Akozon Megaóhmetro digital, RCD Tester Medidor de resistencia aislamiento, Interruptor de fuga Loop Resistencia Probador
Brand: Akozon
Especificación:
Modelo: MS5910
Color verde
Medida de voltaje AC: 0V-440V
Medida de frecuencia: DC, 45Hz-65Hz
Multiplicación de la intensidad de la corriente de medición: 0.5, 1 y 5.
Palanca de medición de corriente estándar / selectiva: 10, 30, 100, 300, 500mA
Fuente de alimentación: 6 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
Altura de almacenamiento: 12.000m
Altura de uso: 2,000m CAT III 600V; 3000 CAT II 600V
Tamaño: 19.8 * 15 * 7.8 cm / 7.8 * 5.9 * 3.1 pulgadas
Peso: Aprox. 2442 g / 86.1 oz
Indicadores técnicos: rango / precisión / resolución.
Tiempo de disparo: x1 IN300 (lento 500ms) / too3ms / 0.1ms
x5 IN40ms (lento 150ms) / too3ms / 0.1ms
Corriente de disparo: (0.2 ~ 1.1) IN / ± 0.1 I N / 0.05 IN
Voltaje de contacto: 0 ~ 99.9 V / ± (10% + 0.2 V) / 0.01.0.1 V
Voltaje CA (UI-N, UL-L, UL-E): 0 ~ 440 V / ± (3% + 3 V) / 1 V
Frecuencia: DC, 45 ~ 65Hz / ± 1Hz / 1Hz
Resistencia de bucle: 0 ~ 19.9 V / ± (10% + 0.2 V) / 0.01 V
(RL): 10.0 ~ 99.9 V / ± (10% + 0.2 V) / 0.1 V
Corriente de prueba RL: 0.5IN / ± (10% + 10d) / 0.05IN
Pruebe el multiplicador de corriente: x0.5, x1, x5
Corriente (EN): 10 mA, 30 mA, 100 mA
300 mA, 500 mA
Ángulo de la fase de disparo: 0 ° o 180 °

RCD Prueba la tabla de selección actual
IN (mA), IX1 / 2 (mA), IX1 (mA), IX5 (mA), Auto (mA)
10; 5; 10; 50; 10
30; 15; 30; 150; 30
100; 50; 100; 500; 100
300; 150; 300; 1500; 300
500; 250; 500; -------; 500

Lista del paquete:
1 * MS5910 RCD / Loop Tester (batería no incluida)
1 * cables de prueba
1 * cable USB
Pinza de cocodrilo 3 *
1 * software de CD
1 * manual de usuario
1 * bolso negro
[Materia de alta calidad] Este probador de MS5910 RCD es un instrumento profesional en probador de fugas de los equipos eléctricos. El probador RCD incorpora la última tecnología en un instrumento que es compacto, firme, duradero, fácil de usar y cómodo de llevar. Ahora presente como moderno, preciso y fácil de operar. Gracias a una carcasa robusta, una estructura interna compacta, el probador RCD ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y una vida útil muy larga.
[Materia de alta calidad] Este probador de MS5910 RCD es un instrumento profesional en probador de fugas de los equipos eléctricos. El probador RCD incorpora la última tecnología en un instrumento que es compacto, firme, duradero, fácil de usar y cómodo de llevar. Ahora presente como moderno, preciso y fácil de operar. Gracias a una carcasa robusta, una estructura interna compacta, el probador RCD ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y una vida útil muy larga.
[Materia de alta calidad] Este probador de MS5910 RCD es un instrumento profesional en probador de fugas de los equipos eléctricos. El probador RCD incorpora la última tecnología en un instrumento que es compacto, firme, duradero, fácil de usar y cómodo de llevar. Ahora presente como moderno, preciso y fácil de operar. Gracias a una carcasa robusta, una estructura interna compacta, el probador RCD ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y una vida útil muy larga.
[Extremadamente alto rendimiento] Este es un comprobador inteligente de interruptores de fugas. Este comprobador de interruptores de fugas tiene una pantalla LCD retroiluminada, facilita a los usuarios leer la información en LCD. transmitido a la PC a través de una interfaz USB 2.0. Cuenta con apagado automático, alcance automático / manual. Con la función de Alarma de sobrecalentamiento, Alarma de bajo voltaje de batería.
[Modo de medición] Con 6 baterías AA de 1.5V (NO incluidas). Este comprobador de resistencia de tierra también tiene la función de medición Máximo / Mínimo / Promedio. Puede medir la corriente de disparo, el tiempo de disparo, el voltaje de contacto, la resistencia del bucle, el voltaje de CA, la frecuencia, etc. También tiene línea de fuego a línea cero, función de medición de voltaje de línea de tierra.