赤外線温度計 クッキング デジタル 温度 ガン セルフ キャリブレーション付き -50〜400℃ 非接触 温度 ガン バックライト付き デュアル 放射率 0.8 0.95 (人間 温度用 なし) 最大 最小 測定 レーザーが照射しない 赤い線が出ない 正常に機能している 日本語取扱説明書
Brand: IXF2021
Color: オレンジ+黒
この赤外線温度計調理デジタル温度ガンは、物体の表面の温度を測定するために使用され、安全かつ迅速に接触することなく、さまざまな高温、危険、またはハードトーチの物体に適用できます。また、エアコンの温度テスト、石鹸製造にも理想的なツールです。 、自動車産業、調理、オーブン、エアコン、冷蔵庫または石鹸製造、猫のおもちゃなど。

技術的パラメータ：

温度範囲：-58〜752℉（-50〜400℃）

精度：±1.5％または±1.5℃

分解能：±1％または±1℃

距離スポット比：12：1

放射率：0.95（固定）、0.8（オプション）

分解能：0.1℃/ 0.1℉

電源：単4電池2本（付属）

特徴：

1. 正確な非接触測定、高速で操作が簡単。

2.バックライトLCDディスプレイ画面、超強力な光。

3.0.1°/ 0.1°の分解能での自動測定範囲選択。

4.最大/最小記録、自動電源オフ、ローバッテリー表示、データ保持。

5.C°/ F°の選択。

6.セルフキャリブレーション機能：温度が26.3℃で測定温度値が25℃の場合、キャリブレーション値として1.3℃を上げる必要があります。お客様は赤外線温度計を-5.0℃から+ 5.0℃の間でキャリブレーションできます。

7. 20秒以内にそれ以上操作がない場合、電源オン/オフキーがない場合、赤外線温度計ガンは自動的にオフになります。

8.非接触技術により、赤外線温度計を使用して、手の届きにくい物体の表面温度を測定できます。

9.食品加工、エアコン温度テスター、安全および火災検査、プラスチック成形、アスファルト、船舶、印刷インキおよび乾燥機の温度、ディーゼルおよびフリートのメンテナンスに広く使用されています。

パッケージに含まれるもの：

1個のFN400赤外線温度計、

1個のユーザーマニュアル(日本語)

2個のAAA電池。
12：1 D：S：放射率と二重放射率0.8 0.95：レーザーがでるべきところがプラスチックのようなもので塞がれていている, レーザーが照射しない, 正常に機能している, より安全。最高の精度を得るには、温度計と測定対象物の間の距離を約14.17インチ（36cm）にする必要があります。ほとんどの有機材料と塗装または酸化された表面の放射率は0.95です（IXF2021温度計ガンにプリセ
バックライト付きおよび°C /°F切り替え可能：自動データ保持、バックライト付きLCD、ローバッテリーインジケーター、°C /°F切り替え可能、自動電源オフ機能、2個のAAA電池が含まれています。
最大/最小記録：モードを最大または最小ステータスに切り替えてから、トリガーを長押しして、連続測定中に最大/最小値を見つけます
-5.0°C~+5.0°Cの自動校正: 非接触赤外線温度計は、ブリスターパッケージやバッテリーと一緒によく詰め込まれ、温度が26の場合はセルフキャリブレーション機能に感銘を受けます。 3°Cと測定された温度値は25°Cであり、キャリブレーション値として1.3°Cを増加させる必要があり、お客様は-5.0°Cと+5.0°C(-41°F?41°F)の間で赤外線温度計を較正することができます。
注：レーザーがでるべきところがプラスチックのようなもので塞がれていている, レーザーが照射しない, 赤い線が出ない。温度計は物体の内部温度を測定できません。 この装置からの温度測定値は無生物であり、人間または動物の測定温度は正しくありません。主張する場合は、使用前に取扱説明書およびその他の参照オブジェクトを参照して校正を完了してください。