HIOKI(日置電機) 3030-10 アナログテスター
Brand: HIOKI
コンクリートの上1 mの落下にも耐えるドロッププルーフ
LEDチェック、 電池消耗チェック可能
直流電圧計：0〜0.3/3/12/30/120/300/600 V, 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 内部抵抗: 20 kΩ/V, 0.3 Vレンジは16.7 kΩ/V, 最大定格: DC 600 V
交流電圧計：0〜12/30/120/300/600 V (平均値整流), 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 12 Vレンジは±4 %以内, 内部抵抗 9 kΩ/V, 最大定格: AC 600 V
直流電流計：0〜60 μA/30 mA/300 mA, 許容差: 最大目盛値の±3 %以内, 内部電圧降下 (公称値) 300 mV