放射性
放射性计数率（count rate）不同于放射性剂量率（dose rate），二者需要换算。转换计算依赖于放射性能量级别、被检测的放射性类别、以及探测器的放射性特征。电离室可以测量放射性剂量，而盖革计数器可以测量放射性计数。这需要到计量院用已知放射性强度的辐射源标定盖革计数器。标定后会给出某一特定能量伽马射线（如钴60）的探测效率K。计算时用计数器读数M除以探测效率K即为微希沃特每小时。需注意探测效率的单位。