Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-25 (Year: 2003, Number: 25)
Era: 1990-2004
Section: a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelethez
Paragraph Index: 215

b) az ésszerûen elõrelátható környezeti hatásokkal (pl. mágneses terekkel, külsõ elektromos hatásokkal, elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, nedvességtartalommal, hõmérséklettel vagy nyomás-, illetve gyorsulásváltozásokkal) összefüggõ kockázatot, vagy annak kockázatát, hogy anyagok véletlenül kerüljenek az eszközbe. 8.4. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy biztosítsa az elektromágneses zavarással szembeni belsõ védelem olyan megfelelõ szintjét, amely az eszköz alkalmazási céljának megfelelõ használatát lehetõvé teszi. 8.5. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy rendeltetésszerû használat, illetve az egyetlen hiba állapot fennállása esetén a lehetõ legkisebb legyen a tûz- vagy robbanásveszély. Különösképpen vonatkozik ez azokra az eszközökre, amelyek rendeltetésszerû használatuk közben gyúlékony vagy gyulladást okozó anyagoknak vannak kitéve, vagy azokkal együttesen használandók. 8.6. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy tegye lehetõvé a hulladék biztonságos kezelését és ártalmatlanítását. 8.7. A mérõ, kezelõ és kijelzõ egységek (beleértve a színváltozáson alapuló és más vizuális indikátorokat) az ergonómia alapelveinek megfelelõen legyenek kialakítva, figyelembe véve az eszköz rendeltetését.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/98eac145cca631d4f21d6e710780b5ba6962e758/dokumentumok/6f8ebd2a9478b819f94a4c3ce6d48c09a0da843f/letoltes