HoldPeak デジタルマルチテスター HP-770N 6000カウントオートレンジ、AC/DC電圧電流、抵抗、静電容量、温度、NCV、ダイオード、導通テスト、機械的保護バックライト付き日本語説明書付き
Brand: H HOLDPEAK
Color: 1.770N 機械的保護付き自動
HP-770N デジタル・マルチメーター仕様：

範囲選択：自動レンジング

大型ディスプレイ：6000カウント

デューティサイクル：0.1％〜99.9％

静電容量：9.999nF〜99.99mF

周波数：9.999Hz〜9.999MHz（0.1％+ 5dgt）

温度：-20℃〜1000℃（-4℉〜1832℉）

DC電圧：60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V±（0.5％+ 2dgt）/ 1000V±（0.8％+ 2dgt）

AC電圧：60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V±（1.0％+ 10dgt）/ 750V±（1.5％+ 3dgt）

DC電流：600μA/6000μA/ 60mA / 600mA±（1.5％+ 2dgt）

6A / 20A（±2.5％+ 5dgt）

AC電流：600μA/6000μA/ 60mA / 600mA±（1.5％+ 3dgt）

6A / 20A（±2.5％+ 5dgt）

抵抗：600Ω（±1.0％+ 3dgt）

6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ（±1.0％+ 2dgt）

60MΩ（±1.5％+ 3dgt）

特徴：

✔機械的保護

✔データホールド

✔ダイオードテスト

✔hFEテスト

✔オートパワーオフ

✔自動バックライト

✔インジケータランプ

✔過負荷保護

✔相対値

✔連続ブザー

✔ローバッテリー表示

✔℃/℉選択

✔非接触電圧（NCV）

✔真の実効値

パッケージに含まれるもの?

1 x HP-770Nデジタルマルチメーター

1 xテストリード

1 xキャリングバッグ

1 x温度プローブ

1 x 9V（6F22）バッテリー

1 x取扱説明書（英語および日本語）
🌈【高品質マルチメータ】 6000カウントのオートレンジマルチメーターを、最大1000VのDC電圧、最大750VのAC電圧、最大20AのDC / AC電流、最大60MΩの抵抗、最大99.99mFの静電容量を測定できます。
🌈【多機能マルチメーター】 機械的保護機能を備えたマルチメーター。 ダイヤルの明るいバックライトとインジケータライトを自動的にオンにし、連続性テスト、データホールド、相対値、最大/最小表示、NCV、TRMS、ダイオード、hFEテスト、自動/手動電源オフで来ます。
🌈【温度試験】HP-770Nマルチメーターには、温度測定用の拡張可能な熱電対が付属しています（-20℃-1000℃）、℃/℉切り替え可能。 あなたの日常生活の問題の間に様々な電気的な問題をトラブルシューティングするためのプロフェッショナルマルチテスター。
🌈【NCV高感度検出】 すべてのレンジで過負荷保護機能が有効化されています。短絡保護、NCV機能が付いています、安全性が保証されています。機器の上部を導体に近づけると、通電電圧が90V AC rms以上になると、NCV赤色LEDライトと緑色LEDライトがブザー音とともに交互に点灯します。
🌈【操作簡単&多用】自動車および家電製品の問題に対する安全で正確なソリューション。読みやすくハンズフリーで使用するための180°の角度での内蔵サポートバックスタンド。1年間の保証付きで、 どの質問でも私達に連絡して自由に感じます、私達の専門の支援チームは24時間以内に答えますと約束します。