Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-33 (Year: 2004, Number: 33)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 16/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelethez
Paragraph Index: 110

2. Gépek, mûszerek, berendezések ultrahang alap berendezés ultrahang középszintû berendezés ultrahang felsõszintû készülék Archiválás X X X R—1 szint Alapmunkahely Rendelõintézeti munkahely, általános hagyományos radiológiai diagnosztika és ultrahang diagnosztika végzése R—2 szint Térségi kórházi munkahely, általános, hagyományos radiológiai vizsgálatok mellett általános ultrahang vizsgálatok mellett ultrahang vezérelt diagnosztika és terápiás beavatkozások R—3 szint Általános és speciális radiológiai tevékenység, ált. és speciális ultrahang tevékenység, intervenciós radiológiai beavatkozások ultrahang vezérelten Ultrahang készülékek felosztása Ultrahang készülékek felosztása Alap ultrahangkészülék nagy felbontású B-módú 3.5—5 MHz convex vizsgálófej hasi és kismedencei vizsgálatokhoz 5—10 MHz linealis felületes lágyrészek vizsgálatára sz. e. portábilis termoprinter digitális képtárolás alkalmazási területek: kórtermi vizsgálatok, has, kismedence, lágyrész, emlõ Középkategóriás Nagy felbontású B módú color és power Doppler gyors képváltási frekvencia teljes digitális képalkotás 20 cm vizsgálati mélység széles dinamika tartomány magas elevációs fókusz 3.5—5 MHz convex vizsgálófej hasi és kismedencei vizsgálatokhoz 5—10 MHz linealis felületes lágyrészek vizsgálatára 5—7 MHz linealis vizsgálófej vascularis vizsgálatokhoz szükség szerint: biopsziás feltét és kiegészítõk biplane intracavitalis fej termoprinter digitális képtárolás alkalmazási területek: has, kismedence, lágyrész, pajzsmirigy, perifériás erek, hasi erek a kiegészítõkkel ultrahang vezérelt intervenció, transrectalis, transvaginalis vizsgálatok 2004/33/II. szám Csúcs készülék B módú color és power Doppler gyors képváltási frekvencia teljes digitális képalkotás 20 cm vizsgálati mélység széles dinamika tartomány magas elevációs fókusz panoráma mód harmonikus képalkotás B-flow kontrasztos vizsgálatokhoz speciális program 3D 3.5—5 MHz convex vizsgálófej hasi és kismedencei vizsgálatokhoz 5—10 MHz linealis felületes lágyrészek vizsgálatára 5—7 MHz linealis vizsgálófej vascularis vizsgálatokhoz matrix vizsgálófej speciális vizsgálófej 3D adatgyûjtéshez digitális képtárolás (képek és mozgóképek egyaránt) színes printer alkalmazási területek: has, kismedence, lágyrész, pajzsmirigy, perifériás erek, hasi erek, speciális vascularis vizsgálatok (ultrahang kontrasztanyag), kutatási programok (3D, 4D) Sorszám Tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása Angiográfiás diagnosztika R1—R3 szint Kód Megnevezés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/14a0725d64bfc2ef54f5dc2510b2028be42c89fa/dokumentumok/1b23e3d18b5f3d7e6e8c7eadc63fc2f1275b0a80/letoltes