抵抗試験機、耐荷重は強力、MegOhm Meter、冶金化学用
Brand: HELV
機能：
3-1 / 2桁表示、最大読み取り値1999。
250V / 500V / 1000Vのテスト電圧。
耐荷重は強く、正確で、信頼性が高く、安定しています。
絶縁抵抗範囲は200MΩ/2Ωです。
単三電池6本（別売）を搭載し、使用時間が長くなります。
測定データ保持機能を備えています。
完了 短絡や残留物に耐える保護機能 電圧ショック。の絶縁抵抗試験に適用可能 冶金、化学、電力セクター。

仕様：
モデル：VC60B
LCDディスプレイ：80 * 52mm
最大。読み取り値：1999
オーバーレンジ表示：「1」を表示
電源：単三電池6本（含まれていません）
低電池表示：はい
静止消費電力：10mA
最大電流：280mA
電圧 範囲 測定範囲 解像度 中程度の抵抗 不確実性 250V 200MΩ 5M〜200M 0.1M 10M ±（4％+ 8d） 2GΩ 50M〜2G 1M 20M 500V 200MΩ 5M〜200M 0.1M 10M 2GΩ 50M〜2G 1M 20M 1000V 200MΩ 5M〜200M 0.1M 20M 2GΩ 50M〜2G 1M 200M ±（10％+ 5日） 中くらい 抵抗により、両端電圧の測定値が 抵抗測定下限値90％測定電圧。
AC電圧測定
測定範囲 解像度 不確実性 750V 1V ±（1.0％+ 3d） AC周波数応答：40Hz〜400H

< / a>
3-1 / 2桁表示、最大読み取り値1999。
250V / 500V / 1000Vのテスト電圧。
耐荷重は強く、正確で、信頼性が高く、安定しています。
絶縁抵抗範囲は200MΩ/2Ωです。
測定データ保持機能を備えています。