BAOSHISHAN Copa zahn copa de viscosidad tipo inmersión copa de flujo de viscosímetro de 44 ml para acabados de pintura aceite (2#)
Brand: BAOSHISHAN
Descripción del producto:
Este es un Zahn viscosímetros Tipo de comportamiento que se utilizan para medir el flujo de líquidos como la pintura y se encuentra en muy buen estado.Aplicable a la obra rápidamente a medir la viscosidad de la pintura que se pulveriza; más ampliamente utilizado en productos electrónicos, industria de revestimientos de plástico. La taza y Iwata pistola juntos – convertido en herramientas esenciales de planta construcción.
1: Utilizando un disolvente adecuado para limpiar y # xFF0 C; cuando antes o después de la taza se puede utilizar y # x3002;
2: Poner la taza en el recipiente cuerpo 1- 5 minutos, para conseguir un equilibrio térmico del cuerpo de la taza, a continuación, poner la copa cuerpo vertical de ascensor de la materia prima, la acción debe ser rápido y estable.
3: Timekeeping cuando el extremo superior de la taza salir a la superficie de líquido y # xFF0 C; y vertical de líquido debe mantenerse fuera de la taza, con la distancia de superficie de no más de 150 mm.
4: Stop tiempo cuando se produce el primer punto de ruptura, y la diferencia entre los dos valores de medición debe ser menos de 5% de la media.
Nota:
Por favor, dar nosotros su número de teléfono que es a asegurar una suave y entrega segura. Y también podemos enviar el producto a usted tan pronto como sea posible
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor, Siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros
1. Volumen de la taza: 44 ml, tiempo de eflujo (seg): 20-80S
2. Rango de medida: 20-250 centistokes (cSt)
3. Cumple con la norma ASTM D4212, mide rápidamente la viscosidad de líquidos como pintura, tinta, barnices, almíbar y aceite.
4. Las copas de acero inoxidable se moldean con precisión y los orificios se perforan con precisión mediante perforación CNC de alta velocidad.
5. BAOSHISHAN Electronic Instrument es un vendedor profesional de instrumentos de prueba de pintura. Tenemos tantos instrumentos que pueden usarse para medir la viscosidad, finura, resistencia a la abrasión, densidad y adherencia de pintura y tinta u otros líquidos no newtonianos.