佐藤計量器(SATO) 温湿度計 デジタル オートパワーオフ機能付 ネックストラップ付 SK-120TRH
Brand: 佐藤計量器製作所
サイズ:本体/幅48.4×奥行24.7×高さ178.5mm、外部温度センサ/径3.8×長さ100mm(センサパイプ)・径12.5×長さ50mm(グリップ)、コード長さ/約1.2m
本体重量:本体/約100g(電池含む)、外部温度センサ/約32g(コード含む)
測定範囲:温度/0.0~50.0度、湿度/10.0~95.0%rh、湿球温度/-5.0~-49.0度(※温度・湿度の測定範囲において演算表示)、露点/-28.0~49.0度(※温度・湿度の測定範囲において演算表示)、外部センサ(温度)/-19~70度
測定精度:温度/±0.6度(0度~50度)、湿度/±3%rh(20%rh~90%rh ※at 20度~30度)・±5%rh(左記以外)、湿球温度/±0.2度(30%rh~90%rh ※演算精度)・ ±0.3度(左記以外 ※演算精度)、露点湿度/±0.5度(40%rh~90%rh ※演算精度)・±1.0度(左記以外 ※演算精度)、外部センサ/±1.0度(-19度~70度)
応答速度(外部温度センサ):25度~10度/約30秒、25~50度/約30秒