KKmoon LCD 多機能 トランジスタテスター DIY品 ダイオード 容量 ESR 電圧 周波数メーター PWM 方形波信号発生器
Brand: KKmoon
本製品はNPNおよびPNPトランジスタ、FET、ダイオード、デュアルダイオード、サイリスタ、SCRを自動的に検出し、トランジスタのピン配置を自動的に識別できるという多機能を持つトランジスタテスタです。

取り扱い上のご注意：
静電容量を測定する前に、コンデンサを放電させなければなりません。そうでないと、メーターを損傷する可能性が高いです。

仕様：
タイプ： DIYキット
ディスプレイ：160 * 128 LCD
電源：1 * 9Vバッテリー（含まれていない）; DC 6.8-12V
現在：約30ミリアンペア。
電源：1 * 9Vバッテリー（含まれていない）
抵抗測定：最大50MΩ。
抵抗解像度：0.01Ω
容量測定：は25pF〜100mF
容量解像度：1pF
DC電圧測定：50Vまで
画面サイズ：3.7 * 3cm
PCBサイズ：7.8 * 6.2cm
製品重量：66g
パッケージの重量：69〜73g

パッケージリスト：
1 *トランジスタテスター
★読みやすいデジタルLCDディスプレイは、測定データとグラフィックを表示できます。ロータリースイッチ制御、便利な使用のための重要な測定。
★メインチップはDIPであり、電子愛好家がDIYをしたり、メインチップを更新したりするのは簡単です。
★NPNおよびPNPトランジスタ、FET、ダイオード、デュアルダイオード、サイリスタ、SCR、トランジスタピン配置の自動識別を自動的に検出します。NPNおよびPNPトランジスタのエミッタ接地電流増幅率、ベースエミッタ間しきい値電圧、コレクタからエミッタへの漏れ電流をテストします。
★2つの抵抗測定をサポートし、正と負のオン状態電圧を示します。抵抗測定の最大分解能0.01Ω、最大50MΩまで測定可能です。
★コンポーネントのピンを自動的にテストし、ディスプレイに表示します。FETのゲートしきい値電圧とゲート容量を測定します。次の2100Ω抵抗器の場合、インダクタンス測定範囲は0.01mH〜20Hです。信号発生器および周波数計として使用できます。1Hz〜2MHzの周波数範囲で、1％〜99％のPWM（パルス幅変調）信号を生成できます。