SP-Cow multímetro digital de 6000 cuentas con rango automático, voltaje NCV AC/DC, temperatura, corriente CA, continuidad, capacitancia de resistencia, pantalla LCD, medidor de diodo eléctrico
Brand: SP-Cow
Color: Rojo y negro.
El medidor de abrazadera de vaca SP-Cow diseñado para ser utilizado de forma segura y precisa por todos, desde profesionales en un entorno comercial hasta bricolaje haciendo un trabajo corto el fin de semana. Este medidor de abrazadera determina el verdadero RMS para medir voltaje AC/DC, corriente AC, combinando un rango de detección automático en la medición de temperatura, frecuencia, resistencia, capacitancia y continuidad.
Tensión CA/CC.
Función de detección de voltaje sin contacto con un sensor para detectar voltaje y evitar golpes eléctricos sin tocar ningún cable. Alarma de luz y sonido si detecta el voltaje de CA (6-600 V) o cable vivo.
Especificaciones:
Tipo de pantalla: digital.
Voltaje CC: 6 V/60 V/600 V ± (0,5% + 3).
Voltaje CA: 6 V/60 V/600 V ±(0,8 % + 5).
Rango de resistencia de medición: 600 Ohm ~ 60 m Ohm.
Rango de capacitancia de medición: 10 mF ~ 100 mF.
Número de pantalla: 6000 unidades.
Frecuencia: 10 Hz ~ 10 MHz.
Dureza: 1%-99%
Temperatura: -40C-1000C/0F-1832F.
Tamaño: 26 mm.
Alimentación: 2 pilas AAA (1,5 V()no incluido).
Verdadero sonido: Sí
Continuidad: Sí
Prueba de diodos: sí.
Contenido del paquete:
1 medidor de pinza.
1 termopar.
1 par de cables de prueba.
1 manual de instrucciones.
1 bolsa de tela.
· Fácil de usar y transportar: pequeño y portátil para llevar y usar. El probador eléctrico SP-Cow True RMS es una herramienta extremadamente y precisa que satisfará incluso a los electricistas profesionales más sofisticados y aficionados. Puede ser utilizado fácilmente por hombres y mujeres.
· Ideal para seguridad: totalmente conformidad con las normas de seguridad IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, ROHS, sobrevoltaje estándar EN61326-1 CAT III 600V. Perfecto para electricistas, familias, escuelas, fábricas, automóviles, laboratorios y aficionados.
· Medidor de abrazadera de rango automático con 6000 cuentas: multímetro de abrazadera RMS de alta precisión, que puede medir con precisión el voltaje CA/CC, corriente CA, resistencia, capacitancia, temperatura, diodo, línea directa, etc.
· Prueba de línea NCV y en directo: el sensor NCV está conectado a la parte superior del sensor actual. Detecta voltaje y evita la descarga eléctrica sin contacto. Alarma de luz y sonido si detecta el voltaje de CA (6 – 600 V) o cable en vivo.
· Retroiluminación LCD y linterna: nuestro probador de abrazaderas equipado con gran pantalla LCD de retroiluminación y linterna que te proporciona mediciones fáciles de leer incluso en condiciones más oscuras. Indicador de alta resolución y batería baja.