UNI-T UT216C 600A Pinza Amperimétrica Digital AC DC Multímetros de Rango Automático de Corriente NCV V.F.C Diodo LCD Probador de Temperatura de Linterna
Brand: Uni-T
Característica:
Recuento de pantalla: 6000.
Rango automático: sí.
Capacidad de pinza: 30 mm.
Valor eficaz RMS: sí.
Diodo: alrededor de 3,0 V: sí.
V.F.C.: sí.
NCV: sí.
Almacenamiento de datos: sí.
Modo cero: sí.
Modo relativo: sí.
Máx./mín.: sí.
Corriente de entrada: sí.
Retroiluminación LCD: sí.
Gráfico análogo: 61.
Linterna: sí.
Autoapagado: alrededor de 15 minutos: sí.
Timbre de continuidad: sí.
Indicador de batería baja: ≤3,6 V.
Protección de entrada: sí.
Impedancia de entrada para DCV: ≥10 M.
Especificaciones:
Corriente CA (A): 60 A/600 A ±(2,5 % + 5).
Corriente CC (A): 60 A/600 A ±(2,5% + 5).
Voltaje CA (V): 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2 % + 5).
Voltaje CC (V): 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,8 % + 1).
Resistencia: 600/6 K/60 K/600 K/6 M/60 M. ±(1 % + 2).
Capacidad eléctrica (F): 60 nF/600 nF/6 F/60 F/600 F/6 mF/60 mF ± (4,0 % + 5).
Frecuencia (Hz): 10 Hz-1 MHz ±(0,1 % + 4).
Temperatura: (°C): -40 °C a 1000 °C ±(2,5 % + 3).
Temperatura (°F): -40 °F a 1832 °F ±(2,5 % + 4).
Peso del paquete: 442 g / 1 libra.
Contenido del paquete:
1 pinza digital UNI-T UT216C medidora.
1 termopar tipo K.
1 cable de prueba.
1 manual de usuario (en inglés).
Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de rango.
Apertura de la Pinza: 30&nbsp;mm.
Un aut&eacute;ntico RMS.
Desconexi&oacute;n autom&aacute;tica tras 15&nbsp;minutos.
Advertencia de bater&iacute;a baja.