生体磁気

生体磁気（せいたいじき、英語: Biomagnetism）とは、生体信号の一種で心拍、脳波、運動などの生体現象によって体内にイオン電流が流れることによって生じる磁場。 磁場を生成する電源としては電流双極子と電流双極子から流れ出る分布電流が考えられるが、無限導体内の場合、分布電流は電流双極子から対象に流れ出るので分布電流によって生じる磁場は相殺されるので磁場の発生源としては電流双極子のみと考えて差し支えない。導体が無限平面導体であれば分布電流によって生じる磁場は境界面に対して垂直成分を持たず、接線方向成分のみなので垂直方向成分の磁場は電流双極子のみによって生じる。また、骨格や体皮による影響を少なからず受ける生体電位とは異なり、体内の深部からの微弱な信号も検出することができる。 計測方法に関しては高感度な磁力計の開発がこの分野の進展をもたらしたと言っても過言ではないくらい磁力計の改良、発展と密接に関係してきた。1963年にBauleとMcFeeは周囲の磁気雑音を相殺するために対向させた200万回も巻いた2個のコイルを用いて世界で最初に心磁図の計測に成功した。1967年にマサチューセッツ工科大学のディビッド・コーエン(David Cohen)が磁気シールドルームを用いて巻数の少ない磁束検出コイルと電子増幅器を用いて心臓や脳などから発生する磁界の計測に成功した。この時には同時に測定された脳波に同期させて加算平均により、α波に対応する脳磁図が計測された。それに先立ち、1965年にフォードのRobert Jaklevic, John J. Lambe, Arnold Silver, James Edward Zimmermanによって交流ジョセフソン効果を利用する高周波超伝導量子干渉素子(RF SQUID)が開発され、それを用いて1972年に同じくコーエンによって生体磁気が計測された。1970年代以降、SQUIDを用いる手法が普及した。使用されるSQUIDは当初、RF-SQUIDだったが、RF-SQUIDはDC-SQUIDよりも製造が容易だったので生体磁気の計測に使用されたが、DC-SQUIDよりも検出感度が一桁低いという欠点があるため、薄膜技術の進歩により、現在ではDC-SQUIDが使用される。当初のSQUIDは単チャンネルだったが、1990年代以降、多チャンネル化が進んだ。また、SQUIDは極低温に冷却する必要があるため、持ち運びが困難で用途が限られていたが、近年では冷却の不要なトンネル磁気抵抗効果素子や光ポンピング磁力計、GSRセンサ、ダイヤモンド窒素-空孔中心、フラックスゲート磁力計が生体磁気の計測を念頭において開発されつつある。 機能的情報が得られる 無侵襲計測 電源局在推定が数mmの精度 筋電図や心電図のような電位による測定が困難な体内の深部からの信号が検出できる 診断 研究 拍動に伴う微小電流から生じる磁場。 脳の活動に伴う微小電流から生じる磁場。 肺に沈着した微粒子によって生じる磁場。 筋肉の活動に伴う微小電流から生じる磁場。 眼球の活動に伴う微小電流から生じる磁場。 脊髄に微弱な電気信号が流れる事で生じる磁場。 ^ a b c d e f 「生体情報の可視化技術」、コロナ社、1997年6月、ISBN 9784339070699。  ^ “「生体磁気を観測する」”. 2017年1月24日閲覧。 ^ Baule, Gerhard, and Richard McFee. "Detection of the magnetic field of the heart." American Heart Journal 66.1 (1963): 95-96, doi:10.1016/0002-8703(63)90075-9. ^ 塚田啓二, 神鳥明彦, 宮下豪 ほか、「研究会 第36回理論心電図研究会 テーマ : 心臓電気現象記録法の原理と臨床応用 心磁図の原理」 『心臓』 2001年 33巻 5号 p.423-431, doi:10.11281/shinzo1969.33.5_423, 日本心臓財団 ^ 小谷誠, 内川義則, 合原一幸、「生体磁気とその計測法」 『BME』 1988年 2巻 10号 p.651-659, doi:10.11239/jsmbe1987.2.651, 日本生体医工学会 ^ (PDF) 超電導心磁計が市場にでるまで, https://www.tia-nano.jp/ascot/tyoudendou/series/2006-tsukada.pdf  ^ Cohen, David. "Magnetoencephalography: evidence of magnetic fields produced by alpha-rhythm currents." Science 161.3843 (1968): 784-786. ^ Cohen, David. "Magnetoencephalography: detection of the brain’s electrical activity with a superconducting magnetometer." Science 175.4022 (1972): 664-666. ^ 大道久, 井深丹、「超伝導量子干渉計の医学への応用」 『応用物理』 1979年 48巻 4号 p.361-365, doi:10.11470/oubutsu1932.48.361, 応用物理学会 ^ 伊良皆啓治, N. Chaiyapoj, 中西徳昌 ほか、「高分解能 SQUID 磁束計による生体磁気計測」 『日本応用磁気学会誌』 1997年 21巻 4_2号 p.805-808, doi:10.3379/jmsjmag.21.805, 日本応用磁気学会 ^ 加藤大樹, 大兼幹彦, 藤原耕輔 ほか、「生体磁場センサ応用に向けた強磁性トンネル接合の作製と評価」 『生体医工学』 2015年 53巻 Supplement号 p.S187_02, doi:10.11239/jsmbe.53.S187_02, 日本生体医工学会 ^ 小野敦央, 大兼幹彦, 永沼博 ほか、「生体磁場センサ応用に向けたホイスラー合金電極 強磁性トンネル接合の作製」 『生体医工学』 2015年 53巻 Supplement号 p.S187_01, doi:10.11239/jsmbe.53.S187_01, 日本生体医工学会 ^ “室温で生体の磁場を検出、高感度磁気センサー”. EE Times Japan (2016年4月8日). 2016年12月14日閲覧。 ^ (PDF) 室温動作 36 チャンネル心磁図計を開発し、世界で初めての計測に成功, https://www.kyushu-u.ac.jp/f/6003/2015_10_26_1.pdf  ^ 村尾麻悠子 (2016年4月5日). “磁気センサーの“異端児”がウェアラブルを変える”. EE Times Japan. 2016年12月9日閲覧。 『生体情報の可視化技術』コロナ社、1997年6月、155-184頁。ISBN 9784339070699。  小谷誠「生体磁気計測」『計測と制御』第27巻第3号、計測自動制御学会、1988年、205-211頁、doi:10.11499/sicejl1962.27.205。  上野照剛「生体と磁気」『BME』第2巻第10号、日本生体医工学会、1988年、643-650頁、doi:10.11239/jsmbe1987.2.643。  石川登、賀戸久「SQUID を用いた生体磁場計測」『応用物理』第60巻第6号、応用物理学会、1988年、591-595頁、doi:10.11470/oubutsu1932.60.591。  心磁図 脳磁図 肺磁図 筋磁図 眼磁図 脊髄磁場計測装置 生体電位 生体電磁気 生体電気化学 生体信号 生体情報モニタ ニューロコミュニケーター ブレイン・マシン・インタフェース サイコミュ 電気生理学 磁気生理学 生体工学 磁気生物学 - 磁覚 日本生体磁気学会 磁気と生体