CS-3 Laboratorio Benchtop Tablet Friability que analiza el probador/el instrumento 220V/220V
Brand: Hanchen
Descripción del producto:
Los instrumentos de la serie CS se utilizan para detectar friabilidad/abrasión de la tableta.
Normas aplicables:
Norma nacional (código chino) /2015.
Estándar corporativo (probador de disolución) Q/12XQ0189-2010.
Características:
Dos tambores funcionan sincronizamente. Parada automática en el punto de temporización.
El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad.
La revolución del tambor se puede preconfigurar en cualquier momento, ya sea presintonizados o reales se muestran en el LED.
Una MPU se utiliza para controlar todas las operaciones, se logra una alta precisión en pruebas de velocidad giratoria y número de círculo.
Automatización: autoprueba, diagnóstico automático, alarma automática.
Especificaciones:
Cilindro número 2.
Radio del cilindro: 286 mm.
Profundidad del cilindro: 39 mm.
Altura de caída de la tableta: 156 mm.
Velocidad de rotación: 25 rpm.
Precisión de velocidad de rotación ± 1 rpm.
Cuenta de rotación (10 ~ 900).
Precisión de recuento de rotación ± 1r
Potencia 220 V/50 Hz/50 W o 220 V/60 Hz/50 W.
Dimensión (370 x 300 x 340) mm3.
Atención:
Hanchen tiene como objetivo proporcionar un gran producto y servicio. Estamos haciendo todo lo posible para satisfacer tus necesidades.
Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos encantados de ayudarte.
O si tiene alguna sugerencia, no dude en decirnos
Dos tambores funcionan sincrónicamente. Parada automática en el punto de sincronización.
El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad.
La revolución del tambor puede ser preestablecida en cualquier momento, ya sea datos preestablecidos o reales se muestran en el LED.
Un MPU se utiliza para controlar todas las operaciones, se logra una alta precisión en la prueba de velocidad rotatoria y número de círculo.
Automatización: auto-prueba, auto-diagnóstico, auto-alarma.