Kit antiescaras AnteaMED con colchón de elementos intercambiables y compresor con ajuste
Brand: AnteaMED
Sistema diseñado para la prevención de úlceras por presión en los pacientes postrados en cama con un peso de hasta 140 kg.
El colchón con elementos intercambiables. Compresor con la alternancia de la función de ciclo y regulador de flujo, con flujo de aire de 7-8 litros por minuto. Duración del ciclo de trabajo de 6 minutos.
El colchón está diseñado para el tratamiento y la prevención de la etapa de presión herpes I y II durante el tratamiento a largo y en casa. El colchón Nylon + PVC se compone de 20 elementos tubulares intercambiables particularmente cómodas. Resistente al frío hasta -30 °.
Es equipado con un compresor silencioso especial para un perfecto ajuste de la presión de gracias a la perilla en el panel frontal. El compresor puede ser acoplado a cualquier tipo de cama de hospital por medio de dos ganchos.
Colchón:
- Dimensiones: 200 x 86 x 9,5 cm
- elementos Altura: 9,5 cm
- Materiales: Nylon + PVC
- Espesor: mm doce y treinta y cinco
- Número de elementos: 20 + 1 partes
- Para los pacientes de hasta 140 kg
Compresor:
- Dimensiones: 25 x 13 x 9,5 cm h
- Tensión: 220V, 50 Hz, 0,1 A
- Presión de trabajo: 40-100 mmHg
- aire de salida: 7-8 litros / min
- Tiempo de ciclo: 6 min
- TUV-CE IEC / EN60601-1; 60601-1-2
Sistema diseñado para la prevención de úlceras por presión en los pacientes postrados en cama con un peso de hasta 140 kg.
El colchón con elementos intercambiables Nylon + PVC. Compresor con la alternancia de la función de ciclo y regulador de flujo, con flujo de aire de 7-8 litros por minuto. Duración del ciclo de trabajo de 6 minutos.
El colchón está diseñado para el tratamiento y la prevención de la etapa de presión herpes I y II durante el tratamiento a largo y en casa. El colchón PVC se compone de 130 a los elementos de la burbuja 7 cm particularmente cómodas. Resistente al frío hasta -30 °.
Es equipado con un compresor silencioso especial para un perfecto ajuste de la presión de gracias a la perilla en el panel frontal.
El compresor puede ser acoplado a cualquier tipo de cama de hospital por medio de dos ganchos. Para el uso con colchones de burbujas (suministrado) o de presión alterna.