nktech UNI-T ut210d Digital Clamp Meter True RMS temperatura -40 °C a 1000 °C AC DC voltaje actual frecuencia resistencia capacitancia probador de modo Auto rango cero + TL-1 destornillador
Brand: NKTECH
Color: Grey and Red
Características:
Pantalla hilos: 2000.
Rango Auto: Sí.
Mandíbula capacidad: 17 mm).
True RMS: Sí.
Diodo: Alrededor 3.0 V.
NCV: Sí.
Auto power off: alrededor 15 minutos.
Continuidad zumbador: sí.
Batería baja indicación: = < 2.5 V.
Almacenamiento de datos: SÍ.
Modo Cero: Sí.
Max/Min: sí.
Retroiluminación LCD: Sí.
Protección de entrada: Sí.
Impedancia de entrada para el DCV: > = 10 MΩ.
Especificaciones:
AC Corriente (a): 20 A/200 A ± (2.5% + 8).
DC Corriente (a): 2 a/20 A/200 A ± (2% + 3).
AC Voltaje (V): 2 V/20 V/200 V/600 V ± (1% + 3).
Tensión DC (V): 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ± (0,7% + 3).
Resistencia (Ohm): 200/2 K/20 K/200 K/2 M/20 M ± (1% + 2).
Frecuencia: 10 Hz/100Hz/1kHz/10kHz/60kHz ± (0,1% + 4).
Capacitancia (F): 2 nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2MF/20mF ± (4% + 5).
Temperatura: -40 a 1000 ± (1% + 3) Celsius Grado.
Temperatura (F): -40 a 1832 F ± (1,5% + 5).
Alimentación: AAA 1.5 V x 2 (no incluido).
Tamaño del LCD: 39.3 mm x 26,5 mm).
Color del producto: rojo y gris.
Producto Peso Neto: 170 g.
Tamaño del producto: 175 mm x 60 mm x 33,5 mm).
El paquete incluye:
1 x ut210d digital Clamp Meter con bolsa de transporte original (batería no incluida).
1 x sonda de temperatura de contacto Point.
1 x Mini nktech TL-1 destornillador.
1 x Manual en Inglés.
1 x cable de prueba.
Modo de cero, retroiluminación LCD, Data Hold, Apagado automático, protección de batería baja y sobrecarga.
Voltímetro, función de prueba de tensión sin contacto: induce campo eléctrico Resistencia a través de la mandíbula.
Cómodo para sostener y fácil de transportar con (producto peso: 170 g).
Auto rango, True RMS, 2 ~ 3/S velocidad de muestreo de medición.
Cumple con CE (Directivas de la unión europea).