ペーハー測定器 KIPTOP PH計 PH測定器 PHメーターデジタルテスター、スイミングプールの水質テスター、LCDディスプレイ、高精度および自動キャリブレーション機能付き、熱帯魚飼育 水槽 水耕栽 プール 水族館 水質測定用 試験 土壌 ph測定 日本語取扱説明書【一年保証】
Brand: KIPTOP
Color: イエロー
仕様：
測定範囲：0.00-14.00 pH
解像度：0.01 pH
精度：0.01 pH
バッテリー：2X 1.5V LR44（付属） 自動温度：0-60℃（32-122℉）
次元：15x2.5x1.3cm
プローブタイプ：精密ガラスバルブ電極
正味重量：52g / 1.83オンス
パッケージに含まれるもの：
1 x PHメーター
3 xキャリブレーションパケット（PH4.01 PH6.86 PH9.18）
1 xプラスチックケース
1 xユーザーズマニュアル
較正：
ステップ1：pHメーターを開いて、各緩衝液を250mlの蒸留水に溶かします
ステップ2：電極をpH 6.86の標準緩衝液に浸します（25の温度下）
ステップ3：「CAL」ボタンを押します。ディスプレイのデジタルが6.86pHになり、安定するまで待ちます
ステップ4：蒸留水で電極を洗浄して乾燥させ、Ph 4.00標準緩衝液に電極を浸します
ステップ5：[CAL]ボタンを押します。ディスプレイの点滅が4.00pHになるまで待ちます。次に、 pH 4.00の較正を完了します
ステップ6： 電極を洗浄して乾燥させ、メーターをPH 9.18標準 緩衝液に入れます。読み取り値が9.17-9.19pHの間で正しいかどうかを確認します
【製品の特徴】：時間のかかる紙片やその他の不正確なpH試験薬品はありません。 弊社の機器はデジタルpHテスターであり、新しい液体、新しい液体、または経験豊富な液体を問わず、±0.01のpH範囲の液体を迅速かつ正確にテストできます。
【自動キャリブレーション】：当社のPHメーターは工場でキャリブレーションされていますが、長期間の非アクティブまたは頻繁な使用には再キャリブレーションが必要です。 正しいキャリブレーションを実行するために、1セットのキャリブレーションパウダーを受け取ります。 キャリブレーションにドライバーは必要ありません。 あなたがしなければならないのは、
【自動温度補正】：pHメーターには、水温と水質に応じて調整できる自動温度補正機能があるため、pHがほぼすぐに表示されます。
【使いやすい】：保護キャップを取り外し、pHメーター電極を溶液に浸し、測定するボタンを押します。
【汎用性】： 家庭や実験室での使用に最適です;飲料水、プール、水槽、逆浸透システム、スパや水耕栽培用のpHバランス、食品、ワイン、ビールの生産などのテストに適してい