Pipet
Pipet, atau alat penetes cairan kimia, adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan volume cairan terukur.
Pipet biasa digunakan dalam pengujian-pengujian biologi molekular, kimia analitik, juga kedokteran. Pipet dibuat dalam berbagai macam jenis untuk tujuan yang berbeda-beda dengan tingkat ketelitian dan ketepatan yang berbeda-beda pula, mulai dari pipet beling tunggal sampai ke pipet yang dapat ditala secara kompleks, atau juga pipet elektronik. Banyak jenis pipet bekerja dengan
membuat ruang hampa sebagian di atas ruang tampung cairan dan secara selektif melepaskan ruang hampa ini untuk menghentikan dan melepaskan cairan.
Pipet yang melepaskan 1 sampai 1000 l cairan diistilahkan sebagai mikropipet, sedangkan "makropipet" melepaskan volume cairan yang lebih banyak. Dua jenis mikropipet yang umum digunakan: pipet pemindahan udara dan pipet pemindahan positif. Secara khusus, pipet pemindahan udara berbantuan piston adalah mikropipet yang melepaskan volume cairan terukur dari sebuah ujung yang sekali pakai. Badan pipet memiliki sebuah
penyelam, yang menyediakan alat isap untuk menarik cairan ke ujung ketika piston ditekan dan dilepaskan. Perpindahan maksimum penyelam ini diatur oleh alat tekan di atas badan pipet, memungkinkan volume kiriman dapat diubah-ubah. Pipet tabung berdaya tampung lebih besar, seperti volumetrik atau pipet graduat, digunakan secara sementara dengan menyertakan sebuah dispenser pipet.
Pipet jarum suntik biasanya menangani volume cairan antara 0.5 ml sampai 25 ml, untuk transfer alikuot dan pelepasan tambahan pada proses titrasi, dengan suatu metode operasi pemindahan positif. Tidak ada kiat atau bantuan pemipetan sekali pakai yang diperlukan pada pipet jarum suntik.
Pipet jenis ini bekerja dengan metode pemindahan udara berbantuan piston. Ruang hampa dihasilkan dengan menggerakkan piston logam atau keramik pada arah vertikal di dalam lengan yang kedap udara. Ketika piston bergerak ke atas, dikendalikan oleh penurunan penyelam, ruang hampa yang tercipta di dalam ruang itu ditinggalkan tetap kosong oleh piston. Udara dari ujung naik memenuhi sisa
ruang yang kosong itu, dan udara di ujung kemudian digantikan oleh cairan, yakni dipaksa naik ke ujung dan dengan demikian menjadi tersedia untuk proses pengangkutan dan pelepasan di manapun. Pipet jenis ini memiliki kemampuan yang sangat tepat dan teliti, tetapi justru pemindahan udara menjadi faktor ketidaktelitian, yang disebabkan oleh berubahnya lingkungan,
khususnya suhu dan kecakapan teknis pengguna. Untuk alasan inilah alat ini mesti dipelihara dan dikalibrasi secara saksama, dan pengguna mesti dilatih untuk menjalakan teknik yang tepat dan konsisten.
Mikropipet ini ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1960 oleh Dr. Hanns Schmitz (Marburg, Jerman). Setelah itu, mitra penemu dari perusahaan bioteknologi Eppendorf, Dr. Heinrich Netheler, mewarisi hak-hak yang melekat pada paten itu dan memulai penggunaan mikropipet secara umum dan luas di laboratorium-laboratorium di dunia. Pada tahun 1972, mikropipet yang dapat ditala ditemukan di Universitas Wisconsin-Madison oleh beberapa orang, terkhusus Warren Gilson dan Henry Lardy.
Pipet pemindahan positif adalah serupa dengan pipet pemindahan udara, tetapi jarang dipergunakan dan biasanya digunakan untuk menghindari pencemaran dan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap atau terlalu kental pada volume yang sedikit, seperti ADN. Perbedaan yang besar adalah bahwa ujung sekali pakai yang digunakan merupakan sebuah jarum suntik mikro berbahan plastik, tersusun atas sebuah penyelam yang secara langsung memindahkan cairan.
Kalibrasi pipet adalah salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan baku mutu yang tinggi yang mesti dijaga oleh pihak laboratorium. Kalibrasi pipet adalah tindakan pemeriksaan atau pengaturan ulang nilai sejati alat ukur, dalam hal ini pipet, dengan cara dibandingkan dengan alat standar/tolok ukur. Kalibrasi adalah penting untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dapat bekerja
dengan benar dan baik menurut pengharapan dan berdasarkan aturan-aturan yang telah mapan atau protokol-protokol kerja lainnya. Kalibrasi pipet dipandang sebagai urusan yang rumit karena ia melibatkan banyak unsur prosedur kalibrasi dan beberapa pilihan protokol kalibrasi, juga menentukan model pipet yang dijadikan tolak ukur.
Ada banyak hal yang perlu diperhatikan pada saat kalibrasi pipet, baik itu dilakukan oleh pihak laboratorium sendiri maupun oleh pihak ketiga. Beberapa di antaranya adalah;
Pipet pasteur, juga dikenal sebagai pipet pentil atau penetes, adalah pipet plastik atau beling yang digunakan untuk memindahkan sedikit cairan, tetapi tidak dikalibrasi untuk suatu volume tertentu. Pipet transfer, juga disebut pipet beral, adalah serupa dengan pipet pasteur. Tetapi, mereka terbuat dari satu picis plastik dan pentolan mereka dapat berperan sebagai ruang penahan cairan.
Pipet zeptoliter telah dikembangkan di Laboratorium Nasional Brookhaven, Negara Bagian New York, Amerika Serikat. Pipet ini dibuat dari cangkang karbon, yang di dalamnya merupakan aloi emas-germanium. Pipet ini digunakan untuk mempelajari kelangsungan kristalisasi.