemi feltételei be nem álltak. 4.4. Szalagelmozdulás jeladó Az elmozdulást érzékelõ egység felépítése biztosítsa, hogy az eredményeket befolyásoló megcsúszás ne lépjen fel, függetlenül attól, hogy a mérleg terheletlen vagy terhelt állapotban van. Nem folyamatos adattovábbítás esetén az érzékelt elmozdulás a mérési hosszúságnál nem lehet nagyobb. Amennyiben az adattovábbítás folyamatos, az nem helyettesíthetõ a szállítószalagtól független jellel, kivéve az ellen- õrzési vagy beszabályozási mûveleteknél. 4.5. Az összegzõ kijelzõ egység és nyomtató egységek 4.5.1. A kijelzés minõsége Az összegzõ kijelzõ és a nyomtató egységeknek az eredményeket megbízhatóan, egyszerûen és egyértelmûen kell mutatniuk a számjegyek egyszerû egymás mellé helyezésével, és fel kell tüntetni rajtuk a megfelelõ tömegegység nevét vagy jelét. A fõ összegzõ kijelzõt ne lehessen nullára átállítani. 4.5.2. Több összegzõ kijelzõ egységgel vagy nyomtató egységgel ellátott mérlegek skála osztásértéke A mérlegen lévõ folyamatos (analóg) összegzõ kijelzõ egység vagy egységek osztásértéke nem haladhatja meg a nem-folyamatos (digitális) összegzõ kijelzõ egység vagy egységek osztásértékének a kétszeresét. A mérlegen elhelyezett nem-folyamatos (digitális) összegzõ kijelzõ vagy nyomtató egységek skálaosztása azonos legyen. 2002/155. szám 4.5.3. A nem-folyamatos (digitális) eredmények formái: A nem folyamatos (digitális) kijelzõk által mutatott eredmények kizárólag egymás mellett álló számjegyek formájában jelenhetnek meg. 4.5.4. Megbízhatóság A kijelzett eredményeket nem hamisíthatja meg a szalag véletlen leállása vagy véletlen hálózati kimaradás. 4.5.5. Kijelzési tartomány A fõ összegzõ kijelzõ egység tegye lehetõvé legalább a legnagyobb tömegáramon, tíz üzemórás mûködés során lemért termékmennyiség tömegértékének kijelzését. 4.5.6. Kiegészítõ összegzõ kijelzõ egységek A kiegészítõ összegzõ kijelzõ egységek osztásértéke legyen legalább akkora, mint az adattáblán feltüntetett összegzõ skála osztásának tízszerese. Ezekre az egységekre nem vonatkoznak az 1.2. pont követelményei. 4.5.7. Összegzõ kijelzõ egységek bekapcsolása Azok az összegzõ kijelzõ és nyomtató egységek, melyek csak pozitív értékeket jeleznek ki, ne legyenek bekapcsolt állapotban, amikor a szalagterhelés nélkül mûködik. Az összegzõ egységek be- és kikapcsolását maga a mérleg végezze el és a teher hozza mûködésbe. Azok az összegzõ kijelzõ és nyomtató egységek, melyek pozitív és negatív eredményeket jeleznek ki, akkor legyenek bekapcsolva, amikor a szalagterhelés nélkül mûködik, és felépítésük biztosítsa, hogy rezgések, rázkódások ne befolyásolhassák a kijelzett eredményeket. A vizsgálathoz használatos, összegzõ kijelzõ egység csak a vizsgálat közben mûködhessen. 4.5.8. Ellenõrzõ összegzõ kijelzõ egység Ha a fõ összegzõ kijelzõ egység skála osztása nagyobb, mint

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/f74988118f8df7ff704a2eedcc66c348a3c8df89/dokumentumok/4cabca8b05361a686699a81f1b4c0421bec6bb04/letoltes