AideTek Vici VC480C+ 4線式デジタル抵抗メーター 0.001mΩ@20mΩ ケルビンクリップリード付
Brand: AideTek
Color: イエロー
計測仕様:
レンジ: 20mΩ/200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/2kΩ
精度: ±(0.5%rdg±3), 20mΩレンジ時は±(1.5%rdg±3)
解像度：20mΩ-0.01mΩ / 200mΩ-0.1mΩ / 2Ω-1mΩ / 20Ω-10mΩ / 200Ω-100mΩ / 2kΩ-1Ω
測定電流: 約50mA, 20mΩレンジ時は約100mA
ローバッテリー表示: 7.5VDC未満
機能保護: あり
サンプルレート: 約3Hz
レンジ選択: マニュアル
最大表示: 1999
LCDサイズ: 75x52mm
電源: 単3x6電池 または 外部9VDCアダプター
待機時消費電流: 約50mA

一般仕様:
カラー: ダークグレー、イエロー
重量: 580g(単3x6電池を含む)
サイズ: 76 (L) x116 (W) x63 (D) mm
付属品: 4線式ケルビンクリップリード、ショルダーストラップ、マニュアル
低い抵抗値を高精度で計測できる4線方式を採用したコンパクトで丈夫な抵抗メーターで、フィールドにおける電線等の導体、ヒーター線、ハンダ部などを対象とした高精度の抵抗計測に最適です。
20mΩ から 2kΩまでの6レンジをダイアル設定可能で、最小解像度は0,01mΩです。
4線式ケルビンクリップリードが付属し、ゼロ調整ダイアルと合わせて精密な計測を実現します。
読みやすい大画面LCD表示(75x52mm)、バックライト、ホールド機能、ローバッテリー表示(7.5VDC未満)、高耐磁性、高耐ノイズ性能、、を持ちます。
サイズ: 176x116x63(mm) 重量:580g(電池含む) 電源: 単3x6または外部9VDC ショルダーストラップ付