SUWOLF 1310/1550nm 22/20dB Mini 4 en 1 OTDR +VFL+OPM+OLS 4" IPS Pantalla Táctil 60Km Probador de Fibra OTDR/Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo Con SC(APC)+FC(APC)+FC a LC(APC) Adaptador
Brand: SUWOLF
Color: Negro
SUWOLF 1310/1550nm 22/20dB Mini 4 en 1 OTDR +VFL+OPM+OLS 4" IPS Pantalla Táctil 60Km Probador de Fibra OTDR / Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo Con SC(APC)+FC(APC)+FC a LC(APC) Adaptador
OTDR, el nombre completo de que es tiempo óptico Reflectómetro de dominio, es un equipo de precisión optoelectrónica integrada de fibra óptica de prueba que produce por el uso de la retrodispersión durante la dispersión de Rayleigh y de Fresnel que se refleja en la transmisión óptica. OTDR del probador son ampliamente utilizados para el mantenimiento de cable óptico y la construcción, y que puede ser utilizado para la evaluación de la longitud del cable de fibra, la medición de la transmisión óptica y la atenuación de derivación, la detección de la ubicación de la falla de los enlaces de fibra, etc
SUWOLF OTDR22F-T1 OTDR es un dispositivo portátil de solución de problemas de fibra óptica que utiliza formas de onda OTDR y software de análisis para identificar rápidamente la ubicación y el tipo de falla de la fibra óptica.
Parámetro:
(1)OTDR
> Longitud de onda: 1310/1550nm; Rango Dinámico: 22/20dB.
> Rango de Medición: 0-60km(38mi).
> Tipo de fibra óptica: 9/125um SM.
>Área de reflexión muerta:2m.
> Zona muerta del evento:12m.
> Número de registros que se pueden almacenar: 200grupos.
(2) Localizador de Fallas Visual / Visual Fault Locator (VFL)
> Longitud de onda: 650nm
> El modo:CW,1Hz,2Hz.

(3) Medidores de potencia óptica / Optical Power Meter (OPM)
> Rango de medición: -50～+26dBm.
> Rango de longitud de onda: 800～1650nm.
> Longitud de onda calibrada: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm.
(4) Fuente de luz de fibra óptica /Optical Light Source (OLS)
> Longitud de onda: 1310/1550nm(FP-LD).
> Estabilidad de salida :±0.04@20℃@15min.
> Potencia de salida:≥-5dBm.
【4en1 OTDR multifunción】-- SUWOLF OTDR22F-T1 es un Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo(OTDR) 4 en 1. Contiene 4 funciones:OTDR-1310/1550nm&22/20dB(60km), Localizador de Fallas Visual (VFL)-650nm, Medidores de potencia óptica (OPM)-800～1650nm&-50～+26 dBm y Fuente de luz de fibra óptica (OLS)-1310/1550nm. El SUWOLF OTDR22F-T1 es un OTDR muy útil y económico.
【Diseño portátil】-- Muy pequeño y liviano: solo 180x80x50mm / 7.1x3.1x2.0 pulgadas y 0.45KG / 1LB, y es muy fácil de transportar a cualquier parte; Mientras tanto, SUWOLF OTDR22F-T1 está equipado con una pantalla táctil IPS de 4 pulgadas, optimizada para uso en exteriores, y la batería de litio de 7.4 V / 4400 Ah puede cumplir con los requisitos de la prueba de fibra diaria. Buena resistencia al polvo, agua y terremotos, adecuado para mantenimiento in situ.
【Alta precisión y baja zona muerta】-- La zona muerta de reflexión es inferior a 2 metros y la banda muerta de atenuación es inferior a 12 metros. Por lo tanto, las pruebas de fibra no requieren un cable de arranque OTDR. Mientras tanto, la distancia máxima de medición es de 60 km. La precisión de la reflexión es aproximadamente ± (1m + 2 * 10 (-4) * Longitud de prueba). Es adecuado para localizar fallas FTTx y redes de acceso durante la construcción y el mantenimiento.
【Amplia compatibilidad】-- SUWOLF OTDR22F-T1 es un OTDR de nivel de entrada totalmente equipado. Es compatible con conectores SC/APC, FC/APC, LC/APC para telecomunicaciones, radio y televisión, ferrocarriles, electricidad, militar, capacitación, investigación, etc.
【Servicio de garantía sin preocupaciones】-- SUWOLF tiene estrictos requisitos de calidad. Todos nuestros compromisos, acciones y productos deben ser reconocidos como una expresión de calidad. Nuestro principal criterio de calidad es la satisfacción de nuestros clientes. Al mismo tiempo, ofrecemos una devolución de dinero de 60 días, mantenimiento gratuito de 2 años (host - 2 años, batería - 1 año, varios accesorios - 2 años) y soporte de por vida.