Medidor de Prueba Digital AT9005 Hipot Tester Probador de Aislamiento de tensión de CA y CC Probador eléctrico
Brand: Zs-Tester
Rango de voltaje de salida de CA: 100-5000V, 50Hz / 60Hz de doble frecuencia opcional, resolución: 1V, precisión ± (1.5% valor establecido + 3V)
Medida de corriente 0.002-9.999-40.00mA, resolución: 0.001mA / 0.01mA, precisión: ± (1.5% de lectura + 0.005mA)
Rango de ajuste de alarma actual Límite superior: 0.001-40.00mA, límite inferior: 0.00-40.00mA
Tiempo de prueba de voltaje de resistencia de CA Rango: 1 ~ 999s Resolución: 1s
Rango de voltaje de salida de CC: 100-1000V continuamente ajustable, resolución: 1V, precisión: ± (1.5% valor establecido + 3V)
Medición de resistencia de aislamiento 100-499V: <;100MΩ: ± (5% de lectura + 0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ: ± (10% lectura + 5MΩ) 500-1000V: <;100MΩ: ± (2% lectura + 0.2MΩ);100MΩ-3000MΩ: ± (5% lectura + 2MΩ)
Rango de ajuste de alarma de resistencia de aislamiento Límite superior: 1 ~ 2000MΩ;Límite inferior: 0 ~ 2000MΩ
Tiempo de prueba de resistencia de aislamiento Rango: 1 ~ 999s Resolución: 1s
Salida de resistencia a tierra Corriente de CA Rango: salida ajustable de 5-30 A de forma continua, frecuencia dual de 50/60 Hz opcional, resolución: precisión de 0.01 A: ± (valor de ajuste del 2% + 0.20 A)
Rango de medición de resistencia de conexión a tierra Rango: 10.0 ~ 600mΩ Precisión: 1.5% lectura + 3mΩ, resolución: 1mΩ
Rango de ajuste de alarma de resistencia de conexión a tierra Límite superior: 5 ~ 10A: 10.0 ~ 600mΩ;10 ~ 20A: 10.0 ~ 300mΩ;20 ~ 30A: 10.0 ~ 200mΩ;Límite inferior: 0.0 ~ 100mΩ
Tiempo de prueba de resistencia de puesta a tierra Rango: 1 ~ 999s Resolución: 1s
Ajuste de medición de corriente de fuga Corriente de fuga a tierra: G-L, G-N, AUTO (G-L, G-N)
Configuración del tipo de fuga Fugas dinámicas, fugas estáticas, redes de tres cuerpos incorporadas opcionales, libre de cambiar, puede personalizar cualquier red de cuerpo
Rango de medición de voltaje de CA: 5.0V-300.0V, resolución: 0.1V, precisión: ± (1.5% lectura + 3V)
Rango de medición de corriente de
● Prueba conjunta de seis funciones de presión, aislamiento, conexión a tierra, fugas, potencia y arranque (6 de 5)
● Equipado con interfaz de control PLC, interfaz de control de fuente de alimentación de frecuencia variable, interfaz de comunicación, etc., puede ser probada automáticamente por instalaciones de soporte externas.
● Mayor velocidad de reacción y prueba, la configuración mínima es de 0,5 segundos;
● Precisión de prueba de seguridad de 1.5 niveles, precisión de prueba de parámetros eléctricos de 0.5 niveles;
● El límite inferior se puede establecer para eliminar la detección de pérdida de producto;para falla de prueba de producto, análisis inteligente, alarma de sonido y luz.