Suprcrne Medidor de Prueba de Calidad del Agua, Probador de pH Portátil CL2 Medidor de pH de Alta precisión para Consumo Doméstico, Hidroponía, Acuarios, Sistema RO, Estanque de Peces y Piscina
Brand: Suprcrne
Material: Plástico + Metal

Talla: aprox. 7.1 "x 4.6" x 1.2 "

Fuente de alimentación: 1 x 1.5V pilas AA (no incluidas)

Peso del paquete: 220g

Instrucciones:

(1) Medición de pH (sin batería):

Medición del valor neutral / valor de acidez / valor alcalino:

Primero, gire la perilla hacia PH hasta que haga clic. Limpie suavemente la varilla de metal con papel de lija fino para descalcificar, enjuague la varilla de prueba con agua pura, luego seque con una toalla de papel limpia o un paño, etc. durante 3 a 5 segundos para eliminar la electricidad estática y comenzar la medición.

1) Inserte la varilla de prueba en la solución neutra a la posición negra.

2) El puntero se moverá lentamente, y la lectura se tomará después de que el puntero deje de balancearse (aproximadamente 3-5 minutos).

(2) Medición del valor de cloro (necesita instalar la batería):

1) Encuentra el punto de ajuste

A. Instale una batería alcalina "AA" de 1.5V

B. Gire la perilla hacia CL hasta que ya no se pueda mover.

C. Inserte la varilla de metal transparente en el agua a la posición negra (el agua debe ser una solución estándar de 1.5PPM de valor CL)

D. Agite suavemente el agua con una varilla de metal y luego ajuste lentamente la perilla hacia la derecha hasta que el puntero apunte a un valor CL estándar conocido.

E. Saca la varilla de prueba del agua. Tenga cuidado de no mover la perilla. El puntero se moverá hacia la derecha y se detendrá con una letra entre A y E.

Esta carta es el punto de ajuste.

2) Medición:

A. Ajuste el puntero a la posición del "punto de ajuste".

B. Inserte la varilla metálica limpia en el agua a la posición negra. El puntero se moverá lentamente y esperará a que la mano deje de leer antes de tomar una lectura (aproximadamente 3 a 5 minutos).
➤ Probador de calidad de agua PH / CL2 -- Este medidor de calidad del agua está diseñado para evaluar el pH y el nivel de cloro en piscinas y spas. La pantalla grande muestra rápidamente el resultado de la prueba con alta precisión. Ligero y compacto, fácil de transportar. Consejos: Al medir el valor de cloro, debe igualar la solución estándar de 1.5PPM CL, que no está incluida en la lista de empaque.
➤ Rango de medicion -- La pantalla grande muestra el resultado de la prueba de pH y nivel de cloro para una lectura fácil y precisa. Nivel de contenido de cloro dentro del rango de medición de seguridad: 1.2-1.7 ppm. Nivel de pH dentro del rango de medición seguro: 7.2-7.8.
➤ Solicitud -- Este probador es para probar el pH del agua y el nivel de cloro para piscinas, saunas, acuarios y spa. Ideal para beber en el hogar, estanques, etc.
➤ Material -- Este medidor de prueba está hecho de una carcasa de plástico de primera calidad, duradero y resistente. Batería: 1 batería alcalina "AA" de 1,5 V (no incluida).
➤ Método de almacenamiento: 1) Cuando no esté en uso, gire la perilla a la posición de apagado (a la dirección PH hasta que ya no se pueda mover). 2) Mantener en un lugar fresco y seco y evitar la luz solar directa. 3) No sumerja la varilla de prueba en ningún líquido que no sea agua de piscina y agua termal. 4) Compruebe regularmente si el nivel de la batería es suficiente: el probador utiliza una batería alcalina "AA" de 1,5 V.