AVHzY USBテスター 電流電圧テスターチェッカー クイックバッテリー充電器検出器 DC6.0000A 26.0000V充電器 容量テスター PPSトリガー 急速充電PD/QCに適応 日本語オペレーティングシステム 日本語説明書付き CSVファイルを出力する
Brand: AVHzY
商品説明：

マニュアルを読むことが最優先事項です。
タイプCデバイス間の電圧と電流を監視する方法は？
1.メーターのPDトリガースイッチがオフになっていることを確認します。
2.画面が点灯しなかった場合は、メーターのいずれかの側でケーブルをひっくり返します。

基本的なUSBメーター機能

0.0001V、0.0001A分解能、0.05％精度での電圧および電流モニタリング。
USB-AおよびUSBタイプCデバイスの両方でサポートされているインターフェイス。
カーブペインティングモードのみ、このレートでは記録できません。最大100サンプル/秒のサンプルレートでの電圧および電流カーブペインティング能力、エネルギー、時間記録の-5グループ。
0.01V分解能、2％精度の-D + D電圧測定。
急速充電機能
PD2.0、PPS（プログラマブル電源）トリガ対応のPD3.0
QC2.0（5V / 9V / 12V / 20V）、QC3.0、QC4.0（またはPPSトリガー））トリガがサポートされています。
Samsung AFC 9V、Huawei FCP 9V、Huawei SCP 4.5Vトリガーがサポートされています。アプリケーション2.4Aトリガがサポートされています。
Apple MFIケーブル認証テスト（参考のみ）。
充電器/電源バンク用の自動列挙プロトコル機能。
オフライン曲線記録
4つのデータセット、1セットあたり3750データポイントでのオフライン曲線記録。 さらなる分析のために、曲線をPCソフトウェアにアップロードすることができます。
パラメータ：
主制御IC：STM32 F072
表示画面：TFT 1.44 "128 * 128
電圧電流スケール：DC 4-26V 0-6A
電圧電流分解能：0.0001V0.0001A
電圧電流精度：0.1％+ 2d
現在のサンプルポイント：ハイサイド
全体の内部抵抗（タイプAおよびタイプC）：28mオーム（1000サイクル後）静止電流：0.4mA（DC5V時）
セルフパワーソリューション：DCDC
時間精度：0.002％
電子負荷パラメータ：
印加電圧範囲：DC 3.7V?13V
可変電流範囲：0.15A~3.00A
放電：連続15W
温度コントロール：約40℃
パッケージ内容：

1×USBメーター、1×USB電子負荷、1×クイックツアー。
急速充電規格のクイックチャージ2.0や3.0に対応した電圧26Vまで、電流6Aまで測定可能な最新仕様の0.0001Vー0.0001Aの高精度のUSBチェッカー.USB機器を繋げるだけで、電圧(V)、電流(A)、時間、電力(W)、積算電流(Ah)、積算電力(Wh)が一目瞭然、CSVファイルを出力する。
急速充電：QC2.0-5V / 9V / 12V / 20V、QC3.0 QC4.0（またはPPSトリガー）、PD2.0、PD3.0、PPS（プログラマブル電源）、Apple 0.5A / 1A / 2.1A / 2.4A、USB-DCP、Huawei FCP / SCP、Samsung AFC.trigger対応
メーターテスターの物理的特徴：TFT 1.44 "128 * 128フルカラースクリーン、2つのUSB-Aポート（IN＆OUT）、2つのタイプCポート（IN＆OUT）、一つのPC接続用のマイクロUSBポート、一つの PDトリガースイッチ、一つのトグル スイッチ。
本デジタルマルチメーターは日本の方ための最新の日本語オペレーティングシステムを採用しており、操作やすくわかりやすいです。それに日本語説明書もついております。
製品ビデオ https://youtu.be/k49dqFIp9mM