съставки с помощта на тънкослойна хроматография или ВЕТХ, се преобразуват в триметилсилилови етери, след което се анализират чрез капилярна газова хроматография с инжектиране с разделяне и пламъчнойонизационен детектор.
 3. ОБОРУДВАНЕ
 Стандартно лабораторно оборудване, включващо по-конкретно следното:
 3.1.
 Епруветка с вместимост 10 ml с конично дъно и стъклена тапа.
 3.2.
 Газов хроматограф, подходящ за използване с капилярна колона, снабдена с инжекционна система за разделяне, който се състои от:
 3.2.1.
 Термостатична камера за колони с възможност за поддържане на желаната температура с точност до ± 1 °C;
 3.2.2.
 Инжектор с възможност за настройка на температурата с изпарителен елемент от персиланизирано стъкло и със система за разделяне;
 3.2.3.
 Пламъчнойонизационен детектор (ПЙД);
 3.2.4.
 Система за събиране на данни, подходяща за употреба с ПЙД (3.10.3.), с възможност за ръчно въвеждане.
 3.3.
 Капилярна колона от стопен кварц с дължина 20—30 m и вътрешен диаметър 0,25—0,32 mm, покрита с 5 % дифенил — 95 % диметилполисилоксан (неподвижна фаза с SE-52 или SE-54 или еквивалентна) до постигането на еднородна дебелина между 0,10 и 0,30 μm.
 3.4.
 Микроспринцовка за газова хроматография с вместимост 10 μl и циментирана игла, подходяща за инжектиране с разделяне.
 4. РЕАГЕНТИ
 4.1.
 Безводен пиридин, с чистота за хроматографски анализ.
 4.2.
 Хексаметилдисилазан с чистота за анализ.
 4.3.
 Триметилхлоросилан с чистота за анализ.
 4.4.
 Разтвори на проби от триметилсилилови етери. Те се приготвят в момента на употреба от стероли и еритродиол, получени от масла, в които се съдържат.
 4.5.
 Стандартни разтвори на триметилсилилови етери на алифатни алкохоли от C20 до C28. Те могат да се приготвят от смеси от чисти алкохоли тогава, когато са необходими за употреба.
 4.6.
 Газ носител: водород или хелий, с чистота за газова хроматография.
 4.7.
 Спомагателни газове: водород, хелий, азот и въздух, пречистени за газова хроматография.
 4.8.
 Реагент за силилиране, състоящ се от смес от пиридин/ хексаметилдисилазан/триметилхлоросилан в съотношение 9:3:1 (V/V/V).
 4.9.
 n-хексан с чистота за хроматографски анализ.
 5. ПРИГОТВЯНЕ НА ТРИМЕТИЛСИЛИЛОВИТЕ ЕТЕРИ
 В епруветката (3.1), съдържаща фракцията на алкохолите, се добавя реагентът за силилиране (4.8) (забележка 6) в съотношение 50 μl за всеки милиграм алкохолни съединения, като се избягва проникването на влага (бележка 7).
 Забележка 6:
 Готови за употреба разтвори могат да се доставят от търговската мрежа. Могат да се доставят и други реагенти за силилиране, като например бистриметилсилилтрифлуороацетамид + 1 % триметилхлоросилан, който трябва да се разреди със същия обем безводен пиридин. Пиридинът може да се замени със същото количество ацетонитрил.
 Забележка 7:
 Слабата опалесценция, която може да се получи, е нормална и не причинява аномалии. Формирането на бял флокулат или появата на розово оцветяване е знак за наличието на влага или за увреждането на реагента. Ако това се случи, анализът трябва да бъде повторен (само ако се използва хексаметилдисилазан/триметилхлоросилан).
 Епруветката се затваря (3.1) и внимателно се разклаща (без да се преобръща) до пълно разтваряне на съставките. Оставя се за да престои най-малко 15 минути при стайна температура, след което се центрофугира в продължение на няколко минути. Бистрият разтвор е готов за анализ чрез газова хроматография.
 6. АНАЛИЗ ЧРЕЗ ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ
 6.1. Предварителни операции, кондициониране на капилярната колона
 Колоната (3.3) се