傅里叶变换离子回旋共振质谱法 傅里叶变换离子回旋共振质谱法也称作傅里叶变换质谱分析这是一种根据给定磁场中的离子回旋频率来测量离子质荷比mz的质谱分析方法 彭宁离子阱Penning Trap中的离子被垂直于磁场的震荡电场激发出一个更大的回旋半径这种激发作用同时也会导致离子的同相移动形成离子束当回旋的离子束接近一对捕集板时捕集板上会检测到影像电流信号这种信号被称为自由感应衰减FID是一种由许多重叠的正弦波组成的瞬态或干涉图通过傅里叶变换我们可以从这些信号数据中萃取出有用的信号形成质谱 傅里叶变换离子回旋共振质谱法FTICRMS具有非常高的析像能力可以十分精确地测定物质因此对于FTICRMS的使用主要是利用它的高分辨率检测分子组成这一检测的理论前提是元素在这一过程中会发生质量亏损來源請求 此外FTICRMS通常也被用来研究复杂的混合物这是由于它所产生的分析图像具有较窄的峰宽能够将两个质量相近的离子返回的信号质荷比mz区分开来 利用电喷射离子化作用产生的大量电荷这种高分辨率同样也可以应用于蛋白质等高分子研究中这些大分子中包含的同位素分布能够产生一系列同位素峰由于这些同位素峰在质荷比坐标轴上十分接近因此我们就要用到FTICR所具有的高解析分辨能力结合大量电荷喷射来对其进行观察研究 FTICRMS与其他质谱分析仪器最大的不同点在于它不是用离子去撞击一个类似电子倍增器的感应装置只是让离子从感应板附近经过而且对于物质的测定也不像其他技术手段一样利用时空法而是根据频率来进行测量利用象限仪sector instruments检测时不同的离子会在不同的地方被检测出来利用飞行时间法timeofflight检测时不同的离子会在不同的时间被检测出来而利用FTICRMS检测时离子会在给定的时空条件下被同时检测出来 FTICR是由英属哥伦比亚大学University of British Columbia的Alan G Marshall 和 Melvin B Comisarow二位学者发明的首篇相关论文发表于年的化学物理学杂志这一发明的灵感来源于传统的离子回旋共振ICR和傅里叶核磁共振FTNMR波谱学Alan G Marshall随后在俄亥俄州立大学佛罗里达州立大学继续丰富和发展了这项技术