Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-70 (Year: 2007, Number: 70)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez
Paragraph Index: 20175

d) A „zéró”, a 30 százalékos, a 60 százalékos és a 90 százalékos koncentrációnak megfelelő pontokon keresztül a legkisebb négyzetek egyenes vonalának meghúzása. A kimenet linearizálása nélküli, alap formájában használt CO és/vagy CO2 analizátor esetében -ha szükségesnek itélt, további kalibrálási pontokat alkalmazva- a megfelelő matematikai képlet alapján nyert legkisebb négyzetek görbéjének felillesztése. Ha bármely pont eltérése nagyobb, mint a műszer egész mérési tartomány értékének 2 százaléka (vagy ±1 ppm*, amelyik a nagyobb), akkor üzemeli használatra kalibráló görbe készítése. 6.4 A mérés végrehjatása 6.4.1 Méréseket addig ne végezzenek, amíg minden műszer és mintatovábbító vezeték fel nem melegedett és nem stabilizálódott, továbbá a következő ellenőrzéseket nem hajtották végre:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/7e70cec03f34e3c2efd8610b865b65591eafd701/dokumentumok/a55dc160549d57fa4db0035e37c6a6a98dd1a0b9/letoltes