измерване на линейно отместване“, притежаващи някоя от следните характеристики:
 a.
 Измервателни системи от безконтактен тип с „разделителна способност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 μm в диапазон на измерване до 0,2 mm;
 b.
 Линейни променливи диференциални трансформаторни системи:
 1.
 Притежаващи някоя от следните характеристики:
 а)
 „Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1 %, измерена от 0 до „пълния работен обхват“, за линейни променливи диференциални трансформаторни системи с „пълен работен обхват“ до и включително ±5 mm; или
 b)
 „Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1 %, измерена от 0 до 5 mm, за линейни променливи диференциални трансформаторни системи с „пълен работен обхват“, по-голям от ± 5 mm; и
 2.
 Отклонение, равно на или по-малко (по-добро) от 0,1 % дневно при стандартна температура на средата на изпитване ±1 K;
 Техническа бележка:
 За целите на буква b) по-горе „пълен работен обхват“ означава половината от общото възможно линейно отместване на линейните променливи диференциални трансформатори. Например линейни променливи диференциални трансформатори с „пълен работен обхват“ до и включително ± 5 mm могат да измерват общо линейно изместване от 10 mm.
 c.
 Измервателни системи, имащи всички следни характеристики:
 1.
 Съдържащи „лазер“;
 2.
 „Разделителна способност“ по цялата им скала от 0,200 nm или по-малка (по-добра); и
 3.
 Способност за постигане на „неопределеност на измерването“, равна на или по-малка (по-добра) от (1,6 + L/2 000 ) nm (L е измерената дължина в mm) във всяка точка от даден измервателен, диапазон при отчитане на рефрактивния индекс на въздуха и измерена в течение на период от 30 секунди при температура 20±0,01°C; или
 d.
 „Електронни модули“, специално разработени да осигурят възможност за подаване на обратна информация в системите, посочени по-горе;
 2.
 Инструменти за измерване на ъглово отместване;
 Бележка: Категорията по-горе не се прилага за оптични инструменти като автоколиматори, използващи насочен светлинен лъч за откриване (например „лазерен“ лъч) на ъглово отместване на огледало.
 с)
 Оборудване за измерване на повърхностни грапавини (включително повърхностни дефекти), чрез измерване на оптическото разсейване с чувствителност от 0,5 nm или по-малко (по-добро).
 2B006.b.
 2B206.b.
 IX.A2.007
 „Роботи“, притежаващо някои от следните характеристики, и специално проектирани управляващи елементи и „крайни изпълнителни устройства“ за тях:
 а)
 Способни да обработват в реално време триизмерни образи или да извършват пълен триизмерен „анализ на терена“ за генериране или модифициране на „програми“ или за генериране или модифициране на цифрови програмни данни;
 Техническа бележка:
 Ограничението „анализ на терена“ не включва приблизително измерване на третото измерение при наблюдение под определен ъгъл или ограничено тълкуване на сивата скала на възприятието на дълбочина или материал за одобрените задачи (2 1/2 D).
 b)
 Специално проектирани да съответстват на националните стандарти за безопасност, приложими за работа в среда на взривни (фугасни) боеприпаси;
 c)
 Специално проектирани или квалифицирани като радиационноустойчиви, издържащи на сумарна доза облъчване, по-голяма от 5 × 103 Gy (Si), без загуба на работоспособност; или
 d)
 Специално проектирани за работа на височини над 30 000 m.
 2B007
 2B207
 IX.A2.008
 Модули или агрегати, специално проектирани за машинни инструменти, или системи и оборудване за проверка на размери или измервателни системи и оборудване, както следва:
 а)
 Агрегати за обратна връзка за