text:
60,7
 83,3
 1 187
 60,7
 77,1
 1 188
 60
 73,5
 1 189
 60,2
 55,5
 1 190
 59,7
 54,4
 1 191
 59,8
 73,3
 1 192
 59,8
 77,9
 1 193
 59,8
 73,9
 1 194
 60
 76,5
 1 195
 59,5
 82,3
 1 196
 59,9
 82,8
 1 197
 59,8
 65,8
 1 198
 59
 48,6
 1 199
 58,9
 62,2
 1 200
 59,1
 70,4
 1 201
 58,9
 62,1
 1 202
 58,4
 67,4
 1 203
 58,7
 58,9
 1 204
 58,3
 57,7
 1 205
 57,5
 57,8
 1 206
 57,2
 57,6
 1 207
 57,1
 42,6
 1 208
 57
 70,1
 1 209
 56,4
 59,6
 1 210
 56,7
 39
 1 211
 55,9
 68,1
 1 212
 56,3
 79,1
 1 213
 56,7
 89,7
 1 214
 56
 89,4
 1 215
 56
 93,1
 1 216
 56,4
 93,1
 1 217
 56,7
 94,4
 1 218
 56,9
 94,8
 1 219
 57
 94,1
 1 220
 57,7
 94,3
 1 221
 57,5
 93,7
 1 222
 58,4
 93,2
 1 223
 58,7
 93,2
 1 224
 58,2
 93,7
 1 225
 58,5
 93,1
 1 226
 58,8
 86,2
 1 227
 59
 72,9
 1 228
 58,2
 59,9
 1 229
 57,6
 8,5
 1 230
 57,1
 47,6
 1 231
 57,2
 74,4
 1 232
 57
 79,1
 1 233
 56,7
 67,2
 1 234
 56,8
 69,1
 1 235
 56,9
 71,3
 1 236
 57
 77,3
 1 237
 57,4
 78,2
 1 238
 57,3
 70,6
 1 239
 57,7
 64
 1 240
 57,5
 55,6
 1 241
 58,6
 49,6
 1 242
 58,2
 41,1
 1 243
 58,8
 40,6
 1 244
 58,3
 21,1
 1 245
 58,7
 24,9
 1 246
 59,1
 24,8
 1 247
 58,6
 «m»
 1 248
 58,8
 «m»
 1 249
 58,8
 «m»
 1 250
 58,7
 «m»
 1 251
 59,1
 «m»
 1 252
 59,1
 «m»
 1 253
 59,4
 «m»
 1 254
 60,6
 2,6
 1 255
 59,6
 «m»
 1 256
 60,1
 «m»
 1 257
 60,6
 «m»
 1 258
 59,6
 4,1
 1 259
 60,7
 7,1
 1 260
 60,5
 «m»
 1 261
 59,7
 «m»
 1 262
 59,6
 «m»
 1 263
 59,8
 «m»
 1 264
 59,6
 4,9
 1 265
 60,1
 5,9
 1 266
 59,9
 6,1
 1 267
 59,7
 «m»
 1 268
 59,6
 «m»
 1 269
 59,7
 22
 1 270
 59,8
 10,3
 1 271
 59,9
 10
 1 272
 60,6
 6,2
 1 273
 60,5
 7,3
 1 274
 60,2
 14,8
 1 275
 60,6
 8,2
 1 276
 60,6
 5,5
 1 277
 61
 14,3
 1 278
 61
 12
 1 279
 61,3
 34,2
 1 280
 61,2
 17,1
 1 281
 61,5
 15,7
 1 282
 61
 9,5
 1 283
 61,1
 9,2
 1 284
 60,5
 4,3
 1 285
 60,2
 7,8
 1 286
 60,2
 5,9
 1 287
 60,2
 5,3
 1 288
 59,9
 4,6
 1 289
 59,4
 21,5
 1 290
 59,6
 15,8
 1 291
 59,3
 10,1
 1 292
 58,9
 9,4
 1 293
 58,8
 9
 1 294
 58,9
 35,4
 1 295
 58,9
 30,7
 1 296
 58,9
 25,9
 1 297
 58,7
 22,9
 1 298
 58,7
 24,4
 1 299
 59,3
 61
 1 300
 60,1
 56
 1 301
 60,5
 50,6
 1 302
 59,5
 16,2
 1 303
 59,7
 50
 1 304
 59,7
 31,4
 1 305
 60,1
 43,1
 1 306
 60,8
 38,4
 1 307
 60,9
 40,2
 1 308
 61,3
 49,7
 1 309
 61,8
 45,9
 1 310
 62
 45,9
 1 311


text:
62,2
 45,8
 1 312
 62,6
 46,8
 1 313
 62,7
 44,3
 1 314
 62,9
 44,4
 1 315
 63,1
 43,7
 1 316
 63,5
 46,1
 1 317
 63,6
 40,7
 1 318
 64,3
 49,5
 1 319
 63,7
 27
 1 320
 63,8
 15
 1 321
 63,6
 18,7
 1 322
 63,4
 8,4
 1 323
 63,2
 8,7
 1 324
 63,3
 21,6
 1 325
 62,9
 19,7
 1 326
 63
 22,1
 1 327
 63,1
 20,3
 1 328
 61,8
 19,1
 1 329
 61,6
 17,1
 1 330
 61
 0
 1 331
 61,2
 22
 1 332
 60,8
 40,3
 1 333
 61,1
 34,3
 1 334
 60,7
 16,1
 1 335
 60,6
 16,6
 1 336
 60,5
 18,5
 1 337
 60,6
 29,8
 1 338
 60,9
 19,5
 1 339
 60,9
 22,3
 1 340
 61,4
 35,8
 1 341
 61,3
 42,9
 1 342
 61,5
 31
 1 343
 61,3
 19,2
 1 344
 61
 9,3
 1 345
 60,8
 44,2
 1 346
 60,9
 55,3
 1 347
 61,2
 56
 1 348
 60,9
 60,1
 1 349
 60,7
 59,1
 1 350
 60,9
 56,8
 1 351
 60,7
 58,1
 1 352
 59,6
 78,4
 1 353
 59,6
 84,6
 1 354
 59,4
 66,6
 1 355
 59,3
 75,5
 1 356
 58,9
 49,6
 1 357
 59,1
 75,8
 1 358
 59
 77,6
 1 359
 59
 67,8
 1 360
 59
 56,7
 1 361
 58,8
 54,2
 1 362
 58,9
 59,6
 1 363
 58,9
 60,8
 1 364
 59,3
 56,1
 1 365
 58,9
 48,5
 1 366
 59,3
 42,9
 1 367
 59,4
 41,4
 1 368
 59,6
 38,9
 1 369
 59,4
 32,9
 1 370
 59,3
 30,6
 1 371
 59,4
 30
 1 372
 59,4
 25,3
 1 373
 58,8
 18,6
 1 374
 59,1
 18
 1 375
 58,5
 10,6
 1 376
 58,8
 10,5
 1 377
 58,5
 8,2
 1 378
 58,7
 13,7
 1 379
 59,1
 7,8
 1 380
 59,1
 6
 1 381
 59,1
 6
 1 382
 59,4
 13,1
 1 383
 59,7
 22,3
 1 384
 60,7
 10,5
 1 385
 59,8
 9,8
 1 386
 60,2
 8,8
 1 387
 59,9
 8,7
 1 388
 61
 9,1
 1 389
 60,6
 28,2
 1 390
 60,6
 22
 1 391
 59,6
 23,2
 1 392
 59,6
 19
 1 393
 60,6
 38,4
 1 394
 59,8
 41,6
 1 395
 60
 47,3
 1 396
 60,5
 55,4
 1 397
 60,9
 58,7
 1 398
 61,3
 37,9
 1 399
 61,2
 38,3
 1 400
 61,4
 58,7
 1 401
 61,3
 51,3
 1 402
 61,4
 71,1
 1 403
 61,1
 51
 1 404
 61,5
 56,6
 1 405
 61
 60,6
 1 406
 61,1
 75,4
 1 407
 61,4
 69,4
 1 408
 61,6
 69,9
 1 409
 61,7
 59,6
 1 410
 61,8
 54,8
 1 411
 61,6
 53,6
 1 412
 61,3
 53,5
 1 413
 61,3
 52,9
 1 414
 61,2
 54,1
 1 415
 61,3
 53,2
 1 416
 61,2
 52,2
 1 417
 61,2
 52,3
 1 418
 61
 48
 1 419
 60,9
 41,5
 1 420
 61
 32,2
 1 421
 60,7
 22
 1 422
 60,7
 23,3
 1 423
 60,8
 38,8
 1 424
 61
 40,7
 1 425
 61
 30,6
 1 426
 61,3
 62,6
 1 427
 61,7
 55,9
 1 428
 62,3
 43,4
 1 429
 62,3
 37,4
 1 430
 62,3
 35,7
 1 431
 62,8
 34,4
 1 432
 62,8
 31,5
 1 433
 62,9
 31,7
 1 434
 62,9
 29,9
 1 435
 62,8
 29,4
 1 436

type: contracts

jurisdiction: EU


text:
62,7
 28,7
 1 437
 61,5
 14,7
 1 438
 61,9
 17,2
 1 439
 61,5
 6,1
 1 440
 61
 9,9
 1 441
 60,9
 4,8
 1 442
 60,6
 11,1
 1 443
 60,3
 6,9
 1 444
 60,8
 7
 1 445
 60,2
 9,2
 1 446
 60,5
 21,7
 1 447
 60,2
 22,4
 1 448
 60,7
 31,6
 1 449
 60,9
 28,9
 1 450
 59,6
 21,7
 1 451
 60,2
 18
 1 452
 59,5
 16,7
 1 453
 59,8
 15,7
 1 454
 59,6
 15,7
 1 455
 59,3
 15,7
 1 456
 59
 7,5
 1 457
 58,8
 7,1
 1 458
 58,7
 16,5
 1 459
 59,2
 50,7
 1 460
 59,7
 60,2
 1 461
 60,4
 44
 1 462
 60,2
 35,3
 1 463
 60,4
 17,1
 1 464
 59,9
 13,5
 1 465
 59,9
 12,8
 1 466
 59,6
 14,8
 1 467
 59,4
 15,9
 1 468
 59,4
 22
 1 469
 60,4
 38,4
 1 470
 59,5
 38,8
 1 471
 59,3
 31,9
 1 472
 60,9
 40,8
 1 473
 60,7
 39
 1 474
 60,9
 30,1
 1 475
 61
 29,3
 1 476
 60,6
 28,4
 1 477
 60,9
 36,3
 1 478
 60,8
 30,5
 1 479
 60,7
 26,7
 1 480
 60,1
 4,7
 1 481
 59,9
 0
 1 482
 60,4
 36,2
 1 483
 60,7
 32,5
 1 484
 59,9
 3,1
 1 485
 59,7
 «m»
 1 486
 59,5
 «m»
 1 487
 59,2
 «m»
 1 488
 58,8
 0,6
 1 489
 58,7
 «m»
 1 490
 58,7
 «m»
 1 491
 57,9
 «m»
 1 492
 58,2
 «m»
 1 493
 57,6
 «m»
 1 494
 58,3
 9,5
 1 495
 57,2
 6
 1 496
 57,4
 27,3
 1 497
 58,3
 59,9
 1 498
 58,3
 7,3
 1 499
 58,8
 21,7
 1 500
 58,8
 38,9
 1 501
 59,4
 26,2
 1 502
 59,1
 25,5
 1 503
 59,1
 26
 1 504
 59
 39,1
 1 505
 59,5
 52,3
 1 506
 59,4
 31
 1 507
 59,4
 27
 1 508
 59,4
 29,8
 1 509
 59,4
 23,1
 1 510
 58,9
 16
 1 511
 59
 31,5
 1 512
 58,8
 25,9
 1 513
 58,9
 40,2
 1 514
 58,8
 28,4
 1 515
 58,9
 38,9
 1 516
 59,1
 35,3
 1 517
 58,8
 30,3
 1 518
 59
 19
 1 519
 58,7
 3
 1 520
 57,9
 0
 1 521
 58
 2,4
 1 522
 57,1
 «m»
 1 523
 56,7
 «m»
 1 524
 56,7
 5,3
 1 525
 56,6
 2,1
 1 526
 56,8
 «m»
 1 527
 56,3
 «m»
 1 528
 56,3
 «m»
 1 529
 56
 «m»
 1 530
 56,7
 «m»
 1 531
 56,6
 3,8
 1 532
 56,9
 «m»
 1 533
 56,9
 «m»
 1 534
 57,4
 «m»
 1 535
 57,4
 «m»
 1 536
 58,3
 13,9
 1 537
 58,5
 «m»
 1 538
 59,1
 «m»
 1 539
 59,4
 «m»
 1 540
 59,6
 «m»
 1 541
 59,5
 «m»
 1 542
 59,6
 0,5
 1 543
 59,3
 9,2
 1 544
 59,4
 11,2
 1 545
 59,1
 26,8
 1 546
 59
 11,7
 1 547
 58,8
 6,4
 1 548
 58,7
 5
 1 549
 57,5
 «m»
 1 550
 57,4
 «m»
 1 551
 57,1
 1,1
 1 552
 57,1
 0
 1 553
 57
 4,5
 1 554
 57,1
 3,7
 1 555
 57,3
 3,3
 1 556
 57,3
 16,8
 1 557
 58,2
 29,3
 1 558
 58,7
 12,5
 1 559
 58,3
 12,2
 1 560
 58,6
 12,7
 1 561


text:
59
 13,6
 1 562
 59,8
 21,9
 1 563
 59,3
 20,9
 1 564
 59,7
 19,2
 1 565
 60,1
 15,9
 1 566
 60,7
 16,7
 1 567
 60,7
 18,1
 1 568
 60,7
 40,6
 1 569
 60,7
 59,7
 1 570
 61,1
 66,8
 1 571
 61,1
 58,8
 1 572
 60,8
 64,7
 1 573
 60,1
 63,6
 1 574
 60,7
 83,2
 1 575
 60,4
 82,2
 1 576
 60
 80,5
 1 577
 59,9
 78,7
 1 578
 60,8
 67,9
 1 579
 60,4
 57,7
 1 580
 60,2
 60,6
 1 581
 59,6
 72,7
 1 582
 59,9
 73,6
 1 583
 59,8
 74,1
 1 584
 59,6
 84,6
 1 585
 59,4
 76,1
 1 586
 60,1
 76,9
 1 587
 59,5
 84,6
 1 588
 59,8
 77,5
 1 589
 60,6
 67,9
 1 590
 59,3
 47,3
 1 591
 59,3
 43,1
 1 592
 59,4
 38,3
 1 593
 58,7
 38,2
 1 594
 58,8
 39,2
 1 595
 59,1
 67,9
 1 596
 59,7
 60,5
 1 597
 59,5
 32,9
 1 598
 59,6
 20
 1 599
 59,6
 34,4
 1 600
 59,4
 23,9
 1 601
 59,6
 15,7
 1 602
 59,9
 41
 1 603
 60,5
 26,3
 1 604
 59,6
 14
 1 605
 59,7
 21,2
 1 606
 60,9
 19,6
 1 607
 60,1
 34,3
 1 608
 59,9
 27
 1 609
 60,8
 25,6
 1 610
 60,6
 26,3
 1 611
 60,9
 26,1
 1 612
 61,1
 38
 1 613
 61,2
 31,6
 1 614
 61,4
 30,6
 1 615
 61,7
 29,6
 1 616
 61,5
 28,8
 1 617
 61,7
 27,8
 1 618
 62,2
 20,3
 1 619
 61,4
 19,6
 1 620
 61,8
 19,7
 1 621
 61,8
 18,7
 1 622
 61,6
 17,7
 1 623
 61,7
 8,7
 1 624
 61,7
 1,4
 1 625
 61,7
 5,9
 1 626
 61,2
 8,1
 1 627
 61,9
 45,8
 1 628
 61,4
 31,5
 1 629
 61,7
 22,3
 1 630
 62,4
 21,7
 1 631
 62,8
 21,9
 1 632
 62,2
 22,2
 1 633
 62,5
 31
 1 634
 62,3
 31,3
 1 635
 62,6
 31,7
 1 636
 62,3
 22,8
 1 637
 62,7
 12,6
 1 638
 62,2
 15,2
 1 639
 61,9
 32,6
 1 640
 62,5
 23,1
 1 641
 61,7
 19,4
 1 642
 61,7
 10,8
 1 643
 61,6
 10,2
 1 644
 61,4
 «m»
 1 645
 60,8
 «m»
 1 646
 60,7
 «m»
 1 647
 61
 12,4
 1 648
 60,4
 5,3
 1 649
 61
 13,1
 1 650
 60,7
 29,6
 1 651
 60,5
 28,9
 1 652
 60,8
 27,1
 1 653
 61,2
 27,3
 1 654
 60,9
 20,6
 1 655
 61,1
 13,9
 1 656
 60,7
 13,4
 1 657
 61,3
 26,1
 1 658
 60,9
 23,7
 1 659
 61,4
 32,1
 1 660
 61,7
 33,5
 1 661
 61,8
 34,1
 1 662
 61,7
 17
 1 663
 61,7
 2,5
 1 664
 61,5
 5,9
 1 665
 61,3
 14,9
 1 666
 61,5
 17,2
 1 667
 61,1
 «m»
 1 668
 61,4
 «m»
 1 669
 61,4
 8,8
 1 670
 61,3
 8,8
 1 671
 61
 18
 1 672
 61,5
 13
 1 673
 61
 3,7
 1 674
 60,9
 3,1
 1 675
 60,9
 4,7
 1 676
 60,6
 4,1
 1 677
 60,6
 6,7
 1 678
 60,6
 12,8
 1 679
 60,7
 11,9
 1 680
 60,6
 12,4
 1 681
 60,1
 12,4
 1 682
 60,5
 12
 1 683
 60,4
 11,8
 1 684
 59,9
 12,4
 1 685
 59,6
 12,4
 1 686


text:
59,6
 9,1
 1 687
 59,9
 0
 1 688
 59,9
 20,4
 1 689
 59,8
 4,4
 1 690
 59,4
 3,1
 1 691
 59,5
 26,3
 1 692
 59,6
 20,1
 1 693
 59,4
 35
 1 694
 60,9
 22,1
 1 695
 60,5
 12,2
 1 696
 60,1
 11
 1 697
 60,1
 8,2
 1 698
 60,5
 6,7
 1 699
 60
 5,1
 1 700
 60
 5,1
 1 701
 60
 9
 1 702
 60,1
 5,7
 1 703
 59,9
 8,5
 1 704
 59,4
 6
 1 705
 59,5
 5,5
 1 706
 59,5
 14,2
 1 707
 59,5
 6,2
 1 708
 59,4
 10,3
 1 709
 59,6
 13,8
 1 710
 59,5
 13,9
 1 711
 60,1
 18,9
 1 712
 59,4
 13,1
 1 713
 59,8
 5,4
 1 714
 59,9
 2,9
 1 715
 60,1
 7,1
 1 716
 59,6
 12
 1 717
 59,6
 4,9
 1 718
 59,4
 22,7
 1 719
 59,6
 22
 1 720
 60,1
 17,4
 1 721
 60,2
 16,6
 1 722
 59,4
 28,6
 1 723
 60,3
 22,4
 1 724
 59,9
 20
 1 725
 60,2
 18,6
 1 726
 60,3
 11,9
 1 727
 60,4
 11,6
 1 728
 60,6
 10,6
 1 729
 60,8
 16
 1 730
 60,9
 17
 1 731
 60,9
 16,1
 1 732
 60,7
 11,4
 1 733
 60,9
 11,3
 1 734
 61,1
 11,2
 1 735
 61,1
 25,6
 1 736
 61
 14,6
 1 737
 61
 10,4
 1 738
 60,6
 «m»
 1 739
 60,9
 «m»
 1 740
 60,8
 4,8
 1 741
 59,9
 «m»
 1 742
 59,8
 «m»
 1 743
 59,1
 «m»
 1 744
 58,8
 «m»
 1 745
 58,8
 «m»
 1 746
 58,2
 «m»
 1 747
 58,5
 14,3
 1 748
 57,5
 4,4
 1 749
 57,9
 0
 1 750
 57,8
 20,9
 1 751
 58,3
 9,2
 1 752
 57,8
 8,2
 1 753
 57,5
 15,3
 1 754
 58,4
 38
 1 755
 58,1
 15,4
 1 756
 58,8
 11,8
 1 757
 58,3
 8,1
 1 758
 58,3
 5,5
 1 759
 59
 4,1
 1 760
 58,2
 4,9
 1 761
 57,9
 10,1
 1 762
 58,5
 7,5
 1 763
 57,4
 7
 1 764
 58,2
 6,7
 1 765
 58,2
 6,6
 1 766
 57,3
 17,3
 1 767
 58
 11,4
 1 768
 57,5
 47,4
 1 769
 57,4
 28,8
 1 770
 58,8
 24,3
 1 771
 57,7
 25,5
 1 772
 58,4
 35,5
 1 773
 58,4
 29,3
 1 774
 59
 33,8
 1 775
 59
 18,7
 1 776
 58,8
 9,8
 1 777
 58,8
 23,9
 1 778
 59,1
 48,2
 1 779
 59,4
 37,2
 1 780
 59,6
 29,1
 1 781
 50
 25
 1 782
 40
 20
 1 783
 30
 15
 1 784
 20
 10
 1 785
 10
 5
 1 786
 0
 0
 1 787
 0
 0
 1 788
 0
 0
 1 789
 0
 0
 1 790
 0
 0
 1 791
 0
 0
 1 792
 0
 0
 1 793
 0
 0
 1 794
 0
 0
 1 795
 0
 0
 1 796
 0
 0
 1 797
 0
 0
 1 798
 0
 0
 1 799
 0
 0
 1 800
 0
 0
 «m»
 =
 motoring (οδήγηση για λόγους αναψυχής)
 Στο σχήμα 5 απεικονίζεται γραφικά το χρονοδιάγραμμα δυναμομέτρου για τη δοκιμή ETC.
 Σχήμα 5
 Χρονοδιάγραμμα δυναμομέτρου για τη δοκιμή ETC
 Προσάρτημα 4
 Διαδικασίες μέτρησης και δειγματοληψίας
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Τα αέρια συστατικά, τα σωματίδια και η


text:
αιθάλη που εκπέμπονται από τον κινητήρα που υποβάλλεται σε δοκιμή μετρώνται με τις μεθόδους που περιγράφονται στο προσάρτημα 7. Στα αντίστοιχα σημεία του προσαρτήματος 7 περιγράφονται τα συνιστώμενα συστήματα ανάλυσης για τις εκπομπές αερίων (σημείο 1), τα συνιστώμενα συστήματα αραίωσης και δειγματοληψίας σωματιδίων (σημείο 2), καθώς και τα συνιστώμενα νεφελόμετρα για τη μέτρηση της αιθάλης (σημείο 3).
 Για τη δοκιμή ESC, προσδιορίζονται τα αέρια συστατικά των πρωτογενών καυσαερίων. Προαιρετικά, οι αέριοι ρύποι μπορούν να προσδιορίζονται σε αραιωμένο καυσαέριο, εάν χρησιμοποιείται σύστημα αραίωσης πλήρους ροής για τον προσδιορισμό των σωματιδίων. Τα σωματίδια πρέπει να προσδιορίζονται με σύστημα αραίωσης είτε μερικής είτε πλήρους ροής.
 Για τη δοκιμή ETC μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα συστήματα:
 α)
 σύστημα αραίωσης πλήρους ροής CVS για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων και σωματιδίων (επιτρέπονται συστήματα διπλής αραίωσης), ή
 β)
 συνδυασμός μέτρησης πρωτογενών καυσαερίων για εκπομπές αερίων και συστήματος αραίωσης μερικής ροής για εκπομπές σωματιδίων ή
 γ)
 κάθε συνδυασμός των δύο αρχών (π.χ. μέτρηση πρωτογενών καυσαερίων και μέτρηση σωματιδίων πλήρους ροής).
 2. ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ
 Για τις δοκιμές εκπομπών των κινητήρων με δυναμόμετρο κινητήρων χρησιμοποιείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
 2.1. Δυναμόμετρο κινητήρα
 Χρησιμοποιείται δυναμόμετρο κινητήρα με επαρκή χαρακτηριστικά για την εκτέλεση των κύκλων δοκιμών που περιγράφονται στα προσαρτήματα 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος. Το σύστημα μέτρησης στροφών πρέπει να διαθέτει ακρίβεια ± 2 % της ένδειξης. Το σύστημα μέτρησης ροπής πρέπει να διαθέτει ακρίβεια ± 3 % της ένδειξης στην περιοχή > 20 % της πλήρους κλίμακας και ακρίβεια ±0,6 % της πλήρους κλίμακας στην περιοχή ≤ 20 % της πλήρους κλίμακας.
 2.2. Λοιπά όργανα
 Χρησιμοποιούνται όργανα για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, της κατανάλωσης αέρα, της θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου και λιπαντικού, της πίεσης των καυσαερίων και αντίθλιψης της πολλαπλής εισαγωγής, της θερμοκρασίας των καυσαερίων, της θερμοκρασίας του αέρα εισαγωγής, της ατμοσφαιρικής πίεσης, της υγρασίας και της θερμοκρασίας καυσίμου ανάλογα με τις απαιτήσεις. Τα όργανα αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στον πίνακα 9:
 Πίνακας 9
 Ακρίβεια των οργάνων μέτρησης
 Όργανο μέτρησης
 Ακρίβεια
 Κατανάλωση καυσίμων
 ± 2 % της μέγιστης τιμής κινητήρα
 Κατανάλωση αέρα
 ± 2 % της ένδειξης ή ± 1 % της μέγιστης τιμής κινητήρα, ανάλογα με το ποια είναι υψηλότερη
 Ροή καυσαερίων
 ± 2 % της ένδειξης ή ±1,5 % της μέγιστης τιμής κινητήρα, ανάλογα με το ποια είναι υψηλότερη
 Θερμοκρασίες ≤ 600 K (327 oC)
 ± 2 K απόλυτη τιμή
 Θερμοκρασίες ≥ 600 K (327 oC)
 ± 1 % της ένδειξης
 Ατμοσφαιρική πίεση
 ±0,1 kPa απόλυτη τιμή
 Πίεση καυσαερίων
 ±0,2 kPa απόλυτη τιμή
 Υποπίεση εισαγωγής
 ±0,05 kPa απόλυτη τιμή
 Άλλες πιέσεις
 ±0,1 kPa απόλυτη τιμή
 Σχετική υγρασία
 ± 3 % απόλυτη τιμή
 Απόλυτη υγρασία
 ± 5 % της ένδειξης
 Ροή αέρα αραίωσης
 ± 2 % της ένδειξης
 Ροή αραιωμένου καυσαερίου
 ± 2 % της ένδειξης
 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
 3.1. Γενικές προδιαγραφές αναλυτή
 Οι αναλυτές έχουν περιοχή μέτρησης ανάλογη με την απαιτούμενη ακρίβεια μέτρησης των συγκεντρώσεων των συστατικών των καυσαερίων (σημείο 3.1.1). Συνιστάται η λειτουργία των αναλυτών κατά τρόπο ώστε η μετρούμενη συγκέντρωση να περικλείεται μεταξύ του 15


text:
% και του 100 % της πλήρους κλίμακας.
 Εάν η συνδεσμολογία περιλαμβάνει συστήματα αυτόματης ανάγνωσης (υπολογιστές, καταγραφείς δεδομένων) που μπορούν να παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια και διακριτική ικανότητα κάτω του 15 % της πλήρους κλίμακας, γίνονται δεκτές και μετρήσεις κάτω του 15 % της πλήρους κλίμακας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να πραγματοποιούνται πρόσθετες βαθμονομήσεις τουλάχιστον 4 μη μηδενικών σημείων που ισαπέχουν ονομαστικά, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των καμπυλών βαθμονόμησης σύμφωνα με το σημείο 1.6.4. του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος.
 Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) του εξοπλισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούνται τα πρόσθετα σφάλματα.
 3.1.1.
 Ακρίβεια
 Ο αναλυτής δεν πρέπει να αποκλίνει από το ονομαστικό σημείο βαθμονόμησης περισσότερο από ±2 % της ένδειξης καθ’ όλη την κλίμακα μέτρησης εκτός του μηδενός ή από ±0,3 % της πλήρους κλίμακας, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Η ακρίβεια προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις βαθμονόμησης που ορίζονται στο σημείο 1.6 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 :
 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ακρίβεια ορίζεται ως η απόκλιση της ένδειξης του αναλυτή από τις ονομαστικές τιμές βαθμονόμησης με τη χρήση αερίου βαθμονόμησης (= πραγματική τιμή).
 3.1.2.
 Επαναληψιμότητα
 Η επαναληψιμότητα, οριζόμενη ως 2,5 επί την τυπική απόκλιση 10 επαναληπτικών αποκρίσεων σε συγκεκριμένο αέριο βαθμονόμησης ή ρύθμισης του εύρους της κλίμακας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 1 % της συγκέντρωσης πλήρους κλίμακας για κάθε χρησιμοποιούμενη περιοχή άνω των 155 ppm (ή ppmC) ή το ± 2 % κάθε χρησιμοποιούμενης περιοχής κάτω των 155 ppm (ή ppmC).
 3.1.3.
 Θόρυβος
 Η από κορυφή σε κορυφή απόκριση του αναλυτή σε αέρια ρύθμισης του μηδενός και βαθμονόμησης και ρύθμισης του εύρους της κλίμακας σε οποιαδήποτε περίοδο 10 δευτερολέπτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % της πλήρους κλίμακας σε κάθε χρησιμοποιούμενη περιοχή.
 3.1.4.
 Μετατόπιση μηδενός
 Ως μηδενική απόκριση νοείται η μέση απόκριση, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, σε αέριο μηδενισμού της κλίμακας στη διάρκεια μεσοδιαστήματος 30 δευτερολέπτων. Η μετατόπιση της μηδενικής απόκρισης σε περίοδο μίας ώρας είναι μικρότερη από το 2 % της πλήρους κλίμακας στη χαμηλότερη χρησιμοποιούμενη περιοχή.
 3.1.5.
 Μετατόπιση μεγίστου
 Ως απόκριση μεγίστου νοείται η μέση απόκριση, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, σε αέριο ρύθμισης του μεγίστου στη διάρκεια μεσοδιαστήματος 30 δευτερολέπτων. Η μετατόπιση του μεγίστου της κλίμακας κατά τη διάρκεια περιόδου μιας ώρας είναι μικρότερη από το 2 % της πλήρους κλίμακας στη χαμηλότερη χρησιμοποιούμενη περιοχή.
 3.1.6.
 Χρόνος ανόδου
 Ο χρόνος ανόδου του αναλυτή που είναι προσαρμοσμένος στο σύστημα μέτρησης δεν υπερβαίνει τα 3,5 δευτερόλεπτα.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 :
 Η αξιολόγηση του χρόνου απόκρισης του αναλυτή δεν επαρκεί για το σαφή προσδιορισμό της καταλληλότητας του συνολικού συστήματος υπό μεταβατικές συνθήκες. Οι όγκοι, και ειδικά οι νεκροί όγκοι σε όλο το σύστημα επηρεάζουν τόσο το χρόνο μεταφοράς από τον καθετήρα στον αναλυτή όσο και το χρόνο ανόδου. Επίσης, και οι χρόνοι μεταφοράς εντός ενός αναλυτή ορίζονται ως χρόνος απόκρισης του αναλυτή, όπως ο μετατροπέας ή οι παγίδες νερού εντός αναλυτών NOx. Ο προσδιορισμός του χρόνου απόκρισης του συνολικού συστήματος περιγράφεται στο σημείο 1.5 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος.
 3.2. Ξήρανση αερίων
 Η προαιρετική συσκευή ξήρανσης των αερίων


text:
πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στη συγκέντρωση των μετρουμένων αερίων. Οι χημικοί ξηραντές δεν αποτελούν αποδεκτή μέθοδο για την απομάκρυνση του ύδατος από το δείγμα.
 3.3. Αναλυτές
 Στα σημεία 3.3.1 έως 3.3.4 περιγράφονται οι αρχές μέτρησης που πρέπει να εφαρμόζονται. Στο προσάρτημα 7 δίδεται λεπτομερής περιγραφή των συστημάτων μέτρησης. Τα προς μέτρηση αέρια αναλύονται με τα ακόλουθα όργανα. Για μη γραμμικούς αναλύτες, επιτρέπεται η χρήση κυκλωμάτων γραμμικής μορφοποίησης.
 3.3.1.
 Ανάλυση μονοξειδίου του άνθρακα (CO)
 Ο αναλυτής μονοξειδίου του άνθρακα είναι τύπου απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς διάχυση (Non-Dispersive InfraRed — NDIR).
 3.3.2.
 Ανάλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 Ο αναλυτής διοξειδίου του άνθρακα θα είναι τύπου απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς διάχυση (Non-Dispersive InfraRed — NDIR).
 3.3.3.
 Ανάλυση υδρογονανθράκων (HC)
 Προκειμένου για κινητήρες ντίζελ, ο αναλυτής υδρογονανθράκων θα είναι τύπου θερμαινόμενου ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Heated Flame Ionization Detector — HFID) με θέρμανση του ανιχνευτή, των βαλβίδων, των σωληνώσεων κ.λπ. ώστε η θερμοκρασία του αερίου να διατηρείται στους 463 K ±10 K (190 ±10 oC). Για κινητήρες φυσικού αερίου ο αναλυτής υδρογονανθράκων μπορεί να είναι τύπου μη θερμαινόμενου ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID), ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο (βλ. σημείο 1.3 του προσαρτήματος 7).
 3.3.4.
 Ανάλυση υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMHC) (μόνο για κινητήρες φυσικού αερίου)
 Η περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου προσδιορίζεται με μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 3.3.4.1.
 Μέθοδος αέριας χρωματογραφίας (GC)
 Οι υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου προσδιορίζονται με αφαίρεση του μεθανίου, που προσδιορίζεται με αέριο χρωματογράφο (GC) ρυθμισμένο στους 423 Κ (150 oC), από τη μέτρηση των υδρογονανθράκων σύμφωνα με το τμήμα 3.3.3.
 3.3.4.2.
 Μέθοδος του διαχωριστή υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMC)
 Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων πλην μεθανίου διενεργείται με θερμαινόμενο NMC που λειτουργεί εν σειρά με FID σύμφωνα με το σημείο 3.3.3., με αφαίρεση του μεθανίου από τους υδρογονάνθρακες.
 3.3.5.
 Ανάλυση οξειδίων του αζώτου (NOx)
 Ο αναλυτής οξειδίων του αζώτου θα είναι τύπου ανιχνευτή χημιφωταύγειας (ChemiLuminescent Detector — CLD) ή θερμαινόμενου ανιχνευτή χημιφωταύγειας (Heated ChemiLuminescent Detector — HCLD) με μετατροπέα NO2/NO, αν η μέτρηση γίνεται σε ξηρά βάση. Αν γίνεται σε υγρή βάση, χρησιμοποιείται HCLD με μετατροπέα που διατηρείται σε θερμοκρασία άνω των 328 Κ (55 oC), με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου της παρεμποδιστικής δράσης των υδρατμών είναι ικανοποιητικά (βλ. σημείο 1.9.2.2 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος).
 3.3.6.
 Μέτρηση του λόγου αέρα προς καύσιμο
 Ο εξοπλισμός μέτρησης του λόγου αέρα προς καύσιμο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ροής καυσαερίου, όπως ορίζεται στο σημείο 4.2.5 του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να είναι αισθητήρας λόγου αέρα προς καύσιμο ευρέος φάσματος ή αισθητήρας λάμδα τύπου διοξειδίου του ζιρκονίου. Ο αισθητήρας προσαρμόζεται απευθείας στο σωλήνα εξάτμισης, όπου η θερμοκρασία του καυσαερίου είναι αρκετά υψηλή για την εξάλειψη της συμπύκνωσης νερού.
 Η ακρίβεια του αισθητήρα με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά όργανα είναι εντός των ακόλουθων ορίων:
 ± 3 % της ένδειξης
 λ < 2
 ± 5 % της ένδειξης
 2 ≤ λ < 5
 ± 10 % της ένδειξης
 5 ≤ λ
 Για την επίτευξη της ακρίβειας που ορίζεται παραπάνω, ο αισθητήρας πρέπει να βαθμονομηθεί όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.


text:
3.4. Δειγματοληψία των αερίων εκπομπών
 3.4.1.
 Πρωτογενή καυσαέρια
 Οι καθετήρες δειγματοληψίας των αερίων εκπομπών πρέπει να συνδέονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m ή τριπλάσια της διαμέτρου του σωλήνα εξάτμισης —ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη— ανάντη της εξόδου του συστήματος εξάτμισης αλλά αρκετά κοντά στον κινητήρα ώστε να εξασφαλίζεται θερμοκρασία των καυσαερίων τουλάχιστον 343 Κ (70 oC) στον καθετήρα.
 Σε περίπτωση πολυκύλινδρου κινητήρα με διακλαδούμενη πολλαπλή εξάτμισης, το στόμιο εισόδου του καθετήρα τοποθετείται σε αρκετή απόσταση κατάντη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέσων εκπομπών καυσαερίων από το σύνολο των κυλίνδρων. Σε πολυκύλινδρους κινητήρες με διακεκριμένες ομάδες πολλαπλών, όπως σε διάταξη κινητήρα σχήματος «V», συνιστάται ο συνδυασμός των πολλαπλών ανάντη του καθετήρα δειγματοληψίας. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, επιτρέπεται η λήψη δείγματος από την ομάδα με την υψηλότερη εκπομπή CO2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, που αποδεδειγμένα συσχετίζονται με τις ανωτέρω. Για τον υπολογισμό των εκπομπών καυσαερίων χρησιμοποιείται η συνολική ροή μάζας καυσαερίων.
 Στην περίπτωση που ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, το δείγμα των καυσαερίων λαμβάνεται κατάντη του εν λόγω συστήματος.
 3.4.2.
 Αραιωμένα καυσαέρια
 Ο σωλήνας εξάτμισης που βρίσκεται μεταξύ του κινητήρα και του συστήματος αραίωσης πλήρους ροής πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις απαιτήσεις του σημείου 2.3.1 του προσαρτήματος 7 (ΕΡ).
 Ο(οι) καθετήρας(-ες) δειγματοληψίας των αερίων εκπομπών τοποθετείται(-ούνται) στη σήραγγα αραίωσης σε σημείο όπου ο αέρας αραίωσης και τα καυσαέρια αναμειγνύονται καλά και σε άμεση γειτνίαση με τον καθετήρα δειγματοληψίας σωματιδίων.
 Η δειγματοληψία μπορεί γενικά να γίνει με δύο τρόπους:
 α)
 λαμβάνονται δείγματα των ρύπων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου, συλλέγονται σε σάκο δειγματοληψίας και μετρώνται μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής,
 β)
 λαμβάνονται συνεχώς δείγματα των ρύπων και εξάγεται το ολοκλήρωμα για το σύνολο του κύκλου· η μέθοδος αυτή είναι υποχρεωτική για το HC και τα NOx.
 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 Για τον προσδιορισμό των σωματιδίων απαιτείται σύστημα αραίωσης. Η αραίωση μπορεί να γίνεται ή με σύστημα αραίωσης μερικής ροής ή με σύστημα διπλής αραίωσης πλήρους ροής. Η ικανότητα ροής του συστήματος αραίωσης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να εξαλείφεται κάθε συμπύκνωση νερού στα συστήματα αραίωσης και δειγματοληψίας. Η θερμοκρασία των αραιωμένων καυσαερίων πρέπει να είναι κάτω των 325 K (52 oC) απευθείας ανάντη από τους υποδοχείς των φίλτρων. Επιτρέπεται ο έλεγχος της υγρασίας του αέρα αραίωσης πριν από την είσοδό του στο σύστημα αραίωσης, και ειδικά η αφύγρανση είναι χρήσιμη στην περίπτωση υψηλής υγρασίας του αέρα αραίωσης. Η θερμοκρασία του αέρα αραίωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 288 K (15 oC) σε άμεση γειτνίαση με την είσοδο στη σήραγγα αραίωσης.
 Το σύστημα αραίωσης μερικής ροής πρέπει να είναι σχεδιασμένο για την εξαγωγή ενός αναλογικού δείγματος πρωτογενούς αερίου από το ρεύμα καυσαερίων του κινητήρα και για την είσοδο αέρα αραίωσης στο εν λόγω δείγμα για την επίτευξη θερμοκρασίας κάτω των 325 K (52 oC) στο φίλτρο δοκιμής. Για το σκοπό αυτό πρέπει ο λόγος αραίωσης ή ο λόγος δειγματοληψίας rdil ή rs να καθοριστούν κατά τρόπο που να ικανοποιούνται τα όρια ακριβείας του σημείου 3.2.1 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος.


text:
Μπορούν να εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι εξαγωγής, οπότε ο τύπος εξαγωγής που χρησιμοποιείται υπαγορεύει σε μεγάλο βαθμό τον υλικό εξοπλισμό και τις διαδικασίες δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν (σημείο 2.2 του προσαρτήματος 7).
 Γενικά, ο καθετήρας δειγματοληψίας σωματιδίων προσαρμόζεται σε άμεση γειτνίαση με τον καθετήρα δειγματοληψίας αερίων εκπομπών αλλά σε επαρκή απόσταση ώστε να μη δημιουργούνται παρεμβολές. Επομένως, οι απαιτήσεις εγκατάστασης του σημείου 3.4.1 ισχύουν και για τη δειγματοληψία σωματιδίων. Η γραμμή δειγματοληψίας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 2 του προσαρτήματος 7.
 Σε περίπτωση πολυκύλινδρου κινητήρα με διακλαδούμενη πολλαπλή εξάτμισης, το στόμιο εισόδου του καθετήρα τοποθετείται σε αρκετή απόσταση κατάντη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέσων εκπομπών καυσαερίων από το σύνολο των κυλίνδρων. Σε πολυκύλινδρους κινητήρες με διακεκριμένες ομάδες πολλαπλών, όπως σε διάταξη κινητήρα σχήματος «V», συνιστάται ο συνδυασμός των πολλαπλών ανάντη του καθετήρα δειγματοληψίας. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, επιτρέπεται η λήψη δείγματος από την ομάδα με την υψηλότερη εκπομπή σωματιδίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, που αποδεδειγμένα συσχετίζονται με τις ανωτέρω. Για τον υπολογισμό των εκπομπών καυσαερίων χρησιμοποιείται η συνολική ροή μάζας καυσαερίων.
 Για να προσδιοριστεί η μάζα των σωματιδίων, απαιτείται σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων, φίλτρα δειγματοληψίας σωματιδίων, ζυγός ακρίβειας μικρογραμμαρίου και θάλαμος ζύγισης ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας.
 Για τη δειγματοληψία των σωματιδίων, εφαρμόζεται η μέθοδος απλής διήθησης, κατά την οποία χρησιμοποιείται ένα φίλτρο (βλ. σημείο 4.1.3 του παρόντος προσαρτήματος) για ολόκληρο τον κύκλο δοκιμής. Αναφορικά με τη δοκιμή ESC, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους και στις ροές δειγματοληψίας κατά τη φάση δειγματοληψίας της δοκιμής.
 4.1 Φίλτρα δειγματοληψίας σωματιδίων
 Η δειγματοληψία του αραιωμένου καυσαερίου γίνεται με φίλτρο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.1 και του σημείου 4.1.2 κατά την αλληλουχία των φάσεων δοκιμής.
 4.1.1.
 Προδιαγραφές φίλτρων
 Απαιτούνται φίλτρα υαλοϊνών επιστρωμένα με φθοράνθρακες. Όλοι οι τύποι φίλτρων πρέπει να έχουν τουλάχιστον 99 % ικανότητα συλλογής 0,3 μm DOP (φθαλικού διοκτυλίου) με ταχύτητα μετώπου αερίου μεταξύ 35 και 100 cm/s.
 4.1.2.
 Μέγεθος φίλτρου
 Συνιστώνται φίλτρα σωματιδίων με διάμετρο 47 ή 70 mm. Επιτρέπονται μεγαλύτερα σε διάμετρο φίλτρα (σημείο 4.1.4), όμως δεν επιτρέπονται φίλτρα με μικρότερη διάμετρο.
 4.1.3.
 Μετωπική ταχύτητα στο φίλτρο
 Θα εξασφαλίζεται ταχύτητα διέλευσης του μετώπου του αερίου μέσω του φίλτρου μεταξύ 35 και 100 cm/s. Η αύξηση της πτώσης της πίεσης μεταξύ της αρχής και του τέλους της δοκιμής αυτής δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 kPa.
 4.1.4.
 Φόρτιση φίλτρου
 Οι απαιτούμενες ελάχιστες φορτίσεις φίλτρων για τα συνηθέστερα μεγέθη φίλτρων απεικονίζονται στον πίνακα 10. Για φίλτρα μεγαλύτερου μεγέθους, η ελάχιστη φόρτιση φίλτρου είναι 0,065 mg/1 000 mm2 της επιφάνειας φίλτρου.
 Πίνακας 10
 Ελάχιστες φορτίσεις φίλτρου
 Διάμετρος φίλτρου (mm)
 Ελάχιστη φόρτιση (mg)
 47
 0,11
 70
 0,25
 90
 0,41
 110
 0,62
 Εάν, με βάση προηγούμενη δοκιμή, η απαιτούμενη ελάχιστη φόρτιση του φίλτρου δεν αναμένεται να επιτευχθεί σε ένα κύκλο δοκιμής ύστερα από βελτιστοποίηση των λόγων ροής και αραίωσης, μπορεί να επιτραπεί χαμηλότερη φόρτιση φίλτρου, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων πλευρών (κατασκευαστής και αρχή έγκρισης), εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ακριβείας του σημείου 4.2, π.χ. με ζυγό 0,1 μg.
 4.1.5.
 Υποδοχέας


text:
φίλτρου
 Για τη δοκιμή εκπομπών, τα φίλτρα τοποθετούνται σε διάταξη υποδοχέα φίλτρου που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 2.2 του προσαρτήματος 7. Η διάταξη υποδοχέα φίλτρου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ομαλή κατανομή της ροής σε όλη την επιφάνεια χρώσης του φίλτρου. Βαλβίδες ταχείας διακοπής τοποθετούνται ανάντη ή κατάντη του υποδοχέα φίλτρου. Μπορεί να εγκατασταθεί, απευθείας ανάντη του υποδοχέα φίλτρου, από 2,5 μm έως 10 μm, αδρανειακός προβαθμονομητής με σημείο διακοπής 50 %. Συνιστάται η χρήση προβαθμονομητή εάν ανάντη στη ροή καυσαερίου χρησιμοποιείται καθετήρας δειγματοληψίας που είναι ανοιχτός σωλήνας.
 4.2 Θάλαμος ζύγισης και προδιαγραφές αναλυτικού ζυγού
 4.2.1.
 Συνθήκες θαλάμου ζύγισης
 Η θερμοκρασία του θαλάμου (ή αίθουσας) μέσα στον οποίο προετοιμάζονται και ζυγίζονται τα φίλτρα σωματιδίων πρέπει να διατηρείται μεταξύ 295 K ± 3 K (22 oC ± 3 oC) κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της ζύγισης όλων των φίλτρων. Η υγρασία πρέπει να διατηρείται σε σημείο δρόσου 282,5 K ± 3 K (9,5 oC ± 3 oC) και σε σχετική υγρασία 45 % ± 8 %.
 4.2.2.
 Ζύγιση φίλτρου αναφοράς
 Το περιβάλλον του θαλάμου (ή της αίθουσας) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τυχόν ξένες ουσίες του περιβάλλοντος (όπως η σκόνη), που θα μπορούσαν να επικαθίσουν στα φίλτρα σωματιδίων κατά τη σταθεροποίησή τους. Διαταραχές των προδιαγραφών της αίθουσας ζύγισης, που περιγράφονται συνοπτικά στο σημείο 4.2.1., επιτρέπονται εφόσον η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Η αίθουσα ζύγισης πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές πριν από την είσοδο ατόμων του προσωπικού σ’ αυτή. Δύο τουλάχιστον αχρησιμοποίητα φίλτρα αναφοράς ζυγίζονται εντός 4 ωρών από τη ζύγιση του φίλτρου δείγματος, αλλά κατά προτίμηση ταυτόχρονα με αυτήν. Τα εν λόγω φίλτρα πρέπει να είναι του ιδίου μεγέθους και από το ίδιο υλικό με τα ως άνω φίλτρα δείγματος.
 Εάν το μέσο βάρος των φίλτρων αναφοράς μεταβάλλεται μεταξύ των ζυγίσεων των φίλτρων δείγματος κατά περισσότερο από 10 μg, τότε απορρίπτονται όλα τα φίλτρα δείγματος και η δοκιμή εκπομπών επαναλαμβάνεται.
 Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια σταθερότητας του χώρου ζύγισης που αναφέρονται στο σημείο 4.2.1, οι ζυγίσεις όμως του φίλτρου αναφοράς πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, ο κατασκευαστής του κινητήρα έχει την επιλογή να αποδεχθεί τα βάρη των φίλτρων δειγματοληψίας ή να ακυρώσει τις δοκιμές, προσαρμόζοντας το σύστημα ελέγχου του χώρου ζύγισης και επαναλαμβάνοντας τη δοκιμή.
 4.2.3.
 Αναλυτικός ζυγός
 Ο αναλυτικός ζυγός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βάρους των φίλτρων πρέπει να διαθέτει ακρίβεια (τυπική απόκλιση) τουλάχιστον 2 μg και ανάλυση τουλάχιστον 1 μg (1 ψηφίο = 1 μg) που ορίζεται από τον κατασκευαστή του ζυγού.
 4.2.4.
 Εξάλειψη συνεπειών στατικού ηλεκτρισμού
 Για την εξάλειψη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού, τα φίλτρα πριν από τη ζύγιση καθίστανται ουδέτερα π.χ. με ένα εξουδετερωτή πολωνίου, με κλωβό Φαραντέι ή με κάποια διάταξη παρόμοιας δράσης.
 4.2.5.
 Προδιαγραφές μέτρησης ροής
 4.2.5.1.
 Γενικές απαιτήσεις
 Οι απόλυτες ακρίβειες των ροομέτρων ή των οργάνων μέτρησης της ροής είναι αυτές που ορίζονται στο σημείο 2.2.
 4.2.5.2.
 Ειδικές διατάξεις για συστήματα αραίωσης μερικής ροής
 Για συστήματα αραίωσης μερικής ροής, η ακρίβεια της ροής δείγματος qmp έχει ιδιαίτερη σημασία, εάν δεν μετράται απευθείας αλλά προσδιορίζεται με


text:
μέτρηση διαφορικής ροής:
 Στην περίπτωση αυτή, ακρίβεια της τάξης του ± 2 % για qmdew και qmdw δεν αρκεί για την εξασφάλιση αποδεκτών ακριβειών του of qmp. Αν η ροή αερίου προσδιορίζεται με μέτρηση διαφορικής ροής, το μέγιστο σφάλμα της διαφοράς πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η ακρίβεια του qmp να κυμαίνεται μεταξύ ± 5 % όταν ο λόγος αραίωσης είναι μικρότερος από 15. Μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας τη μέση τετραγωνική ρίζα των σφαλμάτων κάθε οργάνου.
 Αποδεκτές ακρίβειες του qmp μπορούν να εξαχθούν με κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 οι απόλυτες ακρίβειες του qmdew και του qmdw είναι ±0,2 %, κάτι που εξασφαλίζει ακρίβεια του qmp της τάξης του ≤ 5 % σε λόγο αραίωσης 15. Ωστόσο, σε μεγαλύτερους λόγους αραίωσης μπορεί να προκύψουν μεγαλύτερα σφάλματα·
 Η βαθμονόμηση του qmdw σε σχέση με το qmdew γίνεται έτσι ώστε να προκύπτουν οι ίδιες ακρίβειες για το qmp όπως στο παραπάνω σημείο. Λεπτομέρειες σχετικά με τη βαθμονόμηση αυτή περιέχονται στο σημείο 3.2.1 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος·
 Η ακρίβεια του qmp καθορίζεται έμμεσα από την ακρίβεια του λόγου αραίωσης όπως καθορίζεται από το αέριο ιχνηθέτη, π.χ. το CO2. Για το qmp απαιτούνται και πάλι ακρίβειες ισοδύναμες με εκείνες του παραπάνω σημείου·
 Η απόλυτη ακρίβεια για το qmdew και το qmdw είναι εντός του ± 2 % της πλήρους κλίμακας, το μέγιστο σφάλμα της διαφοράς μεταξύ qmdew και qmdw είναι εντός του 0,2 %, και το σφάλμα γραμμικότητας εντός του ±0,2 % του υψηλότερου qmdew που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ
 Το παρόν σημείο περιέχει προδιαγραφές για τον απαραίτητο και τον προαιρετικό εξοπλισμό δοκιμών που χρησιμοποιείται στη δοκιμή ELR. Η αιθάλη μετράται με νεφελόμετρο απευθείας ανάγνωσης της θολότητας και του συντελεστή απορρόφησης του φωτός. Η ένδειξη της θολότητας χρησιμοποιείται μόνο για τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο του αδιαφανομέτρου. Οι τιμές αιθάλης του κύκλου δοκιμής μετρώνται με την ένδειξη του συντελεστή απορρόφησης του φωτός.
 5.1. Γενικές απαιτήσεις
 Για τη δοκιμή ELR απαιτείται η εφαρμογή συστήματος μέτρησης της αιθάλης και επεξεργασίας δεδομένων, που να περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές μπορούν να είναι ενσωματωμένες σε ενιαίο συγκρότημα ή να παρέχονται ως σύστημα διασυνδεδεμένων στοιχείων. Οι τρεις λειτουργικές μονάδες είναι:
 α)
 Νεφελόμετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προσαρτήματος 7, σημείο 3.
 β)
 Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων ικανή να εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο σημείο 6 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος.
 γ)
 Εκτυπωτής και/ή μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης για την καταγραφή και την παρουσίαση των απαιτούμενων τιμών αιθάλης που καθορίζονται στο σημείο 6.3 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος.
 5.2. Ειδικές απαιτήσεις
 5.2.1
 Γραμμικότητα
 Η γραμμικότητα πρέπει να περικλείεται μεταξύ των ορίων ± 2 % θολότητας.
 5.2.2.
 Μετατόπιση του μηδενός
 Η μετατόπιση του μηδενός σε διάστημα μιας ώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 1 % θολότητας.
 5.2.3.
 Ενδείξεις και κλίμακα του νεφελόμετρου
 Η κλίμακα των ενδείξεων της θολότητας πρέπει να είναι 0-100 %, η δε ακρίβεια ανάγνωσης να είναι 0,1 % της θολότητας. Η κλίμακα των ενδείξεων του συντελεστή απορρόφησης του φωτός πρέπει να είναι 0-30 m-1, η δε


text:
ακρίβεια ανάγνωσης 0,01 m-1 συντελεστή απορρόφησης του φωτός.
 5.2.4.
 Χρόνος απόκρισης του οργάνου
 Ο χρόνος φυσικής απόκρισης του νεφελόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 s. Χρόνος φυσικής απόκρισης είναι η διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών κατά τις οποίες το σήμα εξόδου ενός δέκτη ταχείας απόκρισης φθάνει το 10 και το 90 % της πλήρους απόκλισης, όταν η θολότητα του μετρούμενου αερίου μεταβάλλεται σε λιγότερο από 0,1 s.
 Ο χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης του νεφελόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,05 s. Χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης είναι η διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών κατά τις οποίες το σήμα εξόδου του νεφελόμετρου φθάνει το 10 και το 90 % της πλήρους κλίμακας, όταν η φωτεινή πηγή διακόπτεται ή σβήνει εντελώς σε λιγότερο από 0,01 s.
 5.2.5.
 Ουδέτερα φίλτρα
 Τα ουδέτερα φίλτρα που τυχόν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη βαθμονόμηση του νεφελόμετρου, με τις μετρήσεις γραμμικότητας ή με τη ρύθμιση του εύρους της κλίμακας έχουν τιμές γνωστές εντός του 1,0 % θολότητας. Η ονομαστική τιμή του φίλτρου επαληθεύεται ως προς την ακρίβεια τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με χρήση αναφοράς σε εθνικό ή διεθνές πρότυπο.
 Τα ουδέτερα φίλτρα αποτελούν διατάξεις ακριβείας και μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη κατά τη χρήση. Οι χειρισμοί τους θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται και, όταν είναι απαραίτητοι, θα πρέπει να γίνονται με προσοχή για την αποφυγή ρωγμών ή ρύπανσης των φίλτρων.
 Προσάρτημα 5
 Διαδικασία βαθμονόμησης
 1. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 1.1. Εισαγωγή
 Κάθε αναλυτής βαθμονομείται με τη συχνότητα που απαιτείται, ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η μέθοδος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται περιγράφεται στο παρόν σημείο προκειμένου για τους αναλυτές που αναφέρονται στο προσάρτημα 4, σημείο 3 και προσάρτημα 7, σημείο 1.
 1.2. Αέρια βαθμονόμησης
 Πρέπει να τηρείται ο χρόνος ζωής όλων των αερίων βαθμονόμησης.
 Καταγράφεται η ημερομηνία λήξης των αερίων βαθμονόμησης που δηλώνει ο κατασκευαστής.
 1.2.1.
 Καθαρά αέρια
 Η απαιτούμενη καθαρότητα των αερίων ορίζεται από τα όρια προσμείξεων που αναφέρονται κατωτέρω. Διαθέσιμα για χρήση πρέπει να είναι τα ακόλουθα αέρια:
 Καθαρό άζωτο
 (Πρόσμειξη ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
 Καθαρό οξυγόνο
 (Καθαρότητα > 99,5 κατ' όγκο O2)
 Μείγμα υδρογόνου-ηλίου
 (40 ± 2 % υδρογόνο, το υπόλοιπο ήλιο)
 (Πρόσμειξη ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
 Καθαρός συνθετικός αέρας
 (Πρόσμειξη ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
 (Περιεκτικότητα σε οξυγόνο 18-21 % κατ’ όγκο)
 Καθαρό προπάνιο ή CO για την επαλήθευση CVS
 1.2.2.
 Αέρια βαθμονόμησης και ρύθμισης του εύρους της κλίμακας
 Διαθέσιμα πρέπει να είναι μείγματα αερίων με την ακόλουθη χημική σύνθεση:
 C3H8 και καθαρός συνθετικός αέρας (βλ. σημείο 1.2.1)·
 CO και καθαρό άζωτο
 ΝΟx και καθαρό άζωτο (η ποσότητα ΝΟ2 που θα περιέχεται σ’ αυτό το αέριο βαθμονόμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % της περιεκτικότητας σε ΝΟ)·
 CO2 και καθαρό άζωτο
 CH4 και καθαρός συνθετικός αέρας
 C2H6 και καθαρός συνθετικός αέρας
 Σημείωση: Επιτρέπονται και άλλοι συνδυασμοί αερίων, αρκεί αυτά να μην αντιδρούν μεταξύ τους.
 Η πραγματική συγκέντρωση ενός αερίου βαθμονόμησης και ρύθμισης


text:
της κλίμακας πρέπει να περικλείεται μεταξύ των ορίων ± 2 % της ονομαστικής τιμής. Όλες οι συγκεντρώσεις αερίων βαθμονόμησης δίνονται κατ’ όγκο (επί τοις εκατό κατ’ όγκο ή ppm όγκου).
 Τα αέρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση και για τη ρύθμιση του εύρους της κλίμακας μπορούν να ληφθούν επίσης και με την βοήθεια διαχωριστή αερίων, αραιώνοντας με καθαρό N2 ή με καθαρό συνθετικό αέρα. Η ακρίβεια της συσκευής ανάμιξης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση των αραιωμένων αερίων βαθμονόμησης να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ± 2 %.
 1.2.3.
 Χρήση διατάξεων ανάμειξης ακριβείας
 Τα αέρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση και για τη ρύθμιση του εύρους της κλίμακας μπορούν να ληφθούν επίσης και με την βοήθεια διατάξεων ανάμειξης ακριβείας (διαχωριστών αερίων), αραιώνοντας με καθαρό N2 ή με καθαρό συνθετικό αέρα. Η ακρίβεια της συσκευής ανάμειξης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση των αναμεμειγμένων αερίων βαθμονόμησης να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ± 2 %. Η ακρίβεια αυτή προϋποθέτει ότι τα πρωτογενή αέρια που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη πρέπει να είναι γνωστά με ακρίβεια τουλάχιστον ±1 %, σε σχέση με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα αέρια. Ο έλεγχος διενεργείται από το 15 % έως το 50 % της πλήρους κλίμακας για κάθε βαθμονόμηση που περιλαμβάνει διάταξη ανάμειξης.
 Προαιρετικά, η διάταξη ανάμειξης μπορεί να ελέγχεται με όργανο που εκ φύσεως είναι γραμμικό, δηλαδή με τη χρήση αερίου NO με CLD. Η τιμή ρύθμισης ενός οργάνου προσαρμόζεται με το αέριο ρύθμισης που συνδέεται απευθείας με το όργανο. Η διάταξη ανάμειξης ελέγχεται στις συνήθεις ρυθμίσεις και η ονομαστική τιμή συγκρίνεται με τη μετρηθείσα συγκέντρωση του οργάνου. Η διαφορά αυτή πρέπει να είναι σε κάθε σημείο στο ± 1 % της ονομαστικής τιμής.
 1.3. Διαδικασία λειτουργίας των αναλυτών και του συστήματος δειγματοληψίας
 Η διαδικασία λειτουργίας των αναλυτών ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου για την εκκίνηση και τη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία 1.4 έως 1.9.
 1.4. Δοκιμή διαρροής
 Διενεργείται δοκιμή διαρροής του συστήματος. Ο καθετήρας αποσυνδέεται από το σύστημα της εξάτμισης και φράσσεται το άκρο του. Τίθεται σε λειτουργία η αντλία του αναλυτή. Ύστερα από μία αρχική περίοδο σταθεροποίησης, όλα τα ροόμετρα θα πρέπει να δείχνουν μηδέν. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχονται οι γραμμές δειγματοληψίας και διορθώνεται το σφάλμα.
 Η μέγιστη ανοχή διαρροής στην πλευρά του κενού είναι 0,5 % της εν χρήσει παροχής για το σημείο του συστήματος που υποβάλλεται σε έλεγχο. Για τον υπολογισμό των εν χρήσει παροχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ροές του αναλυτή και οι παρακαμπτήριες ροές.
 Εναλλακτικά, το σύστημα μπορεί να εκκενωθεί με πίεση τουλάχιστον 20 kPa υποπίεσης (80 kPa απόλυτης). Ύστερα από μια αρχική περίοδο σταθεροποίησης, η αύξηση της πίεσης Δp (kPa/min) στο σύστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:
 Δp = p/Vs × 0,005 × qvs
 όπου:
 Vs
 =
 χωρητικότητα συστήματος, 1
 qvs
 =
 λόγος ροής συστήματος, l/min
 Μια άλλη μέθοδος είναι η βαθμιδωτή αλλαγή της συγκέντρωσης στην αρχή της γραμμής δειγματοληψίας με μεταγωγή από το αέριο μηδενικής περιεκτικότητας στο αέριο ρύθμισης της κλίμακας. Εάν μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα, η ένδειξη


text:
αντιστοιχεί σε συγκέντρωση περίπου 1 % χαμηλότερη σε σύγκριση με την εισαχθείσα συγκέντρωση, σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα βαθμονόμησης ή διαρροής.
 1.5. Έλεγχος του χρόνου απόκρισης του αναλυτικού συστήματος
 Οι ρυθμίσεις του συστήματος για την αξιολόγηση του χρόνου απόκρισης είναι ακριβώς ίδιες με αυτές κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δοκιμής (δηλαδή πίεση, ρυθμοί ροής, ρυθμίσεις φίλτρου στους αναλυτές και όλες οι άλλες επιδράσεις στο χρόνο απόκρισης). Ο προσδιορισμός του χρόνου απόκρισης γίνεται με μεταγωγή αερίου απευθείας στο στόμιο εισόδου του καθετήρα δειγματοληψίας. Η μεταγωγή αερίου γίνεται σε λιγότερο από 0,1 δευτερόλεπτο. Το αέριο που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή προκαλεί μεταβολή συγκέντρωσης τουλάχιστον 60 % FS.
 Καταγράφεται η καμπύλη συγκέντρωσης κάθε επιμέρους συστατικού αερίου. Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται ως η χρονική διαφορά ανάμεσα στη μεταγωγή του αερίου και στην κατάλληλη μεταβολή της καταγραφόμενης συγκέντρωσης. Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος (t90) έγκειται στο χρόνο καθυστέρησης στον ανιχνευτή μέτρησης και στο χρόνο ανόδου του ανιχνευτή. Ως χρόνος καθυστέρησης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την αλλαγή (t0) έως ότου η απόκριση φτάσει το 10 % της τελικής ένδειξης (t10). Ο χρόνος ανόδου ορίζεται ως ο χρόνος ανάμεσα στο 10 % και 90 % απόκρισης της τελικής ένδειξης (t90-t10).
 Για τη χρονική ευθυγράμμιση του αναλυτή και των σημάτων ροής καυσαερίων στην περίπτωση πρωτογενούς μέτρησης, ο χρόνος μετατροπής ορίζεται ως ο χρόνος από τη μεταβολή (t0) έως ότου η απόκριση φθάσει το 50 % της τελικής ένδειξης (t50).
 Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος είναι ≤ 10 δευτερόλεπτα με χρόνο ανόδου ≤ 3,5 δευτερόλεπτα για όλα τα περιορισμένα συστατικά (CO, NOx, HC or NMHC) και όλες τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται.
 1.6. Βαθμονόμηση
 1.6.1.
 Συνδεσμολογία του οργάνου
 Η συνδεσμολογία του οργάνου βαθμονομείται και ελέγχονται οι καμπύλες βαθμονόμησης έναντι προτύπων αερίων. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες ροές αερίων όπως και κατά τη δειγματοληψία των καυσαερίων.
 1.6.2.
 Χρόνος προθέρμανσης
 Ο χρόνος προθέρμανσης πρέπει να είναι σύμφωνος με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Αν δεν προσδιορίζεται σ'αυτές, συνιστάται ελάχιστος χρόνος δύο ωρών για την προθέρμανση των αναλυτών.
 1.6.3.
 Αναλυτές NDIR και HFID
 Ο αναλυτής NDIR ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και βελτιστοποιείται η φλόγα καύσης του αναλυτή HFID (σημείο 1.8.1).
 1.6.4.
 Χάραξη των καμπυλών βαθμονόμησης
 α)
 Κάθε κανονικά χρησιμοποιούμενη περιοχή λειτουργίας πρέπει να βαθμονομείται·
 β)
 Οι αναλυτές CO, CO2, NOx και HC πρέπει να ρυθμίζονται στην ένδειξη μηδέν με τη βοήθεια καθαρού συνθετικού αέρα (ή αζώτου)·
 γ)
 Εισάγονται στους αναλυτές τα κατάλληλα αέρια βαθμονόμησης, καταγράφονται οι τιμές και χαράσσεται η καμπύλη βαθμονόμησης·
 δ)
 Η καμπύλη βαθμονόμησης ορίζεται από τουλάχιστον 6 σημεία βαθμονόμησης (εκτός από το μηδέν), σχεδόν ίσα κατανεμημένα στην περιοχή λειτουργίας. Η υψηλότερη ονομαστική συγκέντρωση πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 90 % της πλήρους κλίμακας·
 ε)
 Η καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίζεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέλτιστη γραμμική ή μη γραμμική εξίσωση·
 στ)
 Τα σημεία βαθμονόμησης δεν διαφέρουν από τη βέλτιστη γραμμή ελαχίστων τετραγώνων περισσότερο από ± 2 % της ένδειξης ή ±0,3 % της πλήρους κλίμακας, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη·
 ζ)
 Αν είναι ανάγκη, ελέγχεται εκ νέου η ρύθμιση του μηδενός και επαναλαμβάνεται


text:
η διαδικασία βαθμονόμησης.
 1.6.5.
 Εναλλακτικές μέθοδοι
 Αν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει εναλλακτική τεχνολογία (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι διακόπτες κλίμακας κ.λπ.) που παρέχει ισοδύναμη ακρίβεια, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτές οι εναλλακτικές λύσεις.
 1.6.6.
 Βαθμονόμηση αναλυτών αερίων ιχνηθετών για μετρήσεις ροής καυσαερίων
 Η καμπύλη βαθμονόμησης ορίζεται από τουλάχιστον 6 σημεία βαθμονόμησης (εκτός από το μηδέν), σχεδόν ίσα κατανεμημένα στην περιοχή λειτουργίας. Η υψηλότερη ονομαστική συγκέντρωση πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 90 % της πλήρους κλίμακας. Η καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίζεται με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.
 Τα σημεία βαθμονόμησης δεν διαφέρουν από τη βέλτιστη γραμμή ελαχίστων τετραγώνων περισσότερο από ± 2 % της ένδειξης ή ±0,3 % της πλήρους κλίμακας, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη.
 Ο αναλύτης μηδενίζεται και βαθμονομείται πριν από την εκτέλεση της δοκιμής χρησιμοποιώντας αέριο μηδενισμού και αέριο βαθμονόμησης των οποίων η ονομαστική τιμή είναι μεγαλύτερη του 80 % της πλήρους κλίμακας του αναλύτη.
 1.6.7.
 Επαλήθευση της βαθμονόμησης
 Πριν από κάθε ανάλυση, κάθε κανονικά χρησιμοποιούμενη περιοχή λειτουργίας πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
 Η βαθμονόμηση πρέπει να ελέγχεται με τη βοήθεια αερίου μηδενισμού και αερίου βαθμονόμησης με ονομαστική τιμή μεγαλύτερη του 80 % της πλήρους κλίμακας της περιοχής μέτρησης.
 Αν, για τα δύο υπό εξέταση σημεία, η τιμή που προκύπτει δεν διαφέρει περισσότερο από ± 4 % της πλήρους κλίμακας από τη δηλούμενη τιμή αναφοράς, οι παράμετροι ρύθμισης μπορούν να τροποποιηθούν. Στην αντίθετη περίπτωση, χαράσσεται νέα καμπύλη βαθμονόμησης σύμφωνα με το σημείο 1.5.5.
 1.7. Δοκιμή απόδοσης του μετατροπέα ΝΟx
 Η απόδοση της διάταξης που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του ΝΟ2 σε ΝΟ πρέπει να ελέγχεται όπως ορίζεται στα σημεία 1.7.1 έως 1.7.8. (σχήμα 6).
 1.7.1.
 Διάταξη δοκιμής
 Η απόδοση των μετατροπέων μπορεί να ελεγχθεί με τη βοήθεια οζονιστήρα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη δοκιμής που εμφαίνεται στο σχήμα 6 (βλ. επίσης προσάρτημα 4, σημείο 3.3.5 του παρόντος παραρτήματος) και την παρακάτω διαδικασία.
 1.7.2.
 Βαθμονόμηση
 Οι CLD και HCLD πρέπει να βαθμονομούνται για τις συνηθέστερες περιοχές λειτουργίας ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιώντας αέριο ρύθμισης του μηδενός και αέριο ρύθμισης του μεγίστου της κλίμακας (η περιεκτικότητα των οποίων σε NO πρέπει να ανέρχεται στο 80 % περίπου της περιοχής λειτουργίας και η συγκέντρωση του NO2 στο αέριο μείγμα σε λιγότερο από το 5 % της συγκέντρωσης του NO). Ο αναλυτής των ΝΟx πρέπει να βρίσκεται στη θέση ΝΟ, ώστε το αέριο ρύθμισης της κλίμακας να μη διέρχεται μέσω του μετατροπέα. Η ένδειξη της συγκέντρωσης πρέπει να καταγράφεται.
 1.7.3.
 Υπολογισμός
 Η απόδοση του μετατροπέα NOx υπολογίζεται ως εξής:
 όπου,
 a
 =
 είναι η συγκέντρωση NOx σύμφωνα με το σημείο 1.7.6
 b
 =
 είναι η συγκέντρωση NOx σύμφωνα με το σημείο 1.7.7
 c
 =
 είναι η συγκέντρωση NO σύμφωνα με το σημείο 1.7.4
 d
 =
 είναι η συγκέντρωση NO σύμφωνα με το σημείο 1.7.5.
 1.7.4.
 Προσθήκη οξυγόνου
 Μέσω σωλήνωσης σχήματος Τ, προστίθενται συνεχώς οξυγόνο ή αέρας μηδενικής περιεκτικότητας στη ροή αερίου, μέχρις ότου η ένδειξη συγκέντρωσης να είναι περίπου κατά 20 % χαμηλότερη από την ένδειξη της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που αναφέρεται στο σημείο 1.7.2.


text:
(ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία ΝΟ). Η δεικνυόμενη συγκέντρωση c καταγράφεται. Ο οζονιστήρας διατηρείται ανενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 1.7.5.
 Ενεργοποίηση του οζονιστήρα
 Ο οζονιστήρας ενεργοποιείται τώρα για να παράγει αρκετό όζον, ώστε η συγκέντρωση ΝΟ να μειωθεί μέχρι περίπου το 20 % (ελάχιστο 10 %) της συγκέντρωσης βαθμονόμησης που αναφέρεται στο σημείο 1.7.2. Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης d (ο αναλυτής βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ΝΟ).
 1.7.6.
 Θέση λειτουργίας ΝΟx
 Ο αναλυτής ΝΟ ρυθμίζεται κατόπιν στη θέση λειτουργίας ΝΟx, ώστε το μείγμα αερίων (που αποτελείται από ΝΟ, ΝΟ2, Ο2 και Ν2) να διέρχεται από το μετατροπέα. Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης «a» (ο αναλυτής βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ΝΟx).
 1.7.7.
 Απενεργοποίηση του οζονιστήρα
 Απενεργοποιείται ο οζονιστήρας. Το μείγμα αερίων που περιγράφεται στο σημείο 1.7.6. διοχετεύεται μέσω του μετατροπέα στον ανιχνευτή. Καταγράφεται η ένδειξη συγκέντρωσης b (ο αναλυτής βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ΝΟx).
 1.7.8.
 Θέση λειτουργίας ΝΟ
 Στη θέση λειτουργίας ΝΟ με απενεργοποιημένο τον οζονιστήρα, διακόπτεται επίσης και η ροή οξυγόνου ή συνθετικού αέρα. Η ένδειξη NOx του αναλυτή δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από ± 5 % από την τιμή που μετράται σύμφωνα με το σημείο 1.7.2. (ο αναλυτής βρίσκεται σε λειτουργία ΝΟ).
 1.7.9.
 Περιοδικότητα των δοκιμών
 Πριν από κάθε βαθμονόμηση του αναλυτή NOx πρέπει να ελέγχεται η απόδοση του μετατροπέα.
 1.7.10.
 Απαιτούμενη απόδοση
 Η απόδοση του μετατροπέα δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 90 %, συνιστάται θερμά όμως ακόμη υψηλότερη απόδοση της τάξης του 95 %.
 Σημείωση: Αν, με τον αναλυτή στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα, ο οζονιστήρας δεν μπορεί να εξασφαλίσει μείωση από το 80 % στο 20 % σύμφωνα με το σημείο 1.7.5, τότε χρησιμοποιείται η ανώτατη κλίμακα που μπορεί να εξασφαλίσει τη μείωση.
 Σχήμα 6
 Σχηματική απεικόνιση της διάταξης ελέγχου της απόδοσης του μετατροπέα NOx
 1.8. Ρύθμιση του FID
 1.8.1.
 Βελτιστοποίηση της απόκρισης του ανιχνευτή
 Ο FID πρέπει να ρυθμίζεται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου. Για τη βελτιστοποίηση της απόκρισης στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη περιοχή λειτουργίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αέριο ρύθμισης της κλίμακας προπάνιο σε αέρα.
 Αφού οι ρυθμοί ροής καυσίμου και αέρα ρυθμιστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή, εισάγεται στον αναλυτή αέριο ρύθμισης της κλίμακας με συγκέντρωση 350 ± 75 ppm C. Η απόκριση σε μια δεδομένη ροή καυσίμου προσδιορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της απόκρισης του αερίου ρύθμισης της κλίμακας και του αερίου ρύθμισης του μηδενός. Η ροή καυσίμου ρυθμίζεται επαυξητικά επάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Καταγράφεται η απόκριση της ρύθμισης της κλίμακας και εκείνη του μηδενισμού στις ως άνω ροές καυσίμου. Σχεδιάζεται η καμπύλη της διαφοράς μεταξύ των αποκρίσεων της ρύθμισης της κλίμακας και η ροή καυσίμου ρυθμίζεται στην υψηλή πλευρά της καμπύλης.
 1.8.2.
 Συντελεστές απόκρισης υδρογονανθράκων
 Ο αναλυτής βαθμονομείται με χρήση μείγματος προπανίου σε αέρα και σε καθαρό συνθετικό αέρα, σύμφωνα με το σημείο 1.5.
 Οι συντελεστές απόκρισης προσδιορίζονται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας αναλυτής και μετά από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας. Ο συντελεστής απόκρισης (Rf) για ένα συγκεκριμένο είδος υδρογονάνθρακα είναι ο λόγος της ένδειξης C1 του FID προς τη συγκέντρωση του αερίου στον κύλινδρο


text:
εκφρασμένη σε ppm C1.
 Η συγκέντρωση του αερίου δοκιμής πρέπει να είναι σε επίπεδο που να συνεπάγεται απόκριση της τάξης του 80 % της πλήρους κλίμακας. Η συγκέντρωση πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια ± 2 % σε σχέση με σταθμικό πρότυπο εκφρασμένο σε όγκο. Επιπλέον, ο κύλινδρος του αερίου πρέπει να προετοιμάζεται επί 24 ώρες σε θερμοκρασία 298 Κ ± 5 Κ (25 oC ± 5 oC).
 Τα αέρια δοκιμής και οι συνιστώμενες περιοχές συντελεστών απόκρισης είναι οι εξής:
 Mεθάνιο και καθαρός συνθετικός αέρας 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15
 Προπυλένιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10
 Tολουόλιο και καθαρός συνθετικός αέρας 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10
 Οι τιμές αυτές είναι σχετικές προς το συντελεστή απόκρισης (Rf) για προπάνιο και καθαρό συνθετικό αέρα, στον οποίο δίνεται η τιμή 1,00.
 1.8.3.
 Έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου
 Ο έλεγχος παρεμβολής οξυγόνου διεξάγεται όταν τίθεται σε λειτουργία ένας νέος αναλυτής και ύστερα από μεγάλα διαστήματα χρήσης.
 Ο συντελεστής απόκρισης ορίζεται και προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1.8.2. Το χρησιμοποιούμενο αέριο δοκιμής και η συνιστώμενη σχετική περιοχή συντελεστού απόκρισης έχουν ως εξής:
 Προπάνιο και άζωτο 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05
 Η τιμή αυτή είναι σχετική προς το συντελεστή απόκρισης (Rf) για προπάνιο και καθαρό συνθετικό αέρα, στον οποίο δίνεται η τιμή 1,00.
 Η συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα του FID πρέπει να είναι ίση προς ± 1 mole % της συγκέντρωσης οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα που χρησιμοποιήθηκε στον τελευταίο έλεγχο παρεμβολής οξυγόνου. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, πρέπει να ελέγχεται η παρεμβολή οξυγόνου και να προσαρμόζεται, αν χρειάζεται, ο αναλυτής.
 1.8.4.
 Απόδοση του διαχωριστή υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMC μόνο για κινητήρες φυσικού αερίου)
 Ο NMC χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υδρογονανθράκων πλην του μεθανίου από το αέριο δείγματος μέσω οξείδωσης του συνόλου των υδρογονανθράκων με εξαίρεση το μεθάνιο. Σε ιδανικές συνθήκες, η μετατροπή για το μεθάνιο είναι 0 %, ενώ για τους λοιπούς υδρογονάνθρακες που εκπροσωπούνται από το αιθάνιο είναι 100 %. Για την ακριβή μέτρηση των NMHC πρέπει να προσδιορίζονται οι δύο βαθμοί απόδοσης και να χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της παροχής μάζας ρύπου NMHC (βλ. παράρτημα 4Α, προσάρτημα 2, σημείο 5.4).
 1.8.4.1.
 Απόδοση ως προς το μεθάνιο
 Διοχετεύεται μεθάνιο βαθμονόμησης μέσω του FID, με παράκαμψη και χωρίς παράκαμψη του NMC, και καταγράφονται οι δύο συγκεντρώσεις. Η απόδοση προσδιορίζεται ως εξής:
 όπου,
 cw
 =
 συγκέντρωση HC με ροή CH4 διά μέσου του NMC
 cw/o
 =
 συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το CH4
 1.8.4.2.
 Απόδοση ως προς το αιθάνιο
 Διοχετεύεται αιθάνιο βαθμονόμησης μέσω του FID, με παράκαμψη και χωρίς παράκαμψη του NMC, και καταγράφονται οι δύο συγκεντρώσεις. Η απόδοση προσδιορίζεται ως εξής:
 όπου,
 cw
 =
 συγκέντρωση HC με ροή C2H4 μέσω του NMC
 cw/o
 =
 συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το C2H6
 1.9. Παρεμβολές στους αναλυτές CO, CO2, και NOx
 Στην ένδειξη μπορεί να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους άλλα αέρια που συνυπάρχουν στο καυσαέριο με εκείνο που υποβάλλεται σε ανάλυση. Θετικές παρεμβολές συναντώνται σε όργανα NDIR όπου το παρεμβαλλόμενο αέριο παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μετρούμενο αέριο,


text:
αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αρνητικές παρεμβολές συναντώνται σε NDIR από παρεμβαλλόμενο αέριο που διευρύνει τη ζώνη απορρόφησης του μετρούμενου αερίου και σε CLD από αέριο που αποσβένει την ακτινοβολία και προκαλεί παρεμβολή. Οι έλεγχοι των παρεμβολών που αναφέρονται στα σημεία 1.9.1 και 1.9.2 διενεργούνται πριν από την αρχική χρήση ενός αναλυτή και ύστερα από μεγάλα διαστήματα λειτουργίας.
 1.9.1.
 Έλεγχος παρεμβολής σε αναλυτές CO
 Στην επίδοση του αναλυτή CO μπορεί να παρεμβαίνει το νερό και το CO2. Συνεπώς, πρέπει να διοχετεύεται, υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε θερμοκρασία δωματίου, CO2 ρύθμισης της κλίμακας με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη περιοχή λειτουργίας που χρησιμοποιείται στη διάρκεια του ελέγχου και να καταγράφεται η απόκριση του αναλυτή. Η απόκριση του αναλυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1 % της πλήρους κλίμακας για περιοχές 300 ppm και άνω, ή μεγαλύτερη από 3 ppm για περιοχές κάτω των 300 ppm.
 1.9.2.
 Έλεγχοι απόσβεσης αναλυτή NOx
 Τα δύο αέρια που έχουν σημασία για τους αναλυτές με CLD (και HCLD) είναι το CO2 και οι υδρατμοί. Οι αποκρίσεις απόσβεσης αυτών των δύο αερίων είναι ανάλογες προς τις συγκεντρώσεις τους, και συνεπώς απαιτούν τεχνικές δοκιμής για τον προσδιορισμό της απόσβεσης στις υψηλότερες αναμενόμενες συγκεντρώσεις στη διάρκεια της δοκιμής.
 1.9.2.1.
 Έλεγχος απόσβεσης CO2
 Διοχετεύεται ως CO2 ρύθμισης της κλίμακας με συγκέντρωση 80 % έως 100 % της πλήρους κλίμακας στη μέγιστη περιοχή λειτουργίας μέσω του αναλυτή NDIR και καταγράφεται η τιμή του CO2 ως Α. Στη συνέχεια αραιώνεται σε αναλογία περίπου 50 % με NO ρύθμισης της κλίμακας, διέρχεται μέσω των NDIR και (H)CLD και καταγράφονται οι τιμές του CO2 και του ΝΟ ως Β και C, αντίστοιχα. Έπειτα διακόπτεται η ροή του CO2 οπότε μόνο το NO ρύθμισης της κλίμακας διέρχεται μέσω του (H)CLD και καταγράφεται η τιμή του NO ως D.
 Η απόσβεση της ακτινοβολίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 % της πλήρους κλίμακας, πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: quench = απόσβεση
 όπου:
 A
 =
 είναι η συγκέντρωση του μη αραιωμένου CO2 μετρούμενη με τον NDIR σε %
 B
 =
 είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου CO2 μετρούμενη με τον NDIR σε %
 C
 =
 είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου ΝΟ μετρούμενη με τον (H)CLD σε ppm
 D
 =
 είναι η συγκέντρωση του μη αραιωμένου NO μετρούμενη με τον (H)CLD σε ppm
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές μέθοδοι αραίωσης και μέτρησης των ποσοτήτων των αερίων βαθμονόμησης CO2 και NO, όπως π.χ. η δυναμική ανάδευση/ανάμειξη.
 1.9.2.2.
 Έλεγχος απόσβεσης νερού
 Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται μόνο σε μετρήσεις συγκέντρωσης αερίων σε υγρή βάση. Για τον υπολογισμό της απόσβεσης νερού λαμβάνεται υπόψη η αραίωση του ΝΟ ρύθμισης της κλίμακας με υδρατμούς και η αναλογία της συγκέντρωσης υδρατμών του μείγματος προς την αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
 Διοχετεύεται ως αέριο ρύθμισης της κλίμακας ΝΟ με συγκέντρωση 80 % έως 100 % πλήρους κλίμακας στη συνήθη περιοχή λειτουργίας μέσω του (Η)CLD και καταγράφεται η τιμή του ΝΟ ως D. Στη συνέχεια, το αέριο ρύθμισης της κλίμακας NO διοχετεύεται υπό μορφή φυσαλίδων μέσω νερού σε


text:
θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν μέσω του (Η)CLD καταγράφεται η τιμή του ΝΟ ως C. Προσδιορίζεται η απόλυτη πίεση λειτουργίας του αναλυτή και η θερμοκρασία του νερού και καταγράφονται ως Ε και F, αντίστοιχα. Προσδιορίζεται η τάση κορεσμένων ατμών του μείγματος που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία F του νερού με τις φυσαλίδες και καταγράφεται ως G. Η συγκέντρωση υδρατμών (Η, %) του μίγματος υπολογίζεται ως εξής:
 H = 100 × (G/E)
 Η αναμενόμενη συγκέντρωση (De) του αραιωμένου (σε υδρατμούς) αερίου ρύθμισης της κλίμακας ΝΟ υπολογίζεται ως εξής:
 De = D × (1 - H/100)
 Για το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ, υπολογίζεται κατά προσέγγιση η μέγιστη συγκέντρωση υδρατμών στο καυσαέριο (Hm, %) που αναμένεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής, με την παραδοχή ότι ο λόγος των ατόμων H/C στο καύσιμο είναι ίσος με 1,8:1, από τη συγκέντρωση μη αραιωμένου αερίου βαθμονόμησης CO2 (Α, σύμφωνα με το σημείο 1.9.2.1) ως εξής:
 Hm = 0,9 × A
 Η απόσβεση νερού, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 %, υπολογίζεται ως εξής:
 % απόσβεση = 100 × [(De - C)/De] × (Hm/H)
 όπου:
 De
 =
 η αναμενόμενη συγκέντρωση αραιωμένου ΝΟ σε ppm
 C
 =
 η συγκέντρωση αραιωμένου ΝΟ σε ppm
 Hm
 =
 η μέγιστη συγκέντρωση υδρατμών, %
 H
 =
 η πραγματική συγκέντρωση υδρατμών σε ποσοστό %
 Σημείωση
 :
 Σημαντικό για τον έλεγχο αυτό είναι να περιέχει το αέριο ρύθμισης της κλίμακας ΝΟ όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα ΝΟ2, αφού η απορρόφηση του ΝΟ2 στο νερό δεν έχει ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς απόσβεσης.
 1.10. Διαστήματα μεταξύ βαθμονομήσεων
 Οι αναλυτές βαθμονομούνται σύμφωνα με το σημείο 1.5 τουλάχιστον κάθε 3 μήνες ή όποτε γίνεται επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
 2. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CVS
 2.1. Γενικά
 Το σύστημα CVS βαθμονομείται με χρήση μετρητή παροχής ακριβείας που είναι σύμφωνος με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και με περιοριστική συσκευή. Η ροή μέσω του συστήματος μετράται σε διαφορετικές ρυθμίσεις περιορισμού, οι δε παράμετροι ελέγχου του συστήματος μετρώνται και συσχετίζονται με τη ροή.
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι μετρητών παροχής, π.χ. βαθμονομημένος σωλήνας Venturi, βαθμονομημένος μετρητής παροχής στρωτής ροής, βαθμονομημένος στροβιλομετρητής παροχής.
 2.2. Βαθμονόμηση της αντλίας θετικής εκτόπισης (PDP)
 Όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την αντλία μετρώνται ταυτόχρονα με τις παραμέτρους που συνδέονται με το μετρητή παροχής ροής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την αντλία εν σειρά. Χαράσσεται η καμπύλη της υπολογιζόμενης παροχής (σε m3/min στο στόμιο εισόδου της αντλίας, σε απόλυτη πίεση και θερμοκρασία) έναντι συνάρτησης συσχετισμού που αποτελεί την τιμή ενός ειδικού συνδυασμού των παραμέτρων της αντλίας. Στη συνέχεια ορίζεται η γραμμική εξίσωση που συνδέει τη ροή της αντλίας με τη συνάρτηση συσχετισμού. Αν ένα CVS έχει μετάδοση κίνησης πολλαπλού αριθμού στροφών, η βαθμονόμηση εκτελείται για κάθε χρησιμοποιούμενη κλίμακα. Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.
 2.2.1.
 Ανάλυση δεδομένων
 Η παροχή αέρα (Qs) σε κάθε ρύθμιση περιορισμού (6 θέσεις κατ' ελάχιστο) υπολογίζεται σε πρότυπες μονάδες m3/min από τα δεδομένα του μετρητή παροχής, βάσει της μεθόδου που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Στη συνέχεια, η παροχή αέρα μετατρέπεται σε ροή αντλίας (V0) σε m3/rev, σε


text:
απόλυτη θερμοκρασία και πίεση στο στόμιο εισόδου της αντλίας, ως εξής:
 όπου:
 qvCVS
 =
 παροχή αέρα υπό κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s,
 T
 =
 θερμοκρασία στο στόμιο εισόδου της αντλίας, K
 pp
 =
 απόλυτη πίεση στο στόμιο εισόδου της αντλίας (pB-p1), kPa,
 n
 =
 αριθμός στροφών της αντλίας, rev/s
 Για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των διακυμάνσεων της πίεσης στην αντλία και του ποσοστού ολίσθησης της αντλίας, υπολογίζεται η συνάρτηση συσχετισμού (X0) του αριθμού στροφών της αντλίας με τη διαφορά πίεσης στα στόμια εισόδου και εξόδου της και με την απόλυτη πίεση στο στόμιο εξόδου ως εξής:
 όπου:
 Δpp
 =
 διαφορά πίεσης ανάμεσα στην είσοδο της αντλίας και στην έξοδο της αντλίας, kPa
 pp
 =
 απόλυτη πίεση εξόδου στο στόμιο εξόδου της αντλίας, kPa
 Χαράσσεται η ευθεία με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για την εύρεση της εξίσωσης βαθμονόμησης ως εξής:
 V
 0 = D
 0 - m × X
 0
 όπου D0 και m είναι οι σταθερές τομής και κλίσης, αντίστοιχα, οι οποίες περιγράφουν τις καμπύλες παλινδρόμησης.
 Για σύστημα CVS με πολλαπλό αριθμό στροφών, οι καμπύλες βαθμονόμησης που σχεδιάζονται για τις διάφορες κλίμακες ροής της αντλίας πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλες, και οι τιμές τομής (D0) να αυξάνονται όσο μειώνεται η κλίμακα ροής της αντλίας.
 Οι τιμές που υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης πρέπει να περικλείονται μεταξύ των ορίων ±0,5 % της μετρούμενης τιμής του V0. Οι τιμές της σταθεράς m θα διαφέρουν από τη μία αντλία στην άλλη. Η εισροή σωματιδίων με την πάροδο του χρόνου προκαλεί μείωση της ολίσθησης της αντλίας, όπως φαίνεται και από τις χαμηλότερες τιμές του m. Συνεπώς, βαθμονόμηση διενεργείται κατά την έναρξη λειτουργίας της αντλίας, μετά από σοβαρές εργασίες συντήρησης, καθώς και στην περίπτωση που η συνολική επαλήθευση συστήματος (σημείο 2.4) δείχνει αλλαγή του ρυθμού ολίσθησης.
 2.3. Βαθμονόμηση του σωλήνα Venturi κρίσιμης ροής (CFV)
 Η βαθμονόμηση του CFV βασίζεται στην εξίσωση ροής για σωλήνα Venturi κρίσιμης ροής. Η ροή αερίων αποτελεί συνάρτηση της πίεσης και της θερμοκρασίας.
 2.3.1.
 Ανάλυση δεδομένων
 Η παροχή αέρα (Qs) σε κάθε ρύθμιση περιορισμού (8 θέσεις κατ' ελάχιστο) υπολογίζεται σε πρότυπες μονάδες m3/min από τα δεδομένα του μετρητή παροχής, βάσει της μεθόδου που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Ο συντελεστής βαθμονόμησης υπολογίζεται βάσει των δεδομένων βαθμονόμησης για κάθε θέση περιορισμού ως εξής:
 όπου:
 qvCVS
 =
 παροχή αέρα υπό κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s,
 T
 =
 θερμοκρασία στο στόμιο εισόδου του σωλήνα Venturi, K
 pp
 =
 απόλυτη πίεση στο στόμιο εισόδου του σωλήνα Venturi, kPa
 Για τον προσδιορισμό της κλίμακας κρίσιμης ροής, χαράσσεται η καμπύλη του Kv συναρτήσει της πίεσης στο στόμιο εισαγωγής του σωλήνα Venturi. Για την κρίσιμη ροή (στραγγαλισμού), ο Kv θα έχει σχετικά σταθερή τιμή. Καθώς μειώνεται η πίεση (αυξάνεται το κενό), αποστραγγαλίζεται η ροή του στο σωλήνα Venturi και μειώνεται ο Kv, πράγμα που υποδηλώνει ότι το CFV λειτουργεί εκτός της επιτρεπόμενης κλίμακας.
 Υπολογίζονται η μέση KV και η τυπική απόκλιση για ένα ελάχιστο οκτώ σημείων στην περιοχή κρίσιμης ροής. Η τυπική απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ±0,3 % του μέσου Kv.
 2.4. Βαθμονόμηση


text:
του σωλήνα Venturi υποηχητικής ροής (SSV)
 Η βαθμονόμηση του SSV βασίζεται στην εξίσωση ροής για σωλήνα Venturi υποηχητικής ροής. Η ροή αερίου αποτελεί συνάρτηση της πίεσης και της θερμοκρασίας στο στόμιο εισόδου, πτώση της πίεσης ανάμεσα στο στόμιο εισόδου και τη στεφάνη του SSV.
 2.4.1.
 Ανάλυση δεδομένων
 Η παροχή αέρα (QSSV) σε κάθε ρύθμιση περιορισμού (16 θέσεις κατ' ελάχιστο) υπολογίζεται σε πρότυπες μονάδες m3/min από τα δεδομένα του μετρητή παροχής, βάσει της μεθόδου που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Ο συντελεστής παροχής υπολογίζεται βάσει των δεδομένων βαθμονόμησης για κάθε ρύθμιση ως εξής:
 όπου
 QSSV
 =
 ρυθμός ροής αέρα υπό κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 T
 =
 θερμοκρασία στο στόμιο εισόδου του σωλήνα Venturi, K
 d
 =
 διάμετρος της στεφάνης SSV, m
 rp
 =
 λόγος της στεφάνης SSV προς απόλυτη στατική πίεση στο στόμιο εισόδου
 rD
 =
 λόγος της διαμέτρου της στεφάνης του SSV, d, προς την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα εισόδου D
 Για τον προσδιορισμό της περιοχής υποηχητικής ροής, το Cd χαράσσεται ως συνάρτηση του αριθμού Reynolds στη στεφάνη του SSV. Ο Re στη στεφάνη SSV υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
 όπου:
 A1
 =
 συλλογή σταθερών και μετατροπές μονάδων
 Q SSV
 =
 ρυθμός ροής αέρα υπό κανονικές συνθήκες (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 d
 =
 διάμετρος της στεφάνης SSV, m
 μ
 =
 απόλυτο ή δυναμικό ιξώδες του αερίου, υπολογισμένο με τον ακόλουθο τύπο:
 b
 =
 εμπειρική σταθερά = 1,458 x 106, kg/ms K0,5
 S
 =
 εμπειρική σταθερά = 110,4
 Επειδή το QSSV αποτελεί όρο της εξίσωσης Re, οι υπολογισμοί πρέπει να ξεκινήσουν με την αρχική υπόθεση για το QSSV ή Cd της βαθμονόμησης Venturi, και να επαναληφθεί έως ότου συγκλίνει το QSSV. Η μέθοδος σύγκλισης πρέπει να είναι ακρίβειας 0,1 % του σημείου ή μεγαλύτερης ακρίβειας.
 Για δεκαέξι τουλάχιστον σημεία στην περιοχή υποηχητικής ροής, οι υπολογιζόμενες τιμές του Cd από την προκύπτουσα εξίσωση της καμπύλης βαθμονόμησης πρέπει να είναι ±0,5 % του μετρούμενου Cd για κάθε σημείο βαθμονόμησης.
 2.5. Επαλήθευση του συνόλου του συστήματος
 Προσδιορίζεται η συνολική ακρίβεια του συστήματος δειγματοληψίας και του αναλυτικού συστήματος CVS με την εισαγωγή δεδομένης μάζας αερίου ρύπου στο σύστημα, ενώ αυτό λειτουργεί κανονικά. Ο ρύπος αναλύεται και υπολογίζεται η μάζα σύμφωνα με το παράρτημα 4Α, προσάρτημα 2, σημείο 4.3, εκτός από την περίπτωση του προπανίου όπου χρησιμοποιείται για τους HC ο συντελεστής 0,000472 αντί του 0,000479. Χρησιμοποιείται μια από τις ακόλουθες δύο τεχνικές.
 2.5.1.
 Μέτρηση με ακροφύσιο κρίσιμης ροής
 Το σύστημα CVS τροφοδοτείται με γνωστή ποσότητα καθαρού αερίου (μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο) μέσω βαθμονομημένου κρίσιμου στομίου. Εάν η πίεση στην είσοδο είναι αρκετά υψηλή, ο ρυθμός ροής, ο οποίος προσαρμόζεται μέσω του στομίου κρίσιμης ροής, είναι ανεξάρτητος της πίεσης στην έξοδο του στομίου (≡ κρίσιμη ροή). Το σύστημα CVS λειτουργεί όπως και σε μια κανονική δοκιμή εκπομπών καυσαερίων για 5 έως 10 λεπτά περίπου. Ένα δείγμα αερίου αναλύεται με το συνήθη εξοπλισμό (σάκος δειγματοληψίας ή μέθοδος ολοκλήρωσης) και υπολογίζεται η μάζα του αερίου. Η μάζα αυτή πρέπει να περικλείεται στα όρια ± 3 % της γνωστής μάζας του αερίου τροφοδότησης.
 2.5.2.
 Μέτρηση με


text:
σταθμική τεχνική
 Προσδιορίζεται το βάρος μικρού κυλίνδρου που έχει πληρωθεί με μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο με ακρίβεια ±0,01 gram. Για 5 έως 10 λεπτά περίπου, το σύστημα CVS λειτουργεί όπως και στην κανονική δοκιμή εκπομπής καυσαερίων, ενώ στο σύστημα εγχύεται μονοξείδιο του άνθρακα ή προπάνιο. Η ποσότητα του καθαρού αερίου που εκλύεται πρέπει να υπολογίζεται μέσω της διαφοράς του βάρους. Ένα δείγμα αερίου αναλύεται με το συνήθη εξοπλισμό (σάκος δειγματοληψίας ή μέθοδος ολοκλήρωσης) και υπολογίζεται η μάζα του αερίου. Η μάζα αυτή πρέπει να περικλείεται στα όρια ± 3 % της γνωστής μάζας του αερίου τροφοδότησης.
 3. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 3.1. Εισαγωγή
 Η βαθμονόμηση της μέτρησης σωματιδίων περιορίζεται στα ροόμετρα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του λόγου της ροής δείγματος και αραίωσης. Κάθε ροόμετρο βαθμονομείται με τη συχνότητα που απαιτείται, ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η μέθοδος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται περιγράφεται στο τμήμα 3.2.
 3.2. Μέτρηση ροής
 3.2.1.
 Περιοδική βαθμονόμηση
 α)
 Για την ικανοποίηση της απόλυτης ακρίβειας των μετρήσεων ροής όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2 του προσαρτήματος 4 του παρόντος παραρτήματος, το ροόμετρο ή τα όργανα μέτρησης της ροής βαθμονομούνται με ροόμετρο ακριβείας που είναι σύμφωνο με τα διεθνή ή/και τα εθνικά πρότυπα.
 β)
 Αν η ροή αερίου προσδιορίζεται με μέτρηση διαφορικής ροής, το ροόμετρο ή τα όργανα μέτρησης της ροής βαθμονομούνται με μια από τις ακόλουθες διαδικασίες, έτσι ώστε η ροή καθετήρα qmp στη σήραγγα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ακριβείας του σημείου 4.2.5.2 του προσαρτήματος 4 του παρόντος παραρτήματος:
 i)
 Το ροόμετρο για το qmdw συνδέεται εν σειρά με το ροόμετρο για το qmdew, η διαφορά ανάμεσα στα δύο ροόμετρα βαθμονομείται για τουλάχιστον πέντε σημεία με τιμές ροής ομοιόμορφα κατανεμημένες ανάμεσα στη χαμηλότερη τιμή qmdw που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή και την τιμή qmdew που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή. Η σήραγγα αραίωσης μπορεί να παρακαμφθεί.
 ii)
 Στο ροόμετρο για το qmdew συνδέεται εν σειρά βαθμονομημένη διάταξη ροής μάζας και η ακρίβεια ελέγχεται για την τιμή που χρησιμοποιείται στη δοκιμή. Στη συνέχεια, η βαθμονομημένη διάταξη ροής μάζας συνδέεται εν σειρά με το ροόμετρο για το qmdw, και η ακρίβεια ελέγχεται για τουλάχιστον πέντε σημεία που αντιστοιχούν σε λόγο αραίωσης από 3 έως 50 σε σχέση με το qmdew που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή.
 iii)
 Ο σωλήνας μεταφοράς ΤΤ αποσυνδέεται από την εξάτμιση και μια βαθμονομημένη διάταξη μέτρησης της ροής με κατάλληλη κλίμακα για τη μέτρηση του qmp συνδέεται με το σωλήνα μεταφοράς. Το qmdew ρυθμίζεται στην τιμή που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής και το qmdw ρυθμίζεται διαδοχικά σε τουλάχιστον 5 τιμές που αντιστοιχούν σε λόγους αραίωσης q από 3 έως 50. Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφθεί ειδική βαθμονόμηση διαδρομής ροής, στην οποία παρακάμπτεται η σήραγγα, όμως ο συνολικός αέρας και ο αέρας αραίωσης ρέουν μέσω των αντίστοιχων μετρητών όπως και στην πραγματική δοκιμή.
 iv)
 Στο σωλήνα μεταφοράς της εξάτμισης ΤΤ διοχετεύεται αέριο ιχνηθέτης. Το αέριο ιχνηθέτης μπορεί να είναι συστατικό του καυσαερίου, όπως το CO2 ή το NOx. Μετά την αραίωση στη σήραγγα μετράται το συστατικό του αερίου ιχνηθέτη. Αυτό


text:
εκτελείται για πέντε λόγους αραίωσης από 3 έως 50. Η ακρίβεια της ροής δείγματος ορίζεται από το λόγο αραίωσης rd:
 γ)
 Οι τιμές ακριβείας για τους αναλυτές αερίου λαμβάνονται υπόψη για την εξασφάλιση ακριβείας για το qmp.
 3.2.2.
 Έλεγχος ροής άνθρακα
 α)
 Συνιστάται ο έλεγχος ροής άνθρακα με πραγματική εξάτμιση για τον εντοπισμό προβλημάτων μέτρησης και ελέγχου και για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος μερικής ροής. Ο έλεγχος ροής άνθρακα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε φορά που τοποθετείται νέος κινητήρας ή μεταβάλλεται κάτι σημαντικό στη διάταξη του θαλάμου δοκιμής.
 β)
 Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί σε μέγιστη ροπή και ταχύτητα ή σε φάση σταθερών συνθηκών που παράγουν 5 % ή περισσότερο CO2. Το σύστημα δειγματοληψίας μερικής ροής λειτουργεί με συντελεστή αραίωσης περίπου 15 προς 1.
 γ)
 Όταν διενεργείται έλεγχος ροής άνθρακα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο προσάρτημα 6 του παρόντος παραρτήματος. Οι ρυθμοί ροής άνθρακα υπολογίζονται σύμφωνα με τα σημεία 2.1 έως 2.3 του προσαρτήματος 6 του παρόντος παραρτήματος. Όλες οι τιμές ροής άνθρακα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους σε ποσοστό 6 %.
 3.2.3.
 Έλεγχος πριν τη δοκιμή
 α)
 Διενεργείται έλεγχος πριν τη δοκιμή εντός 2 ωρών πριν ξεκινήσει η δοκιμή, με τον ακόλουθο τρόπο:
 β)
 Ελέγχεται η ακρίβεια των ροομέτρων με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση (βλ. σημείο 3.2.1 του παρόντος προσαρτήματος) για τουλάχιστον δύο σημεία, συμπεριλαμβανομένων τιμών ροής qmdw που αντιστοιχούν σε λόγους αραίωσης από 5 έως 15 για την τιμή qmdew που χρησιμοιποιήθηκε στη δοκιμή.
 γ)
 Εάν μπορεί να αποδειχθεί από την καταγραφή της διαδικασίας βαθμονόμησης, σύμφωνα με το σημείο 3.2.1, ότι η βαθμονόμηση του ροόμετρου είναι σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να παραλειφθεί ο έλεγχος πριν τη δοκιμή.
 3.3. Προσδιορισμός του χρόνου μετατροπής (μόνο για συστήματα αραίωσης μερικής ροής για τη δοκιμή ETC)
 α)
 Οι ρυθμίσεις του συστήματος για την αξιολόγηση του χρόνου μετατροπής είναι ακριβώς ίδιες με αυτές κατά τη διάρκεια της μέτρησης της δοκιμής. Ο χρόνος μετατροπής προσδιορίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:
 β)
 Ένα ανεξάρτητο ροόμετρο αναφοράς με κλίμακα μέτρησης κατάλληλη για τη ροή καθετήρα τοποθετείται εν σειρά και συνδέεται με τον καθετήρα. Το ροόμετρο πρέπει να έχει χρόνο μετατροπής μικρότερο από 100 ms για το μέγεθος βαθμίδας ροής που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέτρηση του χρόνου απόκρισης, με χρόνο στραγγαλισμού της ροής αρκετά μικρό, ώστε να μην επηρεάζει τη δυναμική απόδοση του συστήματος αραίωσης μερικής ροής, και σύμφωνο με την ορθή τεχνική πρακτική.
 γ)
 Εφαρμόζεται βαθμιδωτή αλλαγή στην είσοδο ροής των καυσαερίων (ή της ροής του αέρα αν υπολογίζεται η ροή καυσαερίων) του συστήματος αραίωσης μερικής ροής, από μια χαμηλή ροή στο 90 % τουλάχιστον της πλήρους κλίμακας. Η διάταξη που χρησιμοποιείται για την βαθμιδωτή αλλαγή πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη του ελέγχου πρόβλεψης στην πραγματική δοκιμή. Καταγράφονται το ερέθισμα της βαθμίδας της ροής των καυσαερίων και η απόκριση του ροόμετρου με ρυθμό λήψης δείγματος τουλάχιστον 10 Hz.
 δ)
 Από το δεδομένο αυτό προσδιορίζεται ο χρόνος μετατροπής για το σύστημα αραίωσης μερικής ροής, ο οποίος είναι ο χρόνος από


text:
την έναρξη του ερεθίσματος της βαθμίδας έως το 50 % της απόκρισης του ροόμετρου. Κατά παρόμοιο τρόπο προσδιορίζονται οι χρόνοι μετατροπής του σήματος qmp του συστήματος αραίωσης μερικής ροής και του σήματος qmew, i του ροόμετρου καυσαερίου. Τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνται στους ελέγχους παλινδρόμησης που εκτελούνται μετά από κάθε δοκιμή (βλ. σημείο 3.8.3.2 του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος).
 ε)
 Ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται για τουλάχιστον 5 ερεθίσματα ανόδου και πτώσης και λαμβάνεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων. Ο εσωτερικός χρόνος μετατροπής (<100 msec) του ροόμετρου αναφοράς αφαιρείται από την τιμή αυτή. Αυτή είναι η τιμή πρόβλεψης του συστήματος αραίωσης μερικής ροής, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με το σημείο 3.8.3.2 του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.
 3.4. Έλεγχος των συνθηκών μερικής ροής
 Η κλίμακα της ταχύτητας εξόδου των καυσαερίων και οι διακυμάνσεις της πίεσης ελέγχονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.2.1 του προσαρτήματος 7 (EP), εάν αυτές έχουν εφαρμογή.
 3.5. Διαστήματα μεταξύ βαθμονομήσεων
 Τα όργανα μέτρησης της ροής βαθμονομούνται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες ή όποτε γίνεται κάποια επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που μπορεί να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
 4. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ
 4.1. Εισαγωγή
 Το νεφελόμετρο βαθμονομείται όσο συχνά είναι απαραίτητο ώστε να πληροί τις σχετικές με την ακρίβεια απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η μέθοδος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται περιγράφεται στο παρόν σημείο για τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσάρτημα 4, σημείο 5 και στο προσάρτημα 7, σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος.
 4.2. Διαδικασία βαθμονόμησης
 4.2.1.
 Χρόνος προθέρμανσης
 Το νεφελόμετρο προθερμαίνεται και σταθεροποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Αν το νεφελόμετρο είναι εφοδιασμένο με σύστημα καθαρισμού του αέρα για την αποφυγή της απόθεσης αιθάλης στα οπτικά εξαρτήματα του οργάνου, τότε και το σύστημα αυτό πρέπει να ενεργοποιείται και να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
 4.2.2.
 Προσδιορισμός της γραμμικής απόκρισης
 Η γραμμικότητα του νεφελόμετρου ελέγχεται στη θέση ανάγνωσης της θολότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Εισάγονται στο νεφελόμετρο τρία ουδέτερα φίλτρα γνωστής διαπερατότητας, τα οποία πρέπει να να πληρούν τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 4, σημείο 5.2.5 του παρόντος παραρτήματος, και καταγράφονται οι τιμές. Τα ουδέτερα φίλτρα πρέπει να έχουν ονομαστική θολότητα περίπου 10 %, 20 % και 40 %, αντίστοιχα.
 Η γραμμικότητα δεν πρέπει να διαφέρει κατά περισσότερο από ± 2 % θολότητας από την ονομαστική τιμή του ουδέτερου φίλτρου πυκνότητας. Κάθε μη γραμμικότητα που υπερβαίνει την ανωτέρω τιμή πρέπει να διορθώνεται πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής.
 4.3. Διαστήματα μεταξύ βαθμονομήσεων
 Τα νεφελόμετρα πρέπει να βαθμονομούνται σύμφωνα με το σημείο 4.2.2. τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ή όποτε γίνεται επισκευή ή μετατροπή στο σύστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμονόμηση.
 Προσάρτημα 6
 Έλεγχος της ροής του άνθρακα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Όλος ο άνθρακας στην εξάτμιση εκτός από ένα μικρό μέρος προέρχεται από το καύσιμο και όλος ο άνθρακας εκτός από ένα ελάχιστο μέρος εμφανίζεται στα καυσαέρια ως CO2. Στο γεγονός αυτό βασίζεται ένας έλεγχος επαλήθευσης του συστήματος που στηρίζεται σε μετρήσεις του CO2.
 Η ροή του άνθρακα στο σύστημα μέτρησης των καυσαερίων καθορίζεται από το ρυθμό ροής του καυσίμου. Η ροή του άνθρακα στα


text:
διάφορα σημεία δειγματοληψίας των συστημάτων δειγματοληψίας εκπομπών και σωματιδίων καθορίζεται από τις συγκεντρώσεις του CO2 και το ρυθμό ροής αερίου στα σημεία αυτά.
 Με αυτή την έννοια, ο κινητήρας αποτελεί γνωστή πηγή ροής άνθρακα και με την παρατήρηση της ίδιας ροής άνθρακα στο σωλήνα της εξάτμισης και στην έξοδο του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων μερικής ροής επαληθεύεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφυγή, καθώς και η ακρίβεια της μέτρησης ροής. Ο έλεγχος αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία λειτουργούν υπό τις πραγματικές συνθήκες θερμοκρασίας και ροής του κινητήρα.
 Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα σημεία δειγματοληψίας στα οποία ελέγχονται οι ροές του άνθρακα. Οι ειδικές εξισώσεις για τις ροές του άνθρακα σε κάθε σημείο δειγματοληψίας δίνονται παρακάτω.
 Σχήμα 7
 Σημεία μέτρησης για τον έλεγχο της ροής του άνθρακα
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 2.1. Ρυθμός ροής του άνθρακα στον κινητήρα (θέση 1)
 Ο ρυθμός ροής της μάζας του άνθρακα στον κινητήρα για καύσιμο CHαOε δίνεται από την εξίσωση:
 όπου:
 qmf
 =
 ρυθμός ροής μάζας καυσίμου, kg/s
 2.2. Ρυθμός ροής του άνθρακα στα πρωτογενή καυσαέρια (θέση 2)
 Ο ρυθμός ροής της μάζας του άνθρακα στο σωλήνα της εξάτμισης του κινητήρα προσδιορίζεται από τη συγκέντρωση του πρωτογενούς CO2 και το ρυθμό ροής της μάζας των καυσαερίων:
 όπου:
 cCO2,r
 =
 η συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στα πρωτογενή καυσαέρια, %
 cCO2,a
 =
 συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στον αέρα περιβάλλοντος, % (περίπου 0,04 %)
 qmew
 =
 ρυθμός ροής της μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση, kg/s
 Mre
 =
 μοριακό βάρος του καυσαερίου
 Εάν η μέτρηση του CO2 έχει γίνει σε ξηρά βάση μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με το σημείο 5.2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος.
 2.3. Ρυθμός ροής του άνθρακα στο σύστημα αραίωσης (θέση 3)
 Ο ρυθμός ροής του άνθρακα προσδιορίζεται από τη συγκέντρωση του αραιωμένου CO2, το ρυθμό ροής της μάζας των καυσαερίων και το ρυθμό ροής του δείγματος:
 όπου:
 cCO2,d
 =
 συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στα αραιωμένα καυσαέρια στην έξοδο της σήραγγας αραίωσης, %
 cCO2,a
 =
 συγκέντρωση σε υγρή βάση του CO2 στον αέρα περιβάλλοντος, % (περίπου 0,04 %)
 qmdew
 =
 ρυθμός ροής της μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση, kg/s
 qmew
 =
 ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων σε υγρή βάση, kg/s (μόνο σύστημα μερικής ροής)
 qmp
 =
 ροή του δείγματος καυσαερίων σε σύστημα αραίωσης μερικής ροής, kg/s (μόνο σύστημα μερικής ροής)
 Mre
 =
 μοριακό βάρος του καυσαερίου
 Εάν η μέτρηση του CO2 έχει γίνει σε ξηρά βάση, μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με το σημείο 5.2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος.
 2.4. Το μοριακό βάρος (Mre) του καυσαερίου υπολογίζεται ως εξής:
 όπου:
 qmf
 =
 ρυθμός ροής μάζας καυσίμου, kg/s
 qmaw
 =
 ρυθμός ροής της μάζας του αναρροφώμενου αέρα σε υγρή βάση, kg/s
 Ha
 =
 υγρασία του αναρροφώμενου αέρα σε γραμμάρια νερού ανά χιλιόγραμμο ξηρού αέρα
 Mra
 =
 μοριακό βάρος του ξηρού αναρροφώμενου αέρα (= 28,9 g/mol)
 α, δ, ε, γ
 =
 γραμμομοριακές αναλογίες σε σχέση με καύσιμο C Hα Oδ Nε Sγ
 Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής μοριακά βάρη:
 Mre (ντίζελ)
 = 28,9 g/mol
 Mre (υγραέριο)
 = 28,6


text:
g/mol
 Mre (φυσικό αέριο)
 = 28,3 g/mol
 Προσάρτημα 7
 Αναλυτικά συστήματα και συστήματα δειγματοληψίας
 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
 1.1. Εισαγωγή
 Το σημείο 1.2. και τα σχήματα 7 και 8 περιέχουν λεπτομερείς περιγραφές των προτεινόμενων αναλυτικών συστημάτων και συστημάτων δειγματοληψίας. Επειδή διάφορες διατάξεις μπορούν να παραγάγουν ισοδύναμα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ακριβής τήρηση των σχημάτων 7 και 8. Μπορούν να χρησιμοποιούνται πρόσθετα στοιχεία, όπως όργανα, βαλβίδες, σωληνοειδή, αντλίες και διακόπτες, για την παροχή επιπλέον πληροφοριών και για το συντονισμό των λειτουργιών των επιμέρους συστημάτων. Άλλα στοιχεία, που δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ακρίβειας ορισμένων συστημάτων, μπορούν να αποκλείονται, εάν αυτός ο αποκλεισμός βασίζεται σε ορθή τεχνική κρίση.
 Σχήμα 7
 Διάγραμμα ροής του αναλυτικού συστήματος πρωτογενούς καυσαερίου για CO, CO2, NOx, HC, μόνο για δοκιμή ESC
 1.2. Περιγραφή του αναλυτικού συστήματος
 Περιγράφεται αναλυτικό σύστημα για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων στο πρωτογενές (σχήμα 7, ESC μόνο) ή στο αραιωμένο (σχήμα 8, ETC και ESC) καυσαέριο με βάση τη χρήση:
 α)
 αναλυτή HFID για τη μέτρηση των υδρογονανθράκων·
 β)
 αναλυτών NDIR για τη μέτρηση του μονοξειδίου και του διοξειδίου του άνθρακα·
 γ)
 HCLD ή ισοδύναμου αναλυτή για τη μέτρηση των οξειδίων του αζώτου.
 Tο δείγμα για όλα τα συστατικά λαμβάνεται με έναν καθετήρα δειγματοληψίας ή με δύο καθετήρες δειγματοληψίας που έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά και έχουν εσωτερικά διαχωριστεί κατά τους διάφορους αναλυτές. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη γίνεται συμπύκνωση των συστατικών των καυσαερίων (συμπεριλαμβανομένων του νερού και του θειικού οξέος) σε κανένα σημείο του αναλυτικού συστήματος.
 Σχήμα 8
 Διάγραμμα ροής του αναλυτικού συστήματος αραιωμένων καυσαερίων για CO, CO2, NOx, HC Δοκιμή ETC, προαιρετικό για ESC
 1.2.1. Στοιχεία των σχημάτων 7 και 8
 Σωλήνας εξάτμισης
 SP1 Καθετήρας δειγματοληψίας καυσαερίου (σχήμα 7 μόνο)
 Συνιστάται ευθύγραμμος καθετήρας από ανοξείδωτο χάλυβα, με κλειστά άκρα και με πολλές οπές. Η εσωτερική διάμετρος δεν θα είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική διάμετρο της δειγματοληπτικής γραμμής. Το πάχος των τοιχωμάτων του καθετήρα δεν είναι μεγαλύτερο από 1 mm. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 οπές σε 3 διαφορετικά κάθετα προς τον άξονα επίπεδα, με μέγεθος τέτοιο ώστε να λαμβάνουν δείγμα περίπου την ίδια ροή. Ο καθετήρας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 80 % της διαμέτρου του σωλήνα εξάτμισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένας ή δύο καθετήρες δειγματοληψίας.
 SP2 Καθετήρας δειγματοληψίας αραιωμένων καυσαερίων HC (σχήμα 8 μόνο)
 Ο καθετήρας πρέπει:
 α)
 να ορίζεται ως τα πρώτα 254 mm έως 762 mm της θερμαινόμενης δειγματοληπτικής γραμμής HSL1,
 β)
 να έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 5 mm,
 γ)
 να τοποθετείται στη σήραγγα αραίωσης DT (βλ. σημείο 2.3, σχήμα 20) σε σημείο όπου ο αέρας αραίωσης και το καυσαέριο αναμιγνύεται καλά (δηλ. περίπου σε απόσταση 10 διαμέτρων του καναλιού κατάντη του σημείου όπου το καυσαέριο εισέρχεται στη σήραγγα αραίωσης),
 δ)
 να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση (κάθετη προς τον άξονα) από άλλους καθετήρες και από τα τοιχώματα του καναλιού ώστε να μην υφίσταται την επίδραση τυχόν κυματισμών ή δινών,
 ε)
 να θερμαίνεται ώστε να αυξάνει τη θερμοκρασία του ρεύματος του αερίου στους 463 Κ ± 10 Κ (190 oC ± 10 oC) στην έξοδο του καθετήρα.
 SP3


text:
καθετήρας δειγματοληψίας αραιωμένων καυσαερίων CO, CO2, NOx (σχήμα 8 μόνο)
 Ο καθετήρας πρέπει:
 α)
 να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον SP2,
 β)
 να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση (κάθετη προς τον άξονα) από άλλους καθετήρες και από τα τοιχώματα του καναλιού ώστε να μην υφίσταται την επίδραση τυχόν κυματισμών ή δινών,
 γ)
 να θερμαίνεται και να μονώνεται καθ’ όλο το μήκος του μέχρι μία ελάχιστη θερμοκρασία 328 K (55 oC) ± 10 K για να παρεμποδίζεται η συμπύκνωση του νερού.
 HSL1: Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας
 Η γραμμή δειγματοληψίας παρέχει δείγμα αερίου από ένα μόνο καθετήρα στο(στα) σημείο(α) διαχωρισμού και στον αναλυτή HC.
 Η δειγματοληπτική γραμμή πρέπει:
 α)
 να έχει ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 5 mm και μέγιστη 13,5 mm·
 β)
 να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από PTFE·
 γ)
 να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων στους 463 Κ ± 10 Κ (190 oC ± 10 oC), όπως μετράται σε κάθε χωριστά θερμαινόμενο τμήμα, εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου στο δειγματοληπτικό καθετήρα είναι ίση ή μικρότερη από 463 Κ (190 oC)·
 δ)
 να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων άνω των 453 Κ (180 oC), εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου στον δειγματοληπτικό καθετήρα είναι μεγαλύτερη από 463 Κ (190 oC)·
 ε)
 να διατηρεί τη θερμοκρασία αερίου στους 463 Κ ± 10 Κ (190 oC ± 10 oC) αμέσως πριν από το θερμαινόμενο φίλτρο F2 και τον HFID.
 HSL2: Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας NOx
 Η γραμμή δειγματοληψίας πρέπει:
 α)
 να διατηρεί τη θερμοκρασία τοιχωμάτων στους 328 Κ έως 473 Κ (55 oC έως 200 oC) μέχρι τον μετατροπέα C, όταν χρησιμοποιείται ψυκτικό λουτρό Β, και μέχρι τον αναλυτή όταν δεν χρησιμοποιείται ψυκτικό λουτρό Β·
 β)
 να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE.
 SL γραμμή δειγματοληψίας για CO και CO2
 Η γραμμή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από PTFE ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπορεί να θερμαίνεται ή όχι.
 BK σάκος περιβάλλοντος (προαιρετικός, μόνο σχήμα 8)
 Για τη δειγματοληψία προσδιορισμού των συγκεντρώσεων του περιβάλλοντος.
 BG σάκος δειγματοληψίας (προαιρετικός· σχήμα 8 μόνο για CO and CO2)
 Για τη δειγματοληψία προσδιορισμού των συγκεντρώσεων του δείγματος.
 Θερμαινόμενο προφίλτρο (προαιρετικό)
 Η θερμοκρασία είναι η ίδια όπως στην HSL1.
 F2 Θερμαινόμενο φίλτρο
 Το φίλτρο αφαιρεί όλα τα στερεά σωματίδια από το δείγμα αερίου πριν από τον αναλυτή. Η θερμοκρασία είναι η ίδια όπως στην HSL1. Το φίλτρο αντικαθίσταται όποτε είναι ανάγκη.
 P θερμαινόμενη αντλία δειγματοληψίας
 Η αντλία θερμαίνεται στη θερμοκρασία της HSL1.
 HC Θερμαινόμενος ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (HFID) για τον προσδιορισμό των υδρογονανθράκων. Η θερμοκρασία διατηρείται στους 453 Κ έως 473 Κ (180 oC έως 200 oC).
 CO, CO2 Αναλυτές NDIR για τον προσδιορισμό του μονοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του άνθρακα (προαιρετικοί για τον προσδιορισμό του λόγου αραίωσης για τη μέτρηση των PT).
 NO Αναλυτής CLD ή HCLD για τον προσδιορισμό των οξειδίων του αζώτου. Εάν χρησιμοποιείται αναλυτής HCLD, διατηρείται σε θερμοκρασία 328 Κ έως 473 Κ (55 oC έως 200 oC).
 Μετατροπέας C
 Χρησιμοποιείται μετατροπέας για την καταλυτική αναγωγή του ΝΟ2 σε ΝΟ πριν την ανάλυση στον CLD ή HCLD.
 Β ψυκτικό λουτρό (προαιρετικό)
 Για την ψύξη και συμπύκνωση του νερού


text:
από το δείγμα του καυσαερίου. Το λουτρό διατηρείται σε θερμοκρασία 273 Κ έως 277 Κ (0 oC έως 4 oC) με πάγο ή ψύξη. Είναι προαιρετικό, εάν ο αναλυτής δεν υφίσταται παρεμποδιστική δράση υδρατμών, όπως αυτή ορίζεται στα σημεία 1.9.1. και 1.9.2 του προσαρτήματος 5 του παρόντος παραρτήματος. Εάν το νερό απομακρύνεται με συμπύκνωση, πρέπει να παρακολουθείται η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου είτε μέσα στην παγίδα νερού είτε κατάντη. Η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου δεν πρέπει να υπερβαίνουν του 280 Κ (7 oC). Χημικοί ξηραντές δεν επιτρέπονται για την απομάκρυνση του νερού από το δείγμα.
 Τ1, Τ2, Τ3 αισθητήρας θερμοκρασίας
 Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ρεύματος των αερίων.
 Τ4 αισθητήρας θερμοκρασίας
 Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του μετατροπέα ΝΟ2-ΝΟ.
 Τ5 αισθητήρας θερμοκρασίας
 Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού λουτρού.
 G1, G2, G3 μανόμετρο
 Για τη μέτρηση της πίεσης στις γραμμές δειγματοληψίας.
 R1, R2 ρυθμιστής πίεσης
 Για τον έλεγχο της πίεσης του αέρα και του καυσίμου, αντίστοιχα, για τον HFID.
 R3, R4, R5 ρυθμιστής πίεσης
 Για τον έλεγχο της πίεσης στις δειγματοληπτικές γραμμές και της ροής προς τους αναλύτες.
 FL1, FL2, FL3 ροόμετρο
 Για την παρακολούθηση του ρυθμού της παρακαμπτήριας ροής του δείγματος.
 FL4 έως FL6 ροόμετρο (προαιρετικό)
 Για την παρακολούθηση του ρυθμού της ροής μέσω των αναλυτών.
 V1 έως V5 βαλβίδα επιλογής
 Κατάλληλο σύστημα βαλβίδων για την επιλογή ροής δείγματος, αερίου ρύθμισης κλίμακας ή αερίου μηδενισμού προς τους αναλυτές.
 V6, V7 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
 Για την παράκαμψη του μετατροπέα NO2-NO.
 V8 βελονοειδής βαλβίδα
 Για την εξισορρόπηση της ροής μέσω του μετατροπέα C NO2-NO και της παράκαμψης.
 V9, V10 βελονοειδής βαλβίδα
 Για τη ρύθμιση των ροών προς τους αναλυτές.
 V11, V12 Βαλβίδα με γλωσσίδα (προαιρετική)
 Για την αποστράγγιση του συμπυκνώματος από το λουτρό Β.
 1.3. Ανάλυση NMHC (μόνο για κινητήρες φυσικού αερίου)
 1.3.1.
 Μέθοδος αέριας χρωματογραφίας (GC, σχήμα 9)
 Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος GC, ένα δείγμα μικρού γνωστού όγκου εγχύνεται σε αναλυτική στήλη, μέσα στην οποία παρασύρεται από αδρανές φέρον αέριο. Η στήλη διαχωρίζει τα διάφορα συστατικά ανάλογα με το σημείο ζέσης τους, με αποτέλεσμα να εκλούονται από αυτή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στη συνέχεια, τα εν λόγω συστατικά διέρχονται μέσω ανιχνευτή, ο οποίος εκπέμπει ηλεκτρικό σήμα ανάλογο προς τη συγκέντρωση τους. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για τεχνική συνεχούς ανάλυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη μέθοδο δειγματοληψίας σάκου, που περιγράφεται στο σημείο 3.4.2 του προσαρτήματος 4 του παρόντος παραρτήματος.
 Για την ανάλυση NMHC χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένη μέθοδος GC με FID. Λαμβάνεται δείγμα καυσαερίων σε δειγματοληπτικό σάκο, ένα μέρος του οποίου εγχύνεται στη διάταξη GC. Το δείγμα διαχωρίζεται σε δύο κλάσματα (CH4/αέρας/CO και NMHC/CO2/H2O) στη στήλη Porapak. Η στήλη μοριακού κοσκίνου διαχωρίζει το CH4 από τον αέρα και το CO πριν από τη διοχέτευση του πρώτου στον FID, όπου μετράται η συγκέντρωσή του. Ο πλήρης κύκλος από την έγχυση ενός δείγματος μέχρι την έγχυση του επόμενου μπορεί να συμπληρωθεί σε διάστημα 30 δευτερολέπτων. Για τον προσδιορισμό των NMHC, η συγκέντρωση του CH4 αφαιρείται από τη συνολική συγκέντρωση HC (βλ.