Innovateking-EU Medidor de Corriente y Voltaje USB Multímetro Digital Amperímetro Multifuncional Voltímetro
Brand: Innovateking-EU
Descripciones:
Cargador de prueba:
Prueba la capacidad del tesoro de carga.
Pruebe los datos de carga de varios dispositivos digitales.
Característica:
Modelo: A3
Bluetooth: no
Peso del producto: 18g
Voltaje de entrada: 4.5-24V
Corriente de entrada: 0-3A
Rango de medición de capacidad: 0-99999mAh
Rango de medición de energía: 0-99999mWh
Rango de medición de impedancia de carga: 1.5Ω-9999.9Ω
Rango de medición de temperatura: -10 ° C a 100 ° C / 0 ° F a 200 ° F
Configuración de brillo de la pantalla: 0-5
Rango de curva de voltaje: 4.5V-24V
Resolución de medición de voltaje: 0.01V
Resolución de medición actual: 0.001A
Precisión de medición de voltaje: ± 0.2%
Exactitud de medición actual: ± 0.8%
Rango de medición de tiempo: 0-99 horas 59 minutos 59 segundos
Error de medición de temperatura: ± 3 ° C / ± 6 ° F
Tiempo de espera fuera de pantalla: 0-9 minutos
Rango de curva actual: 0-3A
Modo de reconocimiento rápido de carga: QC2.0, QC3.0
Frecuencia de actualización: 2Hz
Tamaño del producto: 71.2 x 31.8 x 12.4 mm
Pantalla: pantalla LCD a color de 1,44 pulgadas
Paquete que incluye:
1 * probador de voltaje USB sin Bluetooth
Pantalla HD: pantalla HD de interfaz china de color de 1.44 pulgadas HD; Monitoreo de una sola pantalla de voltaje, corriente, potencia, potencia, temperatura, resistencia interna y otros datos durante la carga; 4 botones de función, 5 interfaces comunes, 7 tipos de interfaces de pantalla, etc. Manual de usuario: https://drive.google.com/file/d/11tz9vqYqnZbL5xqTpJCnOxriFgvAddAn
Medición de carga del portátil: cuando el notebook está encendido, prepare dos cables tipo C, uno para conectar la fuente de alimentación al reloj y otro para conectar el reloj a la computadora para medir los datos de carga del notebook. El portátil se puede usar para medir portátiles de alta potencia y monitorear el envejecimiento de la batería. Efecto de carga rápida del ordenador portátil. Diseño de interfaz multipantalla y menú de ayuda completo, sin necesidad de leer las instrucc
Admite la transmisión completa de la interfaz Tipo-C compatible con el protocolo PD y el protocolo Qualcomm QC3.0 / 4.0: una tabla es compatible con múltiples protocolos para una carga rápida, compatible con múltiples protocolos como PD QC2.0 QC3.0 / 4.0 MTK. Admite una rotación arbitraria de 360 ​​grados de la pantalla para adaptarse a cualquier ángulo de lectura.
Medición de la resistencia del cable: una vez que se inserta la línea de datos, la pantalla del probador se pone negra, lo que indica que la diferencia de presión es demasiado grande; el probador entra en un estado de desconexión de 4.5V y necesita reducir la corriente de carga, y comienza a medir desde el primer paso; una vez que se completa la medición de la resistencia del cable, se realiza la prueba. El medidor reiniciará la medición después del siguiente encendido.
Voltaje, curva de corriente - teléfono móvil en línea, computadora: cambia automáticamente el rango dentro del rango de medición 0.00A-3.00A, muestra de fluctuaciones en tiempo real. Además, puede presionar el botón "Página siguiente" para cambiar al diagrama de forma de onda de medición de voltaje, cambiar automáticamente el rango dentro del rango de medición de 4.5V-24V, visualización en tiempo real de las fluctuaciones de voltaje.