Aideepen LCR-T4 Mega328トランジスタテスター128*64 LCDディスプレイ ダイオード三極管容量LCR ESRメーターMOS PNP NPN
Brand: Aideepen
Color: イエロー
指定：
チップ：Atmega328
インダクタ：0.01mh〜20H
コンデンサ：25pf-100,000 uf
9Vバッテリーを使用する（別売）
抵抗：0.1Ω分解能、最大50 MΩ
128 * 64の大型バックライトLCDディスプレイ、スタンバイ時はわずか2mA。
テスト範囲：インダクタ、コンデンサ、ダイオード、デュアルダイオード、MOS、トランジスタ、SCR、レギュレータ、LEDチューブ、ESR、抵抗、調整可能ポテンショメータ。

機能：
ワンボタン操作、自動シャットダウン。シャットダウン電流はわずか20nAです。
NPN、PNPバイポーラトランジスタ、NチャネルおよびPチャネルMOS FET、JFET、ダイオード、2個のダイオード、サイリスタ小電力単方向および双方向サイリスタを自動的に検出します。
自動識別コンポーネントのピン配置。
バイポーラトランジスタの電流増幅率とベース - エミッタ間しきい値電圧の測定

ダーリントントランジスタを識別するためのベース - エミッタ間スレッショルド電圧と高電流増幅率による。

機能：
バイポーラトランジスタとMOSトランジスタ保護ダイオードを検出できます。
ゲートMOS FETのしきい値電圧とゲート容量を測定する。
2つの抵抗を同時に測定でき、抵抗記号が表示されます。
抵抗測定分解能は0.1Ω、50MΩまで測定可能です。
静電容量の測定が可能30pF-100mF、分解能1pFの静電容量を測定できます。
2μF以上のコンデンサで等価直列抵抗のESR値を同時に測定できます。
この2つは、0.01オームの分解能で10進数で表示できます。
正しい順序にすることができ、ダイオード記号は2つのダイオードを表示し、ダイオードの順方向電圧を示します。
LEDはダイオードの順方向電圧が高いと検出されます。 LEDの組み合わせは2つのダイオードとして識別されます。
逆方向降伏電圧が4.5V以下であることが確認できます。
シングルダイオードの逆方向容量を測定できます。
バイポーラトランジスタがピンのベースとコレクタまたはエミッタに接続されている場合は、コレクタまたはエミッタ接合の逆容量を測定できます。
単一の測定整流器ブリッジ接続で得られます。

通知：静電容量を測定する前に、コンデンサを放電する必要があります。そうしないと、メーターが破損する可能性があります。

パッケージに含まれるもの：
1x Mega328トランジスタテスターダイオードトライオード容量ESRメーターMOS PNP / NPN
MOSFETのしきい値電圧のゲートとゲート容量を測定します。
緑色のバックライト付きの12864液晶ディスプレイを使用します。
コンポーネントのピンを自動テストしてLCDに表示します。
エミッタトランジスタの順方向バイアス電圧を決定するために、トランジスタ、MOSFET保護ダイオード増幅係数、およびベースを検出することができます。
ＮＰＮおよびＰＮＰトランジスタ、ｎチャネルおよびｐチャネルＭＯＳＦＥＴ、ダイオード（ダブルダイオードを含む）、サイリスタ、トランジスタ、抵抗器およびコンデンサならびに他の部品の自動検出。