OHM 赤外線温度計TN006
Brand: オーム電機
Color: ホワイト
【 特 長 】
● 対象物に触れずに温度が測れます
● 約0.5秒で測れます（連続使用時の最短測定時間）
● 測定ボタンを押すだけの簡単操作
● 電源は約15秒間後に自動的に切れます
● 電池交換可能（動作確認用内蔵）
● コンパクトで携帯に便利
● 光沢面の測定にも便利な黒体テープ付き
● ストラップ付き

【 仕 様 】
■ 測定温度範囲：-33℃～180℃（-33.0℃未満で「Lo」マーク表示、180.0℃を超えると「Hi」マーク表示）
■ 測定精度：表示値±2.5℃または±2.5％のいずれか大きい方
■ 表示分解能：0.2℃（-9.8℃～180.0℃）、1.0℃（-33.0℃～-10.0℃）
■ 温度表示：デジタル液晶表示
■ 測定距離：「測定距離：測定領域直径」＝「1：1」
■ 放射率：0.95（固定）
■ 電源自動切断時間：約15秒
■ 使用電池：LR44タイプDC1.5Vアルカリボタン電池2個（動作確認用内蔵）
■ 使用温度：0℃～50℃
■ 保管温度：-20℃～65℃
■ 反応時間：約0.5秒（連続使用時間の待機状態からの場合。OFF状態からは約1秒）
■ 外形寸法：長さ83.26mm×幅19.05mm×厚さ19.5mm
■ 質量：約17g（電池含む）
■ 電池寿命：連続使用で約15時間～20時間

≪ご注意≫
※ 本製品は人体用の体温計（医療機器）やペットなどの体温を測る測定器ではありません。（測定結果を保証できません。）
※ 測定対象物に接触させないでください。（測定誤差の原因になり、また高温なものに接触させると本体の変形、故障の原因になります。）
<b>メーカー型番:</b> TN006
<b>本体サイズ:</b> 直径1.9cm*長さ8.3cm:</b> 本体質量/17g〔電池含む〕
<b>温度測定範囲:</b> -33.0℃~180.0℃〔-27.0°F~356.0°F〕-33.0未満でLoマーク表示、180.0℃を超えるとHiマーク表示。測定精度/表示値+-2.5℃または+-2.5%のいずれか大きい方
<b>表示分解能:0.2℃〔-9.8℃~180.0℃〕、1.0℃〔-33.0℃~-10.0℃〕:</b> 温度表示:デジタル液晶表示:</b> 測定領域--測定距離:測定領域直径=1:1:</b> 放射率0.95〔固定〕:</b> 電源自動切断時間:約15秒:</b> 使用電池:アルカリボタン電池LR44*2個:</b> 電池寿命:連続使用で約15時間~20時間:</b> 本体材質:ABS
<b>使用温度:</b> 0℃~50℃