Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-37 (Year: 2011, Number: 37)
Era: contemporary
Section: „31. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez
Paragraph Index: 903

6. Eszközök 6.1. Szachariméter, melyet 26 g cukor normáltömegre kalibráltak vagy polariméter. Ezt a berendezést olyan helyen kell felállítani, ahol a hõmérsékletet 20 °C-hoz közel lehet tartani. Hitelesítsük az eszközt szabványos kvarclemezekkel. 6.2. Fényforrás: nátriumgõz lámpa. 6.3. Precíziós polarimétercsõ, a hosszúság 200 mm, az eltérés nem több ±0,02 mm-nél. 6.4. Analitikai mérleg 0,1 mg pontosságú. 6.5. Egyedileg hitelesített 100 cm3-es mérõlombik. Olyan lombik használható, amelynek a tényleges térfogata a 100±0,01 cm3 tartományba esik. Azokat a lombikokat, melyek ûrtartalma a fenti tûréshatáron kívül esik, csak megfelelõ korrekció után szabad használni. 6.6. Vízfürdõ, szabályozott hõmérsékletû, 20 ±0,1 °C-os.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/544d2741340785ae3ac7214d6f8198a531a4d2e3/dokumentumok/57403ed108a7e6980bb4715779d47cc25fda68a4/letoltes