Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-89 (Year: 2009, Number: 89)
Era: 2004-2010
Section: Magyarországon lásd még a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. számú mellékletét.
Paragraph Index: 1390

i) az ISO 2719:1988 nemzetközi szabvány; ii) az EN 22719:1994 európai szabvány annak mindenkori nemzeti kiadása formájában (pl. BS 2000, 404 rész / EN 22719); iii) az ASTM D 93:1994 amerikai szabvány; iv) az IP 34:1988 Institute of Petroleum szabvány. 2.3.3.1.6 A 2.3.3.1.4 és a 2.3.3.1.5 pontban felsorolt vizsgálati módszereket csak az egyes módszereknél felsorolt lobbanáspont tartományban lehet használni. A használandó módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni az anyag és a mintatartó közötti kémiai reakció lehetĘségét. A készüléket a biztonsági elĘírások betartása mellett huzatmentes helyen kell felállítani. Biztonság okáért ajánlatos a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok esetén (amelyek „energetikai” anyagoknak minĘsülnek), valamint a mérgezĘ anyagok esetén olyan módszert választani, amelyhez csekély mintamennyiség – kb. 2 ml – szükséges. 2.3.3.1.7 Ha a 2.3.3.1.5 pont szerinti nem-egyensúlyi módszerrel meghatározott lobbanáspont 23 °C r 2 °C vagy 60 °C r2 °C, az eredményt ugyanazon készüléket használva a 2.3.3.1.4 pont szerinti egyensúlyi módszerrel meg kell erĘsíteni. 2.3.3.1.8 A gyúlékony folyadék besorolásakor felmerülĘ vita esetén a feladó által javasolt besorolást kell elfogadni, ha az illetĘ folyadék lobbanáspontjának ellenĘrzĘ vizsgálata során az eredmény nem tér el 2 °C-nál nagyobb mértékben a 2.2.3.1 bekezdésben megadott értékhatároktól (23 °C, illetve 60 °C). Ha 2 °C-nál nagyobb az eltérés, még egy ellenĘrzĘ vizsgálatot kell végezni, és az ellenĘrzĘ vizsgálatok során kapott legkisebb értéket kell figyelembe venni. 2009/89. szám 2.3.3.2 Vizsgálat a peroxid-tartalom meghatározására Valamely folyadék peroxid-tartalmát a következĘ vizsgálati eljárással kell megállapítani: A titrálandó folyadékból p mennyiséget (kb. 5 g-nyit 0,01 g pontossággal mérve) bele kell önteni egy Erlenmeyer-lombikba, ehhez hozzá kell adni 20 cm3 ecetsav-anhidridet, és kb. 1 g-nyi porrá tört szilárd kálium-jodidot, ezt összerázva tíz perc eltelte után három perc alatt kb. 60 °C-ra kell hevíteni. Miután öt percen át hĦlni hagyták, 25 cm3 vizet kell hozzáadni. Félórai állás után a szabaddá vált jódot indikátor hozzáadása nélkül 0,1 normál nátriumtioszulfát oldattal kell titrálni. A teljes elszíntelenedés jelzi a reakció végét. A tioszulfát oldatból szükséges térfogatot n-nel jelölve (cm3-ben), a folyadék peroxid-tartalma (H2O2-re vetítve) a 17 n p képletbĘl adódik. 2.3.4 Vizsgálat a folyékonyság meghatározásához A folyékony vagy viszkózus anyagok és keverékek, valamint a pasztaszerĦ anyagok folyékonyságának meghatározására a következĘ módszert kell alkalmazni: 2.3.4.1 Vizsgálókészülék Kereskedelmi forgalomban kapható, ISO 2137:1985 szabvány szerinti penetrométer 47,5 r 0,05 g-os vezetĘrúddal; kúpos furatokkal ellátott 102,5r0,05 g tömegĦ duralumíniumból készült szitatárcsával (lásd a 4. ábrát); és a minta befogadására alkalmas, 72…80 mm belsĘ átmérĘjĦ penetrációs tartállyal. 2.3.4.2 Vizsgálati eljárás A mintát legkésĘbb fél órával a mérés elĘtt a penetrációs tartályba öntjük. A tartályt a légmentes lezárás után a mérésig mozdulatlan állapotban kell tartani. A mintát a légmentesen lezárt penetrációs tartályban 35 °C r 0,5 °C hĘmérsékletre felmelegítjük és a penetrométer asztalára helyezzük közvetlenül a mérés elĘtt (legfeljebb 2 perccel elĘbb). Ezt követĘen a szitatárcsa S csúcsát a folyadék felületére helyezzük, és mérjük a behatolás mélységét az idĘ függvényében. 2.3.4.3 Az eredmények értékelése Az anyag pasztaszerĦ, ha az S csúcsot a minta felületére helyezve a mérĘórán leolvasott behatolás

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/a274a1e0472c7fbe462a4bf8a9c2199555dd3bd8/dokumentumok/74d0dd7dd55ac78908a431ae961725d3f134d2c8/letoltes