修改了空采样或电流过小时，数据的归零问题

bug：当电流过小或空采样的时候，数据乱跳动，感性容性乱跳动。
解决办法：当电流和变比（真正的变比的小50倍）做比较，如果小于变比（相当于电流小于0.1安）时，电流归零，功率因素为感性99。
版本号更为002