光腔衰荡光谱 光腔衰荡光谱Cavity ringdown spectroscopyCRDS也称腔振铃吸收光谱共振腔环路衰减光谱是一种非常灵敏的光谱学方法它可用来探测样品的绝对的光学消光包括光的散射和吸收它已经被广泛地应用于探测气态样品在特定波长的吸收并可以在万亿分率的水平上确定样品的摩尔分数这种方法也被称作激光光腔衰荡吸收光谱Cavity ringdown laser absorption spectroscopy CRLAS 一台典型的光腔衰荡光谱装置包含了一个用于照亮高精细度光学谐振腔的激光光源和构成谐振腔的两面高反射率反射镜当激光和谐振腔的模式共振时腔内光强会因相长干涉迅速增强之后激光被迅速切断以探测从腔中逸出光强的指数衰减在衰减中光在反射镜间被来回反射了成千上万次由此带来了几到几十公里的有效吸收光程 如果吸光物质被放置在谐振腔内则腔内光子的平均寿命会因被吸收而减少一套光强衰荡光谱装置测量的是光强衰减为之前强度的 e 所需要的时间这个时间被称为衰荡时间可以被用来计算腔内吸光物质的浓度