UNI-T UT71A Mult&iacute;metro digital, True RMS, USB, DMM, medici&oacute;n de amperaje, resistencia, capacitancia
Brand: Uni-T
Característica:
Ciclo de funcionamiento: 10% ～ 90% ±(1%+30)
Diodo: √
Sistema de apagado automático: √
Timbre de continuidad: √
Indicador de pila baja: √
MAX/MIN: √
Interfaz USB: √
Retroiluminación doble: √
Gráfico de barras análogo: √
Pantalla completa con iconos: √
Configuración: √
Impedancia de entrada para DCV: DC 200 mV: alrededor de 2,5 GΩ, otros rangos: 10 MΩ 4~20 mA ciclo: 0～100%.
Fusible: 10 A: √
Alarma de medición de corriente: √
Medición de voltaje y corriente CA + CC: √
Especificaciones:
Modelo: UT71A
Voltaje CC (V)200mV/2V/20V200V/1000V ±(0.1%+8)
Voltaje CA (V)：2V/20V/200V/1000V ±(0.8%+40)
Corriente CC (A): 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (0.2%+20)
Corriente CA (A): 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (1%+15)
Resistencia (Ω): 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.5%+20)
Capacidad eléctrica (F): 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF ±(1.5%+20)
Frecuencia (Hz): 200Hz-20MHz ±(0.1%+15)
Incluye:
Multímetro digital UNI-T UT71A.
1 cable de prueba.
1 pinza para cinturón.
1 pinza de prueba.
1 Cable con interfaz USB.
1 CD del software
1 bolsa de almacenamiento.
Pantalla con 19999 cuentas
Ajuste autom&aacute;tico, True RMS.
Ancho de banda (Hz): 100KHz
Almacenamiento de datos/modo relativo.