Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-144 (Year: 2002, Number: 144)
Era: 1990-2004
Section: a 22/2002. (XI. 22.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 348

b) a mérés nélküli szállítást, a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérõn való áthaladása nélkül. 2002/144. szám Az ábra jelöléseinek magyarázatai: A rekeszek és a mérõrendszer között a csövezésnek olyannak kell lennie, amely biztosítja a tartós összeköttetést. A: Örvénylésgátló készülék. R: Két-útú szelep, amely lehetõvé teszi a mért szállítást, a mérés nélküli szállítást, a tartály kiürítését és feltöltését a folyadéknak a mérõn történõ áthaladása nélkül. A szelep használata megengedett, de helyettesíthetõ közvetlen összeköttetéssel is. F: Szûrõ. A leeresztõ szelep beépítése a rendszerbe csak akkor engedélyezett, ha visszacsapó szelepet foglal magában, ami megakadályozza, hogy gáz jusson be a mérõrendszerbe. Pgs: Különleges gázelszívó, a rendelet 2. § f) pontja szerint. V1: A különleges gázelszívó figyelõüvege. T1, T2, T3, T4: A légnyomás-kiegyenlítõ készülékre engedélyezett változatok: T1: visszatérés a tartályba, T2: légtelenítés a légkörbe, T3: a gázok által elsodort folyadékrészecskéket felfogó edény, T4: lefúvó szelep. C: Mérõ. va: A különleges gázelszívót automatikusan lezáró szelep, amikor a nyomás nem elegendõ ahhoz, hogy megakadályozza a gázkiválasztást a mérõeszközben, vagy amikor gáz gyûlik össze a speciális gázelszívóban. Ezenkívül ennek a szelepnek zárnia kell, amennyiben hiba van a vezérlõ rendszerben. I. és II.: Az üres tömlõs szállítási rendszer változatai: I. változat: figyelõüveg V2, II. változat: a gázkijelzõ V3 feladatát is ellátó figyelõüveg. Vm: Mûködtetõ szelep A „va” automatikus szelepet és a „Vm” mûködtetõ szelepet egyesíteni lehet egy speciális szeleppé, amely mindkét feladatot ellátja. Ebben az esetben a két feladatnak egymástól függetlennek kell lennie. A II. változatban a speciális szelepet a V3 figyelõüveg után kell elhelyezni. at: Kézi vezérlésû légnyomás-kiegyenlítés. Automatikus is lehet (pl. automatikusan lezár a mérés közben és kinyit a mérés elvégzését követõen). H: A folyadék felsõ szintje. h: A tartály aljának magassága az átadás-átvételi pont felett. Ennek elegendõ nagynak kell lennie ahhoz, hogy legalább olyan áramlási sebességet biztosítson, amely megegyezik a mérõ által mérendõ legkisebb áramlási sebességgel, amíg a tartály ki nem ürül. S 3 vázlatrajz A mérõrendszer magában foglal egy szivattyút, egy gázleválasztót és egy vagy két teli tömlõt. Lehetõvé teszi:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4d802452610a683a027fb957d1a57ae4e1f111aa/dokumentumok/18f8a50d70e4a191f8c2dc2ce163ba821cc1ea1a/letoltes