קולורימטר טריסטימולוס

קולורימטר טריסטימולוס, (באנגלית: Tristimulus colorimeter בתרגום חופשי: מד-צבע תלת-גירויי, מקוצר בשפת היומיום לקולורימטר) הוא מכשיר המשמש בדימות דיגיטלי לאפיון ולכיול התקני פלט. הקולורימטר מודד במספר מוגבל של אורכי גל בתחום ספקטרום הנראה על ידי שימוש בגלאים אופטים, כגון פוטודיודות סיליקון, והפרדה לקבוצות ארכי גל על ידי מסננים אופטים (פילטרים). קולורימטר עם ערכי שגיאה מוחלטת ידועים, מאפשר מדידת קואורדינטות (x,y) של כרומטיות (Chromaticity) בצבעים אדום, ירוק, כחול ולבן. הערכים הנמדדים משמשים לחישוב מקדמי פרופיל LCD. במקור הקולורימטר כלל שלושה מסנני זכוכית שספקטרום ההעברה שלהם חיקה את פונקציות התאמת הצבעים של "CIE 1931 color space" (המוצגים משמאל). אם יש צורך בדיוק רב יותר, ניתן להשתמש באוסף של מסננים כדי לפרק את פונקציות התאמת הצבע (CMF) (אנ') הבודדות. מקובל לומר שמצלמה או קולורימטר הם קולורימטריים אם הם עומדים בתנאים נתונים שנקראים תנאי לות'ר (גר'), תנאים הקרויים גם "תנאי מקסוול–אייבס criterion", ומפחיתים "שגיאות צבע מטאמריות של הצופה" (מטאמריות היא תופעה שבה צבעם של שני עצמים נראה זהה תחת מקור אור מסוים, אך למעשה יש להם התפלגות אנרגיה ספקטרלית שונה, אבל כאשר משתמשים במקור אור מסוג אחר, מתגלה הבדל הצבעים ביניהם). הפחתה זו אפשרית אם מכפלת התגובה הספקטרלית של הגלאי הפוטוני בעבירות הספקטרלית של המסננים היא צירוף ליניארי של ה-CMFs. קולורימטר או מצלמה דיגיטלית עם מטריצה של מסנני צבע יכול, בתנאים מסוימים, לשמש כחלופה לספקטרופוטומטר. בעת ביצוע המדידה, חשוב לציין את תנאי התאורה וזווית האיסוף (למשל D65 /10°) (Illuminant D65). ניתן להעריך את איכותו של קולורימטר באמצעות האמצעים המפורטים בפרסום CIE 179:2007. קיימות שיטות כיול שונות עבור קולורימטר טריסטימולוס. קולורימטריה קולורימטר טריסטימולוס, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית) Schanda, János; George Eppeldauer; Georg Sauter (2007). "Tristimulus Color Measurement of Self-Luminous Sources". In János Schanda (ed.). Colorimetry: Understanding the CIE System. Wiley Interscience. doi:10.1002/9780470175637.ch6. ISBN 978-0-470-04904-4. Zharinov I.O., Zharinov O.O. (2015). "Method of software-based compensation of technological variation in chromaticity coordinates of LCD panels". Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 15 (3): 387–397. doi:10.17586/2226-1494-2015-15-3-387-397. Hunter, Richard Sewall (1942). "Photoelectric tristimulus colorimetry with three filters". JOSA. 32 (9): 509–538. doi:10.1364/JOSA.32.000509. Eppeldauer, George (נוב'–דצמ' 1998). "Spectral Response Based Calibration Method of Tristimulus Colorimeters" (PDF). Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 103 (6): 615–619. doi:10.6028/jres.103.040. PMC 4890952. PMID 28009362. {{cite journal}}: (עזרה) Luther, Robert T.D. (1927). "Aus dem Gebiet der Farbreizmetrik". Zeitschrift für technische Physik. 8: 540–558. Ohta, Noboru; Robertson, Alan R. (2005). "Measurement and Calculation of Colorimetric Values". Colorimetry. John Wiley & Sons, Ltd. p. 154. doi:10.1002/0470094745.ch5. ISBN 978-0-470-09472-3. Imai, Francisco H.; Berns, Roy S. (1999). "Spectral estimation using trichromatic digital cameras" (PDF). Proceedings of the International Symposium on Multispectral Imaging and Color Reproduction for Digital Archives. 42. נבדק ב-2008-05-06. Solli, Martin (16 בדצמבר 2004). "Filter characterization in digital cameras" (PDF). נבדק ב-2008-05-06. {{cite journal}}: (עזרה); Cite journal requires |journal= (עזרה) Sangwine, Stephen J.; Horne; Robin E. N. (1998). The Colour Image Processing Handbook. Springer. p. 41. ISBN 0-412-80620-7. CIE TC 2-16 "Characterization of the Performance of Tristimulus Colorimeters" (2007). Methods for characterising tristimulus colorimeters for measuring the colour of light. Publication 179:2007. Vienna: CIE Central Bureau. ISBN 978-3-901906-60-2. Gardner, James L. (במאי–ביוני 2007). "Comparison of Calibration Methods for Tristimulus Colorimeters" (PDF). Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 112 (3): 129–138. doi:10.6028/jres.112.010. PMC 4656001. PMID 27110460. אורכב מ-המקור (PDF) ב-2008-05-28. {{cite journal}}: (עזרה)