VC60B LCD Digital Megaohmmetro Tester de Resistencia de Aislamiento Medidor Megohmios 200MΩ / 2GΩ
Brand: Hilitand
Especificaciones:
Modelo: VC60B.
Pantalla LCD: 80 x 52 mm.
Máx. Lectura: 1999.
Indicación de sobretensión: muestra "1".
Alimentación: 6 pilas AA (no incluidas).
Indicador de batería baja: sí.
Consumo energético quiescente: 10 mA.
Corriente máxima: 280 mA.
Voltaje:
Gama
Rango de medición:
Resolución
Resistencia media.
Incertidumbre
250 V.
200 MΩ.
5 m ~ 200 m.
0,1 m.
10 m.
± (4% + 8d)
2GO
50 m ~ 2 G.
1 m.
20 m.
500 V.
200 MΩ.
5 m ~ 200 m.
0,1 m.
10 m.
2GO
50 m ~ 2 G.
1 m.
20 m.
1000 V.
200 MΩ.
5 m ~ 200 m.
0,1 m.
20 m.
2GO
50 m ~ 2 G.
1 m.
200 m.
± (10% + 5d)
Mediano.
La resistencia garantiza que la medición de tensión en dos extremos no sea inferior a
Resistencia que mide el valor límite inferior al 90% de la tensión de medición.
Medición de tensión de CA.
Rango de medición:
Resolución
Incertidumbre
750 V.
1 V.
± (1,0% + 3d)
Respuesta de frecuencia CA: 40 Hz ~ 400 Hz.
Pantalla: valor real de onda sinusoidal.
Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃.
Humedad de funcionamiento: 30% RH ~ 80% RH
Temperatura de almacenamiento: -10 ℃ ~ + 50 ℃.
Humedad de almacenamiento: & lt; 85% RH
Peso del paquete: 675 g
El paquete incluye:
1 medidor Megohm (pilas no incluidas).
2 conductores de prueba.
2 clips de prueba.
Pantalla digital 3-1/2: este megaohmetro tiene una pantalla de 3-1/2 dígitos, lectura máxima 1999, es posible tener una lectura clara fácilmente.
250 V/500 V/1000 V: el voltaje de prueba de 250 V/500 V/1000 V puede ser ampliamente utilizado.
Función de retención de datos: tiene función de medición de los datos en espera, útil para tener más grabaciones.
200 MΩ/2Ω: el campo de la resistencia de aislamiento es 200 MΩ/2 Ω, garantizar su seguridad.
Preciso y estable: la capacidad de carga es fuerte, precisa y estable. Aplicable para pruebas de resistencia de aislamiento de los sectores metalurgicos, químicos y energía.