Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2003-154 (Year: 2003, Number: 154)
Era: 1990-2004
Section: a 276/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Paragraph Index: 1552

2. Mûszaki követelmények A digitális subtractios angiográfiás berendezés (DSA) felépítésének olyan, az összes funkciót kompletten tartalmazó összeállításnak kell lennie, melynek részegységei egymáshoz funkcionálisan illesztettek. 2.1. Normatív elõírások A berendezésnek teljes mértékben ki kell elégítenie az összes Magyarországon hatályos jogszabályi elõírás és szabvány követelményeit. 2.2. Alapvetõ mûszaki jellemzõk Röntgengenerátor: — nagyfrekvenciás, min. 60 kW; — felvételi feszültség tartomány: 40—125 kV; — legnagyobb beállítható csõáram: max. 1000 mA; — automatizált felvételi programozás asztalléptetésnél; — vizsgálat-specifikus dózisszabályozási jelleggörbék; — dózistakarékos impulzus üzemû átvilágítás, real time képjavítással; — programozott üzemmódok, automatikus paraméter-beállítás; — dózistakarékos technikák, kV függõ, több lépcsõs Cu elõszûrés beiktatása; — opció: páciens dózis- és csõterhelés kijelzése, valamint expozíciós automatika. Röntgencsõ: — teljesítmény: min. 60 kW; — maximális csõ feszültség: min. 125 kV; — fókusz méretek: max: 0,6/1,2 mm; — anódfordulat: gyors; — rácsvezérlésû röntgencsõ, vagy más, hasonló értékû impulzus technika; — anód hõkapacitás: min. 1,1 MJ (1,5 MHU); — opció: zárt rendwszerû folyadékhûtés külsõ hõcserélõvel. Vizsgálószerkezet: — nagy nyílású, gyors, motorosan mûködtetett C-ív izocentrikus vizsgálatok elvégzésére; — reprodukálható, regisztrált pozíciók, központi kijelzõ panel a vizsgálóban; — kijelzett paraméterek: geometria, rendszeradatok, dózis, röntgen paraméterek, — a mozgások és a digitális egység kezelése a vizsgálóasztal mellõl is lehetséges; — változtatható sebességû (min. 15˚/s) és nagy mozgástartományú C-ív; — vizsgálati pozíció programozási lehetõségek; — változtatható fókusz-képerõsítõ távolság; — automatikus blende rotáció az anatómiai képhelyzetnek megfelelõen; — C-ív mozgások és pozícionálás vezérlése egyetlen kezelõelemmel; — ütközés védelem; — hatékony kiegészítõ szórt sugárzás elleni védelem kialakítása. Vizsgálóasztal: — alacsony sugárgyengítésû fémmentes kialakítású és síkfelületû úszólapos vizsgálóasztal; — úszó asztallap (min. 220 cm fekvõlappal) mágneses fékezéssel; — motoros magasságállítás; — hosszirányban min. 120 cm, keresztirányban min. 25 cm mozgási lehetõség; — programozott motoros léptetés perifériás-DSA-nál, manuális vezérlés bólus követésnél; — kifordíthatóság min. ± 90˚; — teherbírás 200 kg testsúlyig; — igény szerint választható kiegészítõk (min. kartámasz, fejpárna, infúzió tartó); — automatikus kontrasztanyag befecskendezõ csatlakoztathatósága. Képerõsítõ, képátviteli és képfeldolgozó rendszer: — általános alkalmazásnál min. 30 cm átmérõjû, nagyfelbontású, 3 mezõs képerõsítõ; — flat detektor esetén min. 30 cm képerõsítõnek megfelelõ bemenõ mezõ méret; — nagyfelbontású TV-lánc min. 1249 soros képvisszaadással, nagy fényerejû monitorokkal; — valódi 1024× 1024 mátrix a képfeldolgozásban; — mennyezeti állványon elhelyezett monitorok a vizsgálóban min. 21′′ képátmérõ, pulton elhelyezett monitorok az operátor helységben min. 17′′ képátmérõ; — villogásmentes, min. 72 Hz-es képvisszaadás, tükrözésmentes képcsõ automatikus fényerõ beállítással; — átvilágítási képfrekvencia max. 30/s, 1024-es mátrixban, felvételi képfrekvencia 0,5—7,5 kép/s 1024-es mátrixban; — képtároló kapacitás: min. 10 000 kép 1024 mátrixban, mely igény szerint legalább kétszeresére bõvíthetõ legyen; — DICOM kommunikáció min. send; — real time élkiemelés, pozitív/negatív kép megjelenítés, ablaktechnika, elektronikus blende, roaming, képforgatás, zoom funkció alapkiépítésben; — hossz- és szögmérés, kalibrálás; — felhasználó által definiált szöveges jelölés, kommentár, paciens pozíció feljegyzés; — gyors hozzáférés a képanyaghoz; — opció: analóg vagy digitális videorecorder. 2003/154. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9537582eca4db12e59540989aea1100d2c6d60d9/dokumentumok/f5224efd525a27af43cb1e2d48d16a19f4fd71ef/letoltes