1、DOB校正时附加折线点改为2.0~3.0
2、测量时清洗使用空气，原来是零气
3、每组测量后延时改为1秒
1、设置稀释时间曲线时，打开空气进气口，平衡气压
1、升级版本，W13.02.5M
2014-02-14     骆文杰          W13.02.6M
1、修改数字低通滤波系数
2、降低上电自检电压低门限，因为滤波系数改了后，衰减加大了
2014-02-17     骆文杰          W13.02.7M
1、修改采样定时用硬件定时器
1、调制频率改为8Hz
2、采样点增加到120
3、稀释后等待平衡时间改为12秒
5、DOB校正时，当输入4个参数都相等时，还原所有的DOB校正参数
5、DOB校正时，当输入4个参数都相等时，还原所有的DOB校正参数
6、DOB校正曲线拟合时改用最小二乘法
1、修改为1221算法，并加入了2112算法，显著提高了性能
1、修改121算法，保持三次测量都在一起，保持时间间隔的高度一致
2014-04-29     骆文杰           W13.02.8M
1、减少采样点数到100，在老光源上测试通过，发现仪器的稳定性取决于光源，出一版软件改进老仪器
2、曲线校正后，显示校正结果
2014-04-30     骆文杰           V13.03.01    
1、修改固件版本号编号规则
2、增加标签检测相关代码
编译通过，未调试
加入系统重启命令
修改链接文件app起始地址
1、修改发布小工具拷贝的文件名
1、修改串口提示相关信息
2、去掉警告点
1、删除一些打印信息
1、修改固件版本号显示不对的BUG
2014-05-06     骆文杰           V13.03.02
1、增加预热20分钟功能
2014-05-07     骆文杰           V13.03.03
1、增加FLASH读保护