多普勒超声 多普勒超声检查是一種利用多普勒效应对组织和体液通常是血液的运动以及组织和體液与超声换能器之間的相对速度进行成像的医学超声检查 多普勒超声大大提高了医学超声检查的能力它利用多普勒效应判断某结构通常是血流是否朝向或背离探头运动并计算出其相对速度通过计算部分样本容积的频率漂移例如心脏瓣膜上方的喷射血流可以确定其方向速度并显示出来这对心血管方面的研究特别有用对其他的一些医学领域也是必要的比方说诊断肝脏门脉高压症时的血流逆行多普勒信息的图形化显示可以使用频谱多普勒也可以使用彩色多普勒或者能量多普勒通常此信息利用立体声扬声器表现出来是一种虽然为人工合成但是特征明显的声音彩色多普勒超声在中国大陆亦称彩超 严格说来大多数现代超声仪并不使用多普勒效应来测定流速而是依赖脉冲多普勒PW技术机器发出超声波脉冲然后再切换至接收模式这样接收到的反射脉冲并没有频率漂移声学效应也不连续但是经过多次测量这些序贯的测量的相变可以用来得到频率漂移因为频率是相变的速度为了从发射信号和接收信号得到相变漂移信息通常使用种算法中的一种自相关技术或者相关性技术更旧的机器采用连续多普勒CW技术按上述方式显示多普勒效应为了做到这点机器的发射和接收换能器必须是分立的采用连续多普勒技术的机器其主要缺点在于不能获得距离信息而这正是脉冲多普勒系统的主要优点发射和接收脉冲所花的时间在知道声速的情况下可以换算成距离信息 在超声领域但不是指信号处理领域术语多普勒超声兼指脉冲多普勒和连续多普勒系统而忽视速度测量的不同机理