Flow cytometry
في حين أن معظم أجهزة قياس التدفق الخلوي لا تحتوي على حساسية كافية، إلا أن هناك عددًا قليلاً من أجهزة قياس التدفق الخلوي المتاحة تجارياً والتي يمكن استخدامها لتقدير حجم الفيروس. يحدد عداد الفيروسات عدد جزيئات الفيروس السليمة في عينة باستخدام الفلورة للكشف عن البروتينات والأحماض النووية. العينات ملطخة بصبغتين، واحدة خاصة بالبروتينات والأخرى خاصة بالأحماض النووية، ويتم تحليلها أثناء تدفقها عبر شعاع الليزر. يتم تحديد كمية الجسيمات التي تنتج أحداثًا متزامنة على كل من قناتي التألق المتميزتين، جنبًا إلى جنب مع معدل تدفق العينة المقاس، لحساب تركيز جزيئات الفيروس (vp / mL). النتائج متشابهة بشكل عام من حيث الكمية المطلقة لنتيجة TEM. للمقايسة نطاق عمل خطي من 105-109 vp / mL ووقت تحليل ~ 10 دقائق مع وقت تحضير قصير للعينة.